今回は「法規制および規格」の第三回です。法規制や規格は時代とともに改正・改版されることがあるため、特定の法規制や規格を解説していても、投稿の時点で内容が変更されている場合があります。非自動はかり―性能要件及び試験方法―第2部:取引又は証明用」は現在のところ改版されていないようですが、文言に記載されていない事象や想定外の要件については、運用によって対処されている可能性もあります。センサ音叉振動式力センサ(3)こんにちは。今回は「音叉振動式力センサ」の第三回です。第一回で音叉振動式力センサの原理について、前回はてこ付き音叉振動式力センサの基本について説明しました。これまでの説明からわかるように、音叉振動式力センサは高性能な力センサですが、いくつかの課題も存在します。振動式センサが本質的に抱える問題などが含まれます。前回までに説明しましたように、実用レベルではこれらの問題に対処し、高性能を維持するための対策が講じられています。さらなる高精度...2024.04.09音叉振動式力センサ差動トランス差動トランス(4)こんにちは。今回は「差動トランス」の第4回になります。第1回では、差動トランス(LVDT)の概要と動作原理について、第2回では構造の詳細について、第3回では基本特性(諸特性)について解説しました。これまでの内容では、差動トランス単体の基本構造と交流の特性について説明してきましたが、実際の使用時には、「測定変位を直流電圧または電流に変換して、制御アンプ(デジタル含む)や記録計(デジタル含む)に接続して使用する」という場合がほぼ100%と思われます。現在、使用者はLVDT単体ではなく、専用アン...2024.03.11差動トランス生成AI生成AIを使ってみた(1)こんにちは。今回は、技術の内容から少し離れて、話題の「生成AI」を試してみました。言っても本格的な使用ではなく、単純な質問に対する回答を試し始めたばかりです。Bing(Copilot)を使ってみました。おおもとは同じようですし筆者の使い方が素人のせいもあるかもしれませんが、多少の違いはあるようです。「Chat」自体に慣れていなかったため、当初は...2024.02.02生成AI電子天びん、電子はかり電磁力平衡方式の天びん(3)こんにちは。今回は「電磁力平衡方式の天びん」の3回目です。前々回(1)では電磁力平衡方式の天びんの基本と構成、前回(2)は機構部の解説を行いましたが、板バネの部分のみでしたので引き続き機構部の解説を行います。永久磁石やフォースコイル(F.C)類の電磁力発生部は純粋に機構部と言えるのか、等もありますが、今回は機構部の項目として解説します。永久磁石(磁気回路含む)、フォースコイル、位置検出部で構成されています。今回は「非電気機器の防爆構造」のお話です。先日、Webから自社製品の防爆仕様に関する相談を受けました。米国認証(UL,FM)を検討している、とのことで、当該製品や米国認証は詳しくなかったので簡単に調べてみました。当該製品(=局所排気装置)本体に対する国内規格は無さそう(?)で、装置の設置に関して「粉じん障害防止規則」に設置や点検の法規制が明記されていました。解らないことが多いのですが、現時点で調べた範囲を書いておきます。前回の投稿から1年ほど経ってしまいました。時間の余裕が出来たので前へ前へと継続したいと思います。今回はカメラによる3次元寸法計測の番外編で「荷物の3次元寸法計測」を行うスマホアプリと専用計測器の紹介です。PiとPiカメラによる寸法計測」で筆者の実験を紹介しましたが、2021年にスマホで荷物の3次元寸法計測が可能なスマホアプリがITメーカからリリースされ、2023年には専用機が別のメーカから発表されました。前回投稿の「音叉振動式力センサ(2)」から1年経ってしまいました。出来るだけ短い間隔で投稿ができるよう努力して行きたいと思います。ありがたいことに読者(と言うのかな?)から新しい投稿を催促され、うれしい限りです。解りやすく解説してほしいとのご指摘もいただきました。技術者向けのマイナーな分野・領域に少しでも興味を持っていただきたい、との思いで当ブログを始めましたが、初心者でも理解できるように努力して行くつもりです。今回は「法規制、規格」の第二回です。センサ音叉振動式力センサ(2)こんにちは。前回の投稿から半年ほど時間が空いてしまいました。本業に時間を取られて手が付けられませんでした。これからの投稿は内容(テーマ)によってスローダウンして行くと思いますが、ライフワークとして取り組むつもりでいますので長い目で見てください。今回は「音叉振動式力センサ」の第二回です。音叉振動式力センサの原理だけを理解するのであれば前回の説明でも十分すぎると考えていますが、自ら設計し活用できるようになるためには実際の設計作業や条件、etc.を実務を含めて理解する必要があると思っています。今回は「防爆電気機器」の第3回になります。前回(2)では防爆構造の概要や設計の基本を説明しました。何もないところから防爆製品を完成させるには、時間と労力が掛かりますので、初めて防爆機器を設計することになった場合は、なるべく既存の自社製品を、防爆仕様へ設計変更することから始めることをお勧めします。新しく防爆仕様の自社製品を開発するような場合には、まずは一般仕様の製品開発を行い、自社製品を確立してから防爆仕様製品へ展開することをお勧めします。