Engineeringは、DwyerOmegaのブランドで事業を統合することになりました。ページ印刷Top商品説明PX5500/PXM5500圧力変換器は、過酷で精度を要求される環境下でもご使用頂けます。本シリーズの圧力変換器は、MTBF(平均故障間隔)率が10年で、18カ月で0.1%のFSOと安定しています。このため、ダウンタイムの減少、テストの再実行回数の減少のほか、再校正までの時間の長期化や、圧力データの信頼性を実現します。OMEGAの薄膜技術がこの優れた性能を実現しています。ひずみゲージと関連部品は圧力検出素子に直接スパッタリング蒸着され、接着剤を使用していません。そのため、検出素子とひずみゲージの間の分子結合によって、圧力変換器の性能には、シフトやドリフト、「クリープ」がほとんどありません。PX5500/PXM5500の検出素子の微細形状設計によって、非常に小型の低質量センサが実現し、機械的振動や衝撃の影響を緩和しています。カスタム設定をご覧ください。5ポイントNIST校正証明書付属。Vdc出力の場合は「10E」と入力してください。絶対圧モデルをご注文の場合は、型番の「G」を「A」に変更してください(追加費用は発生しません)。シールドゲージ圧モデルをご注文の場合は、型番の「G」を「S」に変更してください(追加費用は発生しません)。有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。