本文へスキップジャスコエンジニアリングは分析機器のトータルサポートサービスを提供し続けます。3219に準拠した共軸二重円筒形の測定システムです。チキソトロピーなどの研究用に流動曲線を取得できます。サンプル特性や粘度範囲に合わせてシステムを選択してください。34~10M※せん断速度の項目中にある「N」は回転数rpmです。ステンレスチューブを測定ヘッドに直接取り付けて使用するタイプです。ステンレスカップを温調システムにセットして使用するタイプです。カップ(MB-DINxS)+キャップ(CAP-DINx)+センタリングツール(ST-R)【システムの名称(数字)について】DINスピンドルシステムのシステム名はMS-DINxxと数字が2つ後に付きます。最初の数字は容器の大きさを表し1,2,3のいずれかになります。数字が大きくなるほど容器は小さくなります。最後の数字はスピンドルのサイズを表し1,2,3,9のいずれかになります。1~3については同様に数字が大きくなるほどスピンドルは小さくなります。MK-DIN9スピンドルは低粘度測定用のスピンドルです。MS-DINxxMと末尾に「M」が付いているシステムはMooneyキャップというキャップを使用してより少容量のサンプルで測定ができるシステムです。reserved.サブナビゲーションご利用上の注意とプライバシーポリシーサイトマップ。