100%質問KCX-B□Tを継続的に使用しています。類似機種はKCVシリーズとなります。仕様に差異がありますので、置き換える際は下記注意事項をご確認ください。注意事項1.外形寸法が異なります。(KCX:72mm□→KCV:48mm□)2.最高計数速度が異なります。(KCX-B:20kHz→KCV:10kHz)3.センサー用電源の出力電流が異なります。(KCX:80mA→KCV:60mA)4.KCX-BとKCVでは、端子台配列、セットアップ方法が異なります。5.KCVのディップSW3をOFFにし、加算モード設定にしてください。6.KCVのディップSW5をONにし、出力モードを保持モードにしてください。7.KCVのディップSW6をONにし、セットアップモードで桁キープロテクトすることをお勧めします。8.KCVのプリセット値、予報値はいくつでもよいですが、ゼロにすることをお勧めします。CORPORATIONContact。