使用しない超高速スイッチング(マイクロ秒レベル)などの大きな利点を備えています。高度にコリメートされた多波長の出力ビームは、レンズ、フィルター、ダイクロイック、ミラー、その他多くの光学部品との使用に適しており、同時に、特定のアプリケーション要件に最も適したスペクトルを調整することができます。多波長コリメートLED光源は、コリメートLED光源や多波長ビームコンバイナを組み合わせることにより、構成することができます。NIR可動部なしコリメートビーム(オプションのライトガイドアダプター使用時)顕微鏡アダプター(オプション)重要:1LEDは定電流源でのみ駆動可能であり、電圧源(例:バッテリ、AC/DC電源など)では駆動できません。2LEDに電流を流す前に、必ずLEDの定格電流を確認し、LEDの定格電流を超える電流を流さないように注意してください。多波長コリメートLED光源は、以下の写真のように構成形状によって大きく2つのグループに分類されます。波長の光路長が最も短くなります。波長が出力時に等しい光路長となります。タイプStep-1:波長と出力に基づき、ご希望のコリメートLED光源(最大8波長/以上)をアプリケーションの特定の要件に従って選択します。Systems社の多波長ビームコンバイナで直接結合できるのは22mm径のコリメートLEDのみで、11mm径のコリメートLEDはアダプタを使用してビームコンバイナに取り付け、結合することができます。低出力コリメートLED(例:5W以下)はType-Aパッケージ、高出力コリメートLED(例:7W以上)はType-Bパッケージ(冷却ファン付き)となっており、以下のようなパッケージとなっています。Step-2:選択したコリメートLEDを波長の長いものから短いものに順に並べます。例:以下の4つのLEDを選択することができます。Type-AStep-3:LED#1とLED#2(長波長のLED2つ)を、適切なビームコンバイナを選択して結合します。結合することが可能です。結果は以下のようになります。Step-4:2つ目のビームコンバイナを選択し、LED#3をサブアセンブリに追加します。ACC-BC25-CP-01/02/03)を使用して、2つのビームコンバイナを固定します。ここでは、ビームコンバイナLCS-BC25-0560を使用して、LED#3(530nm)をサブアセンブリに追加することができます。結果は以下のとおりです。Step-5:LED#4をサブアセンブリに追加するために、3番目のビームコンバイナを選択します。第2コネクティングプレート(P/N:ACC-BC25-CP-01)を使用して、ビームコンバイナ(LED#4も含む)をサブアッセンブリに取り付けます。ここでは、ビームコンバイナLCS-BC25-0505を使用して、LED#4(470nm)をサブアセンブリに追加することができます。結果は以下のようになります。これで4つのLEDがうまく組み合わされ、コリメートされた出力ビームを形成することができました。組み合わせたLEDビームをさらにライトガイドに接続する場合です。Step-6(オプション):(a)多波長コリメートLEDは、顕微鏡アダプターを使用して顕微鏡に取り付けることができます。結果は下図のようになります。(b)ライトガイドアダプターを追加して、接続されたコリメートLEDビームをライトガイドに結合することができます。イコールパスタイプStep-1:波長と出力に基づき、ご希望のコリメートLED光源(最大8波長/以上)をアプリケーションの特定の要件に従って選択します。Systems社の多波長ビームコンバイナで直接結合できるのは22mm径のコリメートLEDのみで、11mm径のコリメートLEDはアダプターを使用してビームコンバイナに取り付け、結合することができます。低出力コリメートLED(例:5W以下)はType-Aパッケージ、高出力コリメートLED(例:7W以上)はType-Bパッケージ(冷却ファン付き)となっており、以下のようなパッケージとなっています。Step-2:選択したコリメートLEDを波長の長いものから短いものに順に並べます。例:以下の4つのLEDを選択することができます。Step-3:適切なビームコンバイナを選択し、グループ-1(LED#1とLED#2、長波長のLED2つ)を結合します。結合することが可能です。結果は以下のようになります。同様に、適切なビームコンバイナを選択して、グループ-2(LED#3とLED#4、短波長のLED2つ)を組み合わせます。結合することができます。Step-4:第3のビームコンバイナを選びます。(例:LCS-BC25-0550、グループ1とグループ2を1つの大きなアセンブリにまとめます。)これで、4つのLEDがうまく組み合わされ、コリメートされた出力ビームが形成されました。次のステップはオプションで、多波長コリメートLEDをさらに顕微鏡に接続したい場合にのみ適用されます。Step-5(オプション):多波長コリメートLEDは、顕微鏡アダプターを使用して顕微鏡に取り付けることができます。プロセス完了この製品に関するお問合せフォームフォームが表示されるまでしばらくお待ちください。までお問合せください。お取引について掲載内容は予告なく変更することがあります。Inc.ページトップへ。