呼吸リハビリテーションここから本文です。はじめに肢体不自由者、殊に筋ジストロフィー患者を対象としたコンピュータ入力補助装置の試作を行ったので報告する。単一のスイッチを操作することでマウス操作ができるコンピュータ入力補助装置を提供することを目的とする。試作を行い、実地試験をとおして以下の検討を行う。仕様1つのスイッチで操作するマウス(ポインティングデバイス)で、スイッチを押すごとにマウスカーソルの移動方向が90度(または45度)変わることで任意の場所へカーソルを移動できる。マウスの左右のボタン操作も同じ1スイッチで操作するほか別の専用スイッチでも操作できる。コンピュータとのインターフェイスにはUSBを採用し、Windows機だけでなく、従来の入力補助装置では対応が難しいAppleのiMac、NECの98NXにも対応できる。開発期間短縮のためUSBインターフェイス部分は市販のマウスに使われているICをそのまま用いた。コンピュータ側のドライバソフトはOS標準の物を利用するため、アプリケーションソフトとの「相性」による動作不良が起こりにくい。操作速度など使用者のレベルに合わせた設定変更を使用者自身が行える。設定内容はコンピュータ側ではなく入力装置側に記憶されるため、コンピュータを複数が共用する場合などにそれぞれが使いやすい設定を維持できる。効率よいコンピュータ操作のためにボタンロック、ワープ、ナースコールなどの機能を盛り込んでいる。外形寸法はW58xH18xD95(タイプA,L)重量110gである。電源はインターフェイスを通してコンピュータ本体より供給される。「ワンキーマウス取り扱い説明」参照のこと。試作機は、タイプA,L,Uの3種類、計6台を試作した。タイプAとLは内部で使用しているマウスコントロールICが異なる。タイプUは変換アダプタと組み合わせてPS/2、シリアル、ADBインターフェイスに接続できるようにした。試作機のうち5台を実際に筋ジストロフィー患者に渡して試用評価を依頼した。評価者は、従来機種(HAマウス)を使用しているWindows使用の上級者2名、MacOS使用の上級者1名、コンピュータ初心者1名、筋ジストロフィー患者の支援を行っている作業療法士1名である。評価期間は3週間で、意見感想などはEメール等で随時聴取した。良い評価を得た点ディスプレイ上に操作パレットなどが表示されないので画面が広々使える。自分の使い慣れたスイッチをつなぐことができる。WindowsとMacOS両方で使える。クリック用のボタンが別に付けられる。ワープ機能はおもしろい。左右ボタン同時押しはソフトとの組み合わせで有効に使える。ナースコール機能など多機能。ドラッグ操作がしやすい。8方向へ移動できるのはおもしろい。設定を自分で変えられる。取り扱い説明が紙と電子的ファイル両方付いている。改善の必要性を指摘された点8方向移動は方向が直感的に把握しにくい。デフォルトは4方向が良い。パソコン(OS)の使い方をある程度知ってからでないと使いにくい。ワープ機能を連続して操作するとカーソルがいらぬところにジャンプする。設定できるスピードの上限がもっと速くても良い。設定ソフト設定値読みとりに時間がかかる。読みとり中に操作するとエラーになる。長短などの設定値は具体的に秒であらわしたほうが良い。カーソル速度がスピードと加速2段構えでわかりにくい。長押しでのキャンセルは誤操作しやすい。使う機能は設定ソフト無しで設定できると良い。設定値を確認しながら設定したい。設定を誤ると設定自体を行えず復帰できなくなる。最近のマウスについているスクロールボタン機能。