びん、電子はかりひずみゲージ式ロードセル(3)こんにちは。今回は「ひずみゲージ式ロードセル」の第3回です。第1回ではロードセル単体、第2回ではアナログ回路の解説を行いました。今回は規格等の解説の予定でしたが、ひずみゲージ式ロードセル本体の詳細を説明したいと思います。今回は一般的なはかりに使用され、シングルポイント型と呼ばれるロードセルに関する説明です。ひずみゲージ式ロードセルは形状や構造が多種多様で、はかり用に使用されているものはロードセル全体の中のごく一部です。センサ(2)こんにちは。センサ」の第2回です。センサの概要を説明しました。センサの追加説明です。「音叉振動式力センサ」そのものは別テーマとして扱っていますので、そちらを参考にしてください。センサは、天びん用の力センサと違い、天びん等では別機構で組み立てられているロバーバル機構を一体加工しています。音叉振動子に加わる力は、支点を挟んで...2021.04.05音叉振動式力センサ差動トランス差動トランス(3)こんにちは。今回は「差動トランス」の第3回になります。第1回では差動トランス(LVDT)の概要、動作原理を説明しました。第2回では構造の詳細を解説しました。今回は基本特性(諸特性)を説明します。差動トランスは磁束の空間分布が諸特性の基本になっているため、設計製作には実験的な要素が必要になります。「理想差動トランス」の等価回路と理論式から特性...2021.02.28差動トランス電子天びん、電子はかり電磁力平衡方式の天びん(2)こんにちは。今回の投稿までにしばらく時間が経ってしまいました、以前にも触れましたビジネスプラン研修のまとめや確定申告の準備で時間がとられたのと、今回の原稿を書くために調べものが多かったため時間が掛かってしまいました。ひと段落したのでコンスタントに続けて行きます。今回は「電磁力平衡方式の天びん」の二回目です。前回(1)では電磁力平衡方式の天びんの基本を原理から構成まで解説しましたが、今後少しづづ詳細を解説して行きます。今回は「法規制、規格」の説明です。身の回りには法令で定められた規制や製品(物)に要求される規格等実に様々な守るべき約束事が多数存在します。する立場のメーカや技術者は自社製品に要求される法規制、規格に則って生産、販売することが義務付けられています。そのため技術者は製品に対する多くの法規制、要求規格を理解して開発設計しなければなりません。タイプ’m’のデジタルロードセルこんにちは。シリーズでは防爆の全体像から法規制や本質安全防爆構造を中心に解説する予定ですが、新しいセンサが出てきましたので「番外編」として追加しました。筆者はタイプ’m’の機器は設計したことが無いので詳細やノウハウは今後調べて行きますが、今回はメーカから公表されている仕様等をもとに考察したいと思います。センサ音叉振動式力センサ(1)こんにちは。今回は「音叉振動式力センサ」の説明です。センサ」の中で紹介していますが今回から解説して行きます。「音叉振動式力センサ」は1978年頃日本で原型が生まれ1980頃最初に圧力センサとして実用化されました。筆者が前職ではかり用の音叉振動式力センサの開発をグループで始めたのが1981年、現在の形状の原型となる力センサを使用した音叉式電子はかりが商品化されたのが1983年です。開発されてから40年以上過ぎていますが、今回から説明する形...2020.11.23音叉振動式力センサ電子天びん、電子はかりひずみゲージ式ロードセル(2)こんにちは。前回の投稿からしばらく時間が経ってしまいました。「ビジネスプランの構築」などという研修を受けていて、頭を悩ませているため原稿が進みませんでした。メーカ勤務時代にも同じように「SWOT分析」や「ビジネスキャンパス」を作成して、「顧客は誰?」「顧客の課題はなに?」などの研修を何回も受けてきたのに、本当に何で?今更?将来(?!)のため?。最終プレゼンに向けてあと数ヶ月は悩ましい限りです。投稿も暫く間が空きそうです。外形寸法計測技術こんにちは。今回はで紹介した計測機の「寸法計測技術」の紹介です。貨物等の「長さx幅x高さ」の寸法を計測する場合、最近はカメラによる画像処理が主流になっています。搬送コンベア上を1秒間に2.5m移動する数十cm3の貨物寸法を確実(ほぼ100%)に計測するには、それなりのカメラとハードウェア、ソフトウェアが必要になります。今回は「防爆電気機器」の第2回になります。前回(1)では防爆電気機器の概要を説明しました。構造要件が含まれるため、製品の要求仕様や顧客要求仕様以外にも数多くの条件を最初に把握、考慮しておく必要があります。選び方」「分銅総合ガイド_vol.8」が【資料(ダウンロード)】からダウンロードできます。・特定計量器(非自動はかり、分銅及びおもり)のご要望にお応えします。「お問い合わせ」からご連絡ください。お手伝いをいたします。「お問い合わせ」からご連絡ください。プロフィール計量計測業界で質量計測機器や防爆電気機器の開発・設計に45年以上携わってきた技術者、少しは社会に貢献できたかも。人生100年時代の後半戦に再チャレンジを始めた自称野武士です。びん製作所サイエンスチャンネル計量計測技術で社会に貢献する。Reserved.メニュートップページサービス案内お問い合わせ会社概要ホーム検索トップサイドバ。