LEDの両方について、UV殺菌照射(UVGI)の効果を正確に測定できます。この装置は不必要な紫外光ばく露がユーザーに安全性のリスクをもたらすかどうかを検出できるだけの感度も備えています。RNAを変化させることで分解し、複製できないようにする滅菌方法です。UV-C放射線の殺菌効果は、その線量(μJ/cm2)と波長に依存します。線量は、放射照度(μW/cm2)と、ばく露時間を測定することによって決定されます。265nmで最大になります。LEDの殺菌効果は、水銀ランプ(254nm)よりも大きくなることが期待できます。0.001μW/cm2の分解能で、UV-C放射照度を測定します。300nmの範囲のスペクトル感度で校正されています。260nm~290nmキャリブレーションも含まれています。UV-3726は、化学線UVへの許容された職業ばく露限界(ICNIRP)に基づき、安全性の遵守と個人用保護具(PPE)の有効性をチェックするのに十分な感度があります。0.1μW/cm2未満であることが求められます。ハンディ型の表示部は、放射照度または線量をリアルタイムで表示し、ピークホールド機能を備えています。USBインターフェースを介して操作することもできます。微生物を分解する滅菌方法です。波長で最大になります。照射を吸収すると、その構造が変化して、微生物は自己複製ができなくなります。放射線に曝された場合、非常に短時間で破壊されます。殺菌効果を確かめるために、紫外線量をチェックする必要があります。このためには、紫外光を照射する位置に検出器をおいて、紫外線の照射量を測定します。殺菌用の紫外線照射計測には、高強度から低強度までの紫外光を1台で測定できる大きなダイナミックレンジの放射計が必要です。検出器には、短波長範囲でのみ感度があるフォトダイオードが組み込まれています。内蔵の光学フィルターと組み合わせて、指定されたスペクトル感度範囲の放射のみが測定されます。LED(図2)と低圧水銀ランプ(図3)の放射測定が可能になります。波長と低圧水銀ランプの測定で校正係数を変更することにより、測定精度が向上します。放射による変質の影響を削減します。検出器は、集中的に使用しても、経年変化の影響はほとんどありません。変更はすべて記録されるので、推奨される年一回の再校正で修正されます。A)の範囲で、測定信号と放射照度の間の厳密なリニアリティがあります。線形測定範囲を提供します。絶対単位で信頼性の高い測定を行うには、国家計量研究所(NMI)規格へのトレーサビリティでの校正が必要です。DAkkS(ドイツ認定機関)により、スペクトル応答性と分光放射照度の測定に関する校正所として認定されています。すべての工場校正は、認定された校正研究所の校正標準と品質管理に密接に基づいています。したがって、同社の工場校正は、可能な限り最高レベルのトレーサビリティを提供し、長年にわたって世界中で受け入れられています。テストラボとして認定されています。テスト証明書を提供できます。検出器は、そのスペクトル応答性について校正されています。水銀ランプの公称波長を選択して、最高の精度を得ることができます。