動物用医療機器.com|動物用医療機器.com動物用人工呼吸器のパイオニアメーカーである株式会社メトランが、医療機器のトラブル事例や製品情報を紹介しています。動物用電気メスにおいて、バイポーラ出力発生音が鳴らず、出力表示が点灯しない。トラブルの原因バイポーラフットスイッチが原因となっている可能性があります。トラブルの解決バイポーラフットスイッチが原因の場合、接続不良に関しては正常に接続して頂ことで解決します。接触不良、断線の場合は、バイポーラピンセットコードの交換が必要です。対象メーカーに修理依頼をしてください。.comでは、24時間365日の電話対応が可能です。場合は2営業日以内に貸出機を郵送させて頂きます。修理ののち、トラブル解消後、お客様の機物をお渡しさせて頂きます。動物用電気メスのトラブル事例”システムエラー”と表示される。EV”【販売終了しました。Reserved.動物用医療機器.comご注意あなたは医療関係者ですか?以降のページは、医療機器に関する専門的な情報を含んでおり、医療関係者の方に提供することを目的として作成されています。一般の方への情報提供を目的としたものではありませんのでご了承ください。