樹脂材料(プラスチック)は,私達の日常生活の様々なモノに使用されていますが,その耐久性を保証しなければならない航空機や自動車などの輸送機の構造部材への採用が進み,金属材料と同様に耐久性を含めた機械的強度を評価することが重要となっています。国内外に向けたビジネスを展開するにあたって,様々な規格に対応した試験を実施するためには,その規格の内容を理解すること,規格に準拠した試験システムによって試験方法を準拠することが求められます。D638規格では独自の内容もありそれぞれの規格への対応の際には注意が必要です。プラスチック引張試験方法”についてはこちら試験力精度:±1%が必要です。Class1の試験力精度(表示試験力の±1%以内の精度)が要求されています。Testシリーズは上記試験力精度に準拠しています。Testing伸び計測で絶対精度:1μm,相対精度±1%の精度が必要です。自動伸び計SIE-560SAISO527およびJIS7161では,標線間距離(GL)が50mm,75mm(ISO527,2012年規格改定時に追加)のダンベル状試験片が推奨されています。1級(表示変位の±1%以内の精確さ)の精度で計測できることが規格で要求されており,下記絶対精度が必要です。・1A試験片(標線間距離:75mm):絶対精度1.5μm・1A,1B試験片(標線間距離:50mm):絶対精度1μm他に標線間距離25mm,10mmのサンプルもあります。自動伸び計SIE-560SAシリーズ,ビデオ式非接触伸び幅計TRViewX,手動式伸び計SSG・SSG-H(クリップタイプ)は,上記精度を保証した伸び計です。自動伸び計SIEは,自動で伸び計アームの着脱可能で,GL50mm,75mm両方の標線間距離に対応しており試験効率の向上,GLの違いによるデータ比較に役立ちます。115プラスチックの種類に適したつかみ具・つかみ歯を選定します。プラスチックは原料や配合・組成によって,様々な種類・強度を持ち,軟質のプラスチックから構造部材として使用される硬質プラスチックやエンジニアリングプラスチック、CFRP(炭素繊維強化プラスチック)などの複合材料まで様々あります。適切な引張強度試験を行うためには,その材料や試験効率に合わせた”つかみ具”や”つかみ歯”などのアクセサリを準備することをおすすめします。汎用的なマニュアルタイプの定位置くさび式つかみ具から空気式・油圧式のつかみ具,軸心調整治具など幅広くラインナップしています。軸心調整治具サンプリング速度をご確認ください。ISO527およびJIS7161では,データ取得サンプリング速度が下記の条件で算出されるサンプリング周波数以上であることが規定されています。v:試験速度=1mm/minの場合、f:サンプリング周波数22Hz(=46msec)が必要になります。Testシリーズは上記サンプリング速度に対応します。ひずみの算出方法を確かめてください。ISO527およびJIS7161では,引張試験において降伏点の出現する場合のひずみ計算方法を,B法として下記のように設定しています。※従来の方法もA法として記載されています。※降伏の出る樹脂はB法がのぞましいとされています。Xは上記ひずみ算出方法に標準的に対応しています。