定期点検は必要ですか?必要です。クラスI安全キャビネットは開口部より空気を吸い込むことで、庫内を陰圧に保ち、汚染エアロゾルから作業者を保護する装置です。そのため、フィルター交換をはじめとするメンテナンスが適切に行われていない場合、フィルターの目詰まりやパッキン、濾材などの経年劣化により、性能が維持できなくなってしまう可能性があります。定期点検をご検討の際は、当社サポートセンターまでご連絡ください。HEPAフィルターの寿命を教えてください使用状況に大きく依存しますが、一般的に2~3年です。HEPAフィルターの交換は自分たちでもできますか?お客様ご自身で交換することはおやめください。HEPAフィルターは、ろ材に穴や傷が生じると性能が低下してしまいます。HEPAフィルターが正しく設置されていない場合、製品の性能や安全性が著しく損なわれる危険性があります。交換時には有害物質に曝露するリスクがあります。交換の際は、当社サポートセンターまでご連絡ください。長い場合などは寿命が短くなります