エネルギーセンサーと接続して、平均パワー測定、シングルショットエネルギー測定、パルスごとのエネルギー測定、ビーム径、ビーム位置測定が可能です。パイロエレクトリックセンサーと接続可能です。16mm、パワー測定レンジ1pW〜kW、エネルギー測定レンジpJ〜600J、日本語/英語表示、保護メガネ対応色カラーディスプレイです。質問をクリックすると回答がご覧になれます。Q1オフィール社のセンサーの波長オプション選択で、使用しているレーザーの波長がない場合はどうしたらよいですか?複数の波長レンジは表示されているのですが。表示されている複数の波長レンジの中から、使用する波長帯が含まれるレンジを選択してください。センサーの種類によって波長範囲や特性の異なるコーティングがセンサーに施されています。波長による感度特性が異なりますが、センサーをディスプレイに接続して、ディスプレイの波長選択を正しく行うだけで測定ができます。Q2パワー/エネルギーメーターが再校正を必要なのはわかるのですが、なぜパワーメーターディスプレイも再校正が必要なのですか?電圧計や電流計と同様に、パワーメーターディスプレイも再校正、再証明が必要です。一般的にオフィール社の測定器が大幅な誤差で検査に不合格することは考えにくいです。一般的な考え方として起こる可能性も否定はできないので、工業界ではパワーメーターディスプレイも再校正/再証明をおこなうものとなっています。ISOスタンダードやFDAやその他の機関においても再校正/再証明が求められています。Q3ディスプレイのゼロ調整(ゼロ点設定)はどのような機能で、いつ行えばよいですか?オフィール社の全てのレーザーパワー/エネルギー計測機器は、全ての調整(回路のゼロ調整を含む)がソフトウェア上で行われるので、調整は容易で正確です。ゼロ調整(ゼロ点設定)は、測定精度に影響を与える装置の内部バイアスを除去するものです。高精度の測定を行うためには2か月毎にゼロ調整を行うことを推奨します。商品購入時や測定環境が変わった時などにゼロ調整を行ってください。手順についてはユーザーマニュアルをご参照いただくか、別途お問合せください。Rev.1.18-1動画一覧この製品に関するお問合せフォームフォームが表示されるまでしばらくお待ちください。までお問合せください。お取引について掲載内容は予告なく変更することがあります。Inc.ページトップへ。