図2と図3はそれぞれ回路の積分非直線性(INL)と微分非直線性(DNL)のグラフです。LSB以下になっている事に注目してください。MSPSのレートで取り込んだ8192サンプルについて計算したFFTデータです。SNRは70.44dBFSです。MSPSこの回路は、大きな面積のグランドプレーンを持った多層PCボード(PCB)に構築する必要があります。評価用ボード・レイアウトを参照)。この回路は、大きな面積のグランドプレーンを持った多層PCボード(PCB)に構築する必要があります。AD7091RとAD8031の周辺部品の値はアプリケーションとセンサーの特定条件を満足するように変更する事ができます。バッファはゲインやオフセットを与える回路に構成でき、RCフィルタのカットオフ周波数はサンプリング周波数と入力周波数に応じて変更可能です。Supportに載っております。評価用ボードはデバイスAD7091Rをこの回路ノートに記述されている回路で評価し、テストするために開発されました。回路の詳細とユーザー・インストラクションはEVAL-AD7091RSDZの技術文書に載っております。図5にテスト・セットアップの機能ブロック図を示します。回路をテストするために、下記の装置が必要です。源をイネーブルにする)LK6:ポジションB(外付けVDD源をイネーブルにする)リンクを確認した後は評価用ボードの説明書に従ってハードウェアを接続、ソフトウェアをインストールしてください。テストこの回路ノートに含まれている各種テストを行う方法に関する詳しい説明は評価用ボードの説明書を参照してください。