クリスタルプロ(DEPI-PLUS)やプロIIという蓄熱式脱毛機器の性能ってどうなの?医療脱毛機についてクリスタルプロ(DEPI-PLUS)やプロIIという蓄熱式脱毛機器の性能ってどうなの?レーザー機器に詳しいモアナレーザークリニック総院長の田坂洋介が医師目線でレーザー機器について解説します。使用波長は808nmクリスタルプロは某クリニックオリジナルのレーザー名です。wellness社が製造しているDEPI-PLUSというダイオードレーザーです。医療脱毛に使用される波長はアレキサンドライトレーザーの750nm、ダイオードレーザーの810nm、ヤグレーザーの1064nmの3つあります。クリスタルプロの808nmはダイオードレーザーに相当します。ダイオードレーザーはアレキサンドライトレーザーに比べて波長が長くメラニンに吸収されにくくなります。そのため、このレーザーは日本人の肌の色に合っているとも言えます。ダイオードレーザーは深部の体毛の脱毛は苦手としています。追加でヤグレーザーの照射が必要になる可能性もあります。産毛の脱毛も得意ではないのでお顔の脱毛にも不向きかもしれません。サイズは12×15mm(1.8cm2)とかなり小さい機種です。1秒間に10ショットの照射が可能ですが、照射口が小さいので大きな面積の照射は苦手としています。1秒間に18cm2の面積を照射することができる能力と言えます。全身脱毛をするにはかなりの時間がかかるでしょう。ハンドピースはダイオード素子だけなのでかなり軽量です。そのため、照射する看護師の負担は少ないです。600Wという弱いパワーは旧世代の機種という扱いになります。単波長で照射パワーも弱く時間がかかるレーザーですので、今後の出番は減って行くと予想されます。(クリスタルプロ)の特徴ダイオードレーザーの蓄熱式。照射口が小さく、出力も弱い。施術に時間がかかるので新世代の蓄熱式やショット式に負けてしまう。クリスタルプロIIという蓄熱式レーザー脱毛器の性能はどうなの?クリスタルプロにはクリスタルプロIIという後継機があるようです。ダイオードレーザーの次の機種なので波長を進化させてきました。最新の蓄熱式は3波長が主流ですが、この機種も3波長を採用しているようです。ヤグレーザーまで含んでいるのでVIOや男性のヒゲの脱毛も効率よく施術できます。ダイオードレーザーのクリスタルプロから波長は進化を遂げています。照射口はかなり小さく見えます。ALMA社のソプラノチタニウムは4cm2ありますが、クリスタルプロIIはその半分程度に見えます。正確な照射面積は分からないですが、照射速度は早くないと分かります。そのため、ヒゲやVIOなど限定した部位で使用すると良いかと感じます。脱毛の質はかなり高いと思います。ALMA社のソプラノプラチナムがライバルでしょうか。低価格で施術が出来て、レーザーの質も良いので良い時代になって来たと感じます。これ1台で脱毛が完了する。施術速度は最速ではない。レーザーの出力ってどうやって分かるの?照射口からレーザーが出てきます。そのレーザーの強さは○J/cm2で表現されます。7J/cm2の強さで4cm2の面積の照射口からレーザーが出てきた場合は、7×4=28Jの出力だと分かります。これを1秒間に10回照射することができるのであれば、28×10=280J/秒のレーザーの出力だということになります。これが大きければ大きいほど早く照射が可能と判断できます。最新の機種では当院のエクレアプロのように280J/秒の照射を余裕でこなすハイパワー機器が登場してきています。ここまでハイパワーになると施術室で暖房を動かしているのと同じようなことになります。空調のパワーも必要になってきます。レーザー機器の電源自体の強化も求められて来ます。クリニック設計の時には注意が必要です。未成年の方へ当院では18歳未満の患者様には親権者同意書の記載をお願いしております。こちらから同意書をダウンロードしてお使い下さい。衛生面に対して感染予防対策を徹底しています。