PhotonicsトプコンテクノハウスThermotekチラーT257PおよびラックマウントチラーのトラブルシューティングThermoTekチラーの性能を最大限に引き出しましょう。冷却が不安定な場合や遅い場合、クーラントレベル低下アラームが表示される場合など、各種問題に対する具体的な対策をご紹介します。リザーバーの確認、ポンプの動作、冷却液の選択肢、そしてフロートスイッチの確認方法を通じて、チラーのトラブルを迅速に解決し、安定した冷却性能を維持します。正しいメンテナンスとトラブルシューティングで、チラーの長寿命と効率的な運用をサポートいたします。ThermoTekチラーが設定値付近で急速に変動しています。ThermoTekチラーが冷えなくなりました。3.ThermoTekチラーが液体をポンプで送らなくなりました。ThermoTekチラーが設定値付近で急速に変動しています。チラーが設定値付近で急速に変動する場合、これは通常、流体の流量が少ない事が原因です。多くの場合、これはチラー内部、特にクイックディスコネクトフィッティング内の汚染が原因です。チラーの供給側のクイックディスコネクトフィッティングに粒子汚染が溜まっています。チラーでは上部のフィッティング、ラックマウント型チラーでは下部のフィッティングです。この詰まりが、フィティングやチラーを通る液体の流体の流用を低下させ、不安定さを引き起こしています。チラー内の液体を空にし、チラーの両方の液体フィッティングを取り外して清掃(または交換)してから再度組み立てしテストします。フィッティングの清掃や交換は重要なステップです。システムが接続されるユニット側面にあるコネクタは取り外し可能です。レンチやペンチを使用すると、チラー内部のフィッティングから外すことができます。シンクやバケツの上でそれらを取り除きます。液体が流れ出るので注意して下さい。そのコネクタの内側を清掃し、さらに1リットルほどの蒸留水をリザーバーに注ぎ、追加の汚れを洗い流します。フィッティングを再度取り付けるときは、ネジが乾いていることを確認し、ネジに透明なシリコンシーラントを塗って漏れを防ぎます。これで流れが正常に戻り、温度が安定するはずです。ThermoTekチラーが冷えなくなりました。チラーのリザーバーが満たされていること、ポンプが作動していること、そして冷却モードで液体がチラーに戻ってきていることを確認してください。ポンプが作動していない場合、またはポンプが作動しているかどうかわからない場合は、以下の質問3を参照してください。チラーを流体が流れていることを確認した場合は、チラー(T257Pのみ)のコントロールモードがデフォルトのHIFLOW設定になっているか確認してください。コントロールモードは、チラーが電源オンでスタンバイモードのときにメインメニューを切り替えることで確認できます。チラーの入口から出口まで短いループバックホース(約12インチの長さ)を接続してください。チラーの電源を入れ、STARTボタンを押してチラーを15°Cに設定します。接続されたホースから空気を取り除くために、何度かスタートとストップを繰り返す必要があるかもしれません。リザーバーキャップを開けて、水の乱流を確認します。12インチホースセットに液体が流れていることを確認し、15°Cに安定するまで数分間待ってください。チラーの温度がすぐに冷却を始めた場合は、チラーのMONITOR画面で動作中の温度を確認できます。TEMPよりも高い場合は、チラーが冷却されていないため、修理が必要です。TEMPよりも高い場合、チラー内を水が流れていないことになります。以下の質問3を参照してください。接続されているレーザーやX線システムからチラーを外します。リザーバーキャップを取り外します。ホースと漏斗をThermoTekチラーのリターンポートに接続します。(注:T257Pモデルのリターンポートは下部ポートであり、ラックマウントチラーのリターンポートは上部ポートです。漏斗(またはチューブ)に液体を追加すると、熱電エンジンを介してフィードバックされ、リザーバーまでポンプで送られます(注:下の漏斗の写真はラックマウントチラーを示しています)。リザーバーが完全にいっぱいになるまで、漏斗(またはチューブ)に液体を注ぎます。ホースと漏斗を外し、次に短いループバックホース(約12インチの長さ)をチラーの入口から出口に接続します。チラーの電源を入れ、STARTボタンを押してチラーを15°Cに設定してください。ポンプと接続されたホースから空気を完全に取り除くには、何度かスタートを押す必要があるかもしれません。12インチのホースに液体が流れていることを確認し、15°Cに安定するまで数分待ってください。チラー(T257Pのみ)の制御モードをチェックして、設定がデフォルトのHIFLOW設定であることを確認してください。制御モードがLOFLOW(低流量)に設定されている場合は、デフォルトのHIFLOWに戻してください。制御モードは、チラーの電源を入れ、スタンバイモードのときにメインメニューを順番に表示することで確認できます。90OptiCool-HFluorinert鉱物油(またはその他のオイル)お問合せ後ほど担当者よりご連絡させていただきます。下記お問合せフォームを送信したにも関わらず数日経過しても弊社から回答がない場合、お手数ですが弊社(03-6260-8880)までお問合せください。※当サイトのフォームを利用した当社への売り込みの一切をお断りしています。弊社の個人情報保護方針についてはこちらをご確認ください。reserved.お問い合わせ・見積り依頼メルマガ。