0.5級対応)に、試験時間の短縮を追及した強力な専用ソフトウェアをドッキングした新しいシステムです。容量は1N~50kNまでのラインナップであらゆるばね試験に対応します。さ、ばね定数などばね試験に必要な様々なデータを測定する事ができます。飛散防止カバー、セーフティ機能、デュアル非常停止スイッチにより安全に試験が行えます。ゴムなど様々な試験にも対応します。ばねソフトウェアで試験時間の短縮!試験実行画面のまま操作パネル感覚で条件をダイレクトに入力できるクイック設定パネル、操作アイコンを状況に応じて優先度の高いものを表示させるナビゲーションバー、結果の自動保存や結果のLANによるデータ伝送など試験開始前と終了後の時間を短縮できる機能が満載です。WindowsXPに対応した最新のユーザーインターフェースです。圧縮試験と引張試験が同じ試験空間で可能!クロスヘッドとテーブルの間で行えるため、同じ位置でばねの取り付けができ、踏み台などを使用する必要はありません。安全に試験が行えます!全機種に非常停止ボタンを左右2箇所と前面部に飛散防止カバー、セーフティ機能、デュアル非常停止スイッチが付属しており、安心して試験を行えます。治具のたわみを自動で補正できるたわみ補正機能などにより真値を出力します。専用治具で再現性のあるデータを実現!圧縮試験で圧盤の平行度が悪いと試験片のセットする場所により結果が変わってしまいますが、本システムでは納入時に平行度を調整して据付を行います。納入後もご要望により、再度調整(有償)を行いベストコンディションを提供します。合否判定や複数ヒストグラム表示で工程を完全管理!ばね試験に多い全品検査に対応するため、すばやくデータの合否判定を行える機能が付属しています。それらのデータのヒストグラム(6種類同時表示)やXBar-R管理図を作成することも可能です。多種の試験を自動で行えるスケジュール機能で効率UP!試験条件の異なる、様々な試験の工程スケジュールを予め設定すると、ばねのセットと取り外しのみ行うだけの作業で効率よく試験を行うことが可能です。ゴム※外観および仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。ばねソフトウェアで試験時間の短縮!試験実行画面のまま操作パネル感覚で条件をダイレクトに入力できるクイック設定パネル、操作アイコンを状況に応じて優先度の高いものを表示させるナビゲーションバー、結果の自動保存や結果のLANによるデータ伝送など試験開始前と終了後の時間を短縮できる機能が満載です。WindowsXPに対応した最新のユーザーインターフェースです。ばね専用に設計されたシステム圧縮ばね、皿ばね試験では、圧盤の平行度が大変重要で、平行度が出ていないと試験片をセットする場所により結果が変わってしまいます。本装置では圧盤の平行度を最大20μm以内に調整することが可能です。引張ばね試験には専用フックも付属しています。スマートコントローラスマートコントローラの採用により、スタートやストップなどの基本操作の他に、ばねセット時の治具位置の微調整など試験効率や作業性を大きく左右する操作を手元で気持ち良く行えます。13:00~15:05Webinar2024.05.09セミナー動画「ラジアルフォージング加工によるEVシャフト用材料の高速引張試験」を公開セミナー動画「ラジアルフォージング加工によるEVシャフト用材料の高速引張試験」を公開しました。Analyticalに登録いただくと視聴できます。―中空シャフトのねじり疲労試験―」を公開しました。Analyticalに登録いただくと視聴できます。OTHERS2024.03.25セミナー動画「EV用ローターシャフト材料の多角的評価」を公開セミナー動画「EV用ローターシャフト材料の多角的評価」を公開しました。Analyticalに登録いただくと視聴できます。試験機の基礎をご紹介するコンテンツを公開しました。「材料試験機とは」「強度試験とは」「強度試験の種類」「応力-ひずみ線図」について解説しています。