PID光フェーズロックループ(OPLL)は、2つの(レーザの)光フィールドの相対位相を同期します。その結果、位相関係を一定に保ちながら、2つの光フィールドの周波数差を調整できます。一般的なOPLLのアプリケーション例;コヒーレントラマン遷移2つの原子または分子エネルギーレベルは、定義済みの周波数差を持つ2つのコヒーレント光フィールドによって、3番目の(仮想)エネルギーレベルを介して関連付けされます。明確に定義されたコヒーレントポピュレーショントランスファーをラビ振動を用いて実行するには、各実験の過程でレーザー間の相対位相を安定させることが重要です。周波数コム周波数コムを「光定規」として使用するには、繰返し率とキャリアエンベロープオフセット(CEO)周波数を明確に定義する必要があります。繰返し率は、光から直接推定でき、レーザーキャビティ長を調整することで制御できます。CEOの場合、いわゆるf-2f干渉計は通常、くし形スペクトルの高周波数端と周波数倍化された低周波数端の間にビートノートを生成します(光スペクトルが周波数オクターブをカバーする場合)。CEOを定義された設定値に保つために、励起パワーをフィードバック制御します。位相安定性など)を別のレーザに転送できます。この際、サーボループの帯域幅は受け側レーザに存在するノイズに対処するのに十分な大きさである必要があります。このように、複数の低コヒーレンスレーザを、高度にコヒーレントなマスターレーザによって安定化できます。コヒーレントパワーコンビネーションOPLLを使用して同期させることで、複数のレーザをコヒーレントに結合し、フェーズドアレイオプティクス、LIDAR、光ビームステアリングなどの建設的および破壊的干渉を生成できます。コンバイナでフィールドをオーバーラップさせ、2つのレーザの周波数差でビートノートを光検出器上に生成することで検出します。そこから、電気的なフェーズロックループがビートノートを高安定性のRF基準発振器に参照します。フィードバック信号は、セットアップ内の周波数または位相シフトエレメントに提供されます。これは、レーザ内のエレメントや、音響光学変調器などの外部エレメントです。制御の観点から、上記の例は、光学設定の複雑な詳細を電圧制御発振器(VCO)に置き換えることで容易に理解できます。VCOは、その制御入力に印加された電圧に応じて変化する周波数を出力します。ここで重要なのは、制御電圧がある値だけ変化した時に周波数が変化する量です。VCO出力の位相を、位相検出器、つまりロックインアンプにより、2番目の基準発振器と比較します。その比較に基づいて、VCOが基準発振器にしっかり従うよう、VCO制御電圧をフィードバック制御します。スムーズで安定した動作のために、考慮すべき最も重要な側面は次のとおりです。高いサーボ帯域幅:レーザーやセットアップの他の部分の特性に応じて、必要な帯域幅を把握する必要があります。帯域幅の超過は、通常、レーザのノイズを増加させるため、大きいほど良いとは限りません。フェーズアンラップは、ロックと安定した動作にとって非常に重要です。ほとんどの位相検出器は、ロックのアクセス可能な位相範囲として±π/2しか提供できません。その制限を超えるすべての歪みは、不安定性の原因となる可能性があります。支援的ユーザーインターフェース:安定した動作につながるパラメーターの設定は重要なステップです。Instrumentsで測定するメリット±1024πにわたるフェーズアンラップにより、堅牢な動作が可能になります。位相ノイズの量によっては、高いサーボ帯域幅が必要になります。kHzのサーボ帯域幅を保証します。AdvisorにはVCOモデルが付属しており、レーザーのセットアップをモデル化して、適切な開始パラメーターを計算することができます。ロックが完了したら、自動調整ルーチンを使用してPIDパラメータをさらに最適化し、残留PIDエラーを最小限に抑えることができます。Analyzer、Sweeper、Plotterで構成されるLabOne®ツールセットは、ロック品質の統合分析とモニタリングを可能にします。PIDエラーをヒストグラムとして視覚化して、ガウスからの偏差を見つけることができます。これにより、セットアップ内の何かが期待どおりに機能してないことが見つかります。MHz)を使用すると、参照用レーザとロックされたレーザ間の周波数差を広い範囲で掃引できます。お取引について掲載内容は予告なく変更することがあります。Inc.ページトップへ。