動物用医療機器.com|動物用医療機器.com動物用人工呼吸器のパイオニアメーカーである株式会社メトランが、医療機器のトラブル事例や製品情報を紹介しています。おいて、換気圧を設定しているが、ガス漏れにより動物用麻酔器の気道内圧計を確認しても設定した圧力までメモリが触れず、適量の空気や酸素、笑気を搬送することができない。チューブやチューブ接続口にリークはない。麻酔回路が破損し、ガス漏れが発生している可能性があります。低圧アラームが発生し、麻酔器内部のチューブにリークがない場合は、麻酔回路が原因となる場合が多いです。麻酔回路が破損している場合、麻酔回路の対象チューブの交換が必要です。麻酔回路の破損により、適切な空気搬送ができなくなると、患者への麻酔が浅くなったり、患者の負担の増加につながります。日常点検やメーカーの定期メンテナンス実施による、トラブルの早期発見が必要となります。.comでは、24時間365日の電話対応が可能です。場合は2営業日以内に貸出機を郵送させて頂きます。EV”【販売終了しました。Reserved.動物用医療機器.comご注意あなたは医療関係者ですか?以降のページは、医療機器に関する専門的な情報を含んでおり、医療関係者の方に提供することを目的として作成されています。一般の方への情報提供を目的としたものではありませんのでご了承ください。