8103:2010では片足ずつの測定が求められています。FG-465は両足を同時に測定し、左右それぞれの測定結果を表示します。中央分割構造になっているので、踏みまちがい(測定ミス)を防ぎます。現場や靴の仕様に合わせて合格範囲の変更が可能です。設定は本体背面にあるディップスィッチで行います。ユーザーフレンドリーソフトウェアPCと接続可能FG-465とPCを接続すると、測定者のID入力や測定結果の自動データ保存が可能になります。FG-465をPCと接続して使用するためには、専用のソフトウェアが必要です。ソフトウェアのダウンロードには、ユーザー登録と製品登録が必要です。FG-465ソフトウェアのダウンロードはこちらユーザー登録・製品登録はこちらから測定をサポート測定手順をソフトウェアの画面に文字とイラストで表示します。ID管理(ID⇔氏名の紐付け対応)PCに接続した入力機器(テンキー、バーコードリーダー、カードリーダーなど)からID入力ができます。ID・氏名を登録しておけば、ID⇔氏名の紐付けが可能になり、測定結果に測定者の氏名を表示させることができます。/氏名)、右足・左足など個々の測定結果(抵抗レンジ)が記録でき、測定者や判定結果を指定したデータ抽出もできるので、トレーサビリティの向上に貢献します。FG-470を接続すると、フットウェアとリストストラップの同時測定が可能です。コンボテスターとして使用すると、フットウェアの測定データと合わせて、リストストラップの測定データも自動保存できます。B5263)が必要です。本体側面に外部出力用の端子台があり、「PASS」または「FAIL」の判定結果を外部機器を使って表示することができます。卓上以外に壁に設置したり、オプションのスタンドに取り付けたりすることができます。心臓の弱い方、ペースメーカーご使用の方、妊婦さんへの影響は?FG-465は測定時、人体に微量な電流が流れます。心臓の弱い方、ペースメーカーを使用されている方は、使用しないでください。妊婦さんは、知見なきため、専門医にご相談ください。アイコンについてNEW発売1年以内の製品です。販売を終了した製品です。ページ内の情報は販売終了時点の情報であり、更新・修正は行われません。最新情報は反映されませんのでご注意ください。「安心のメーカー3年保証」サービスを提供している製品です。(ユーザーおよび製品のご登録が必要です。)ご購入を検討されているお客様対象にデモ機貸出しサービスを提供している製品です。修理を承っている製品です。SAFE対策製品としています。鉛フリーはんだを使用した作業にもオススメの製品です。