流量計の選定方法と製品コンセプト流量計として必要な主な要件は以下のような性能、仕様である。・広い測定レンジ(最小流量から最大流量までの測定範囲)・多くの流体の種類(液体、気体、蒸気ほか)が測定できる・各種条件(温度、圧力、粘度ほか)の流体が測定できる・測定によって生ずる流体のエネルギー損失が小さい・応答性が良い、など2項で紹介したように、多くの種類の流量計が製品化されているが、選定方法について表5および表6にまとめた。流量計の設置条件の各項目を検討して仕様条件を確認した上で、流量計メーカーの仕様書を比較することにより製品を選定する。(1)また、表7に流量計の種類と適用可能な流体をまとめた。製品コンセプトの事例を示す。高精度測定用のスプール形(配管一体形)、配管の外側にセンサを取付て測定するクランプオン形、および現場に持込み可能なポータブル形の3種類が製品化されている。表8に最近の流量計の技術動向をまとめた。1台の流量計で、複数の状態量を測定、出力する機能を持つマルチバリアブル形。プロセスの異常を診断、アラーム信号を出力する診断機能。計装コストを削減する2線伝送式などが主な動向といえる。IoT技術の進化にともない、工業用流量センサも一層の技術開発が期待されている。