Moneytizerによる広告を掲載しています。ファラデーの法則を利用しており、磁界を通過した流体によって生じる電圧から流速及び流量を算出します。影響を受けることなく、体積流量を精度良く測定することができます。一方で、導電性が全くない有機溶剤や気体は測定できません。この記事では電磁式流量計の特徴を解説しています。上図に電磁式流量計の主な構成を示します。励磁コイル、コア、電極、変換器等で構成されています。流体が右側から左側に流れている状態で磁界を上から下向きに加えると、フレミングの右手の法則に従う向きに起電力が発生します。この起電力を管側面の電極で取り出します。起電力が短絡しないように測定管の内面をフッ素樹脂やゴム、セラミック等の絶縁物でライニング加工、あるいはモールド加工しておきます。取り出した起電力は変換器で電圧を増幅しつつ、磁束密度で割算処理することで流量が求まります。ファラデーの法則ファラデーの法則から、起電力E[V]の大きさは(1)式で表されます。$$E=kBDv・・・(1)$$E:起電力[V]、k:検出器固有の定数[-]、B:磁束密度[T]D:測定管内径[m]、v:平均流速[m/s]また、体積流量Q[m3/s]は(2)式で表されます。$$Q=\frac{π}{4}D^{2}v・・・(2)$$(2)式で(1)式の流速vを消去すると、$$Q=\frac{πD}{4kB}E・・・(3)$$(3)式となります。したがって、起電力Eは体積流量Qに比例することがわかります。影響をほとんど受けることなく体積流量の測定ができる。液体の導電率が20μS/cm以上あれば、導電率の影響を受けない。レンジアビリティが大きく(50~300:1)、簡単にレンジ変更できる。測定精度が高く、誤差は指示値の0.5%程度である。圧力損失が生じないため、エネルギー損失がない。検出器内で可動部がなく、保守がほぼ不要。固形物や気泡を含む液体の体積流量が測定可能である。腐食性流体の測定に適している。正逆流の測定が可能である。気体や導電性が全くない液体は測定できない。接液部がライニングであるため、高温流体の測定は不向き。取り付ける際の口径は、流速が0.3~10m/s程度となるように決定します。好ましくは以下の条件となります。流体が付着しやすい場合:3m/s以上ライニング測定管内面のライニングについて、各材質の特徴を以下の表に示します。平滑で耐付着性に優れる。適用温度は-10~160°C。