測定値が誤差になる測定値が誤差になる本体にクランプセンサがきちんと接続されていますか?センサ端子を本体コネクターの奥まで差し込んでください。コアがきちんと閉じていますか?コアをきちんと閉じてください。コアの噛み合わせ部分に異物は挟まっていませんか?異物があれば取り除いてください。スケーリング機能が動作中になっていませんか?LCD表示[SCAL]が点灯時は、スケーリング機能が動作し測定値×設定値が表示されます。スケーリング機能をOFFにしてください。