おすすめ本装置は、薄層クロマトグラフ質量分析計(TLC-MS)と呼ばれる装置です。薄層クロマトグラフィ(TLC)によって成分を分離したTLCプレートを用意し、それを装置のホルダに取り付けることで、直接に成分分析ができる質量分析計となっています。TLCプレート用のホルダが付いていますが、それ以外でもガラス棒などに直接塗布して測定することもできます。いう名前のイオン源装置を備えています。DARTは、ヘリウムガスをプラズマ放電により励起し、試料に吹き付けることでイオン化させる手法です。大気圧中において、試料とガスの接触によりイオン化しますので、真空チャンバーに入れたり、前処理をしたりする必要がありません。そのため、リアルタイムにスペクトルが取れ、簡単に測定することができます。本装置は質量分離装置が四重極質量分析計(Q-MS)となっており、比較的高感度に測定できます。Q-MSは、スペクトル分解能が低いため、小数点以下の精密質量測定はできません。クロマトグラフで分離した成分をそのまま直接分析できます。ガラス管などに試料を付けて、大気圧下で測定することができます。