2種類のスキャンヘッドオプション型式:ezAFMezAFMは、NMI社のコンパクトな原子間力顕微鏡(AFM)です。40x40x4μmと120x120x40μmの2種類のスキャンヘッドオプションを用意しています。一体化やグローブボックス内での使用も可能です。コントローラーのフットプリントはわずか15×15cmです。試料は手動で移動させることができますが、オプションで電動または手動の試料ステージを提供することができます。XY手動サンプルポジショナーは2×2mmの範囲、10μmの分解能、XY電動サンプルポジショナーは38×38mmの範囲、1μmの分解能です。各種スキャニングモード・コンタクトモード・ダイナミックモード(タッピングモード)・水平力顕微鏡(LFM)・磁気力顕微鏡(MFM)・電界脱離(FD)分光*電気モードについてはezAFM+をご確認ください。お見積・お問合せはコチラ>>.【オプション】スキャンヘッド:AQUA(リキッドモード)リキッドモードでシステムを動作させるためのアクアスキャンヘッドをオプションで提供しています。この機能は、写真のように弊社のILMモジュールと組み合わせることが可能です。ILMシステムは、ezAFMスキャナーヘッド、XYフレクスターステージ、ezAFM-ILMアダプターステージの3つのパーツで構成されています。XYフレクスターステージは、カンチレバーの位置を2mmの範囲で移動させます。同軸照明はシステムのトップライトであり、ezAFM内部に組み込まれたezAFMカメラ以外は、ILMからカンチレバーや試料を観察することが可能です。厚みのあるサンプルには、粗動ステージを調整します。頑強でフレキシブルezAFMのデザインは、ユーザーが簡単に、安全に、頻繁にスキャンヘッドを交換することを可能にします。各システムは、異なるスキャンサイズ、Zレンジ、または空気/液体媒体用のスキャンヘッドを持つことができます。使いやすさ多くの市販AFMでは、カンチレバーを交換するたびにレーザーとフォトダイオードを再調整する必要があり、ユーザーにとって大変な作業となっています。NMI社は、チップの裏側にアライメント用の溝がある市販のカンチレバーが豊富にあることを利用して、この作業をシンプルかつ簡単にしました。このアライメントチップをスキャナヘッドに組み込むことで、カンチレバーがレーザービームに対して正確に位置決めされ、レーザーやフォトダイオードを再調整する必要がありません。コンパクトで持ち運びに便利ezAFMは、わずか70cm×30cm(ノートPCを含む)の設置面積で、作業スペースを取りません。軽量で、耐久性のあるペリカンケースに収納されているため、持ち運びや保管が簡単です。環境制御が必要な場合には、グローブボックスに入れることも可能です。高い汎用性NMI社では、ezAFM用に2種類のスキャンヘッドを提供しています。ezAFM120スキャンヘッドは最大120x120x40μmのスキャンエリアを持ち、粗い表面のサンプルに最適で、Z軸分解能は0.2nmです。40μmのZレンジはほとんどの市販システムよりはるかに大きく、繊維、紙パルプなどの波状サンプルのイメージングに適しています。スキャンヘッドは、最大スキャンエリアが40x40x4μmで、分解能は0.02nm(Z方向)であり、単層グラフェンの表面をスキャンすることが可能です。ezAFMの典型的なサンプルサイズは10x10x5mmですが、非常に大きな表面を画像化するために容易に再構成することができます。Instruments社(NMI)は、世界有数の走査型プローブ顕微鏡(SPM)と科学技術の様々な分野の測定システムのメーカーです。お客様に向けた科学機器の設計、製造、供給を行っています。reserved.お問い合わせ・見積り依頼メルマガ。