パイロエレクトリックセンサーは、ディフューザー未装着時、フラットな波長感度特性の脱着可能なディフューザーを備えています。ディフューザー未装着時の有効口径は46mmで、ディフューザー装着時の有効口径は33mmです。0.1mJ-40Jのエネルギー測定が可能です。最大応答繰返し周波数は40Hzで、ディフューザー未装着時は、波長範囲0.19-20μmに対応しており、ディフューザー装着時は532nm、1064nm、2100nmで校正されています。StarLabを使用したPE-Cセンサーのサポートが利用可能になりました。手順に従って、PE-Cセンサーに組み込まれたソフトウェアをStarLabアプリケーションでアップグレードします。他のディスプレイやインターフェースを使用する場合、PE-Cの組み込みソフトウェアを更新する必要はありません。PE-Cセンサーは、EA-1インターフェースを介してアップグレードすることはできません。コンプライアンスYes図面PE50BB-DIF-Cこの製品に関するお問合せフォームフォームが表示されるまでしばらくお待ちください。までお問合せください。お取引について掲載内容は予告なく変更することがあります。Inc.ページトップへ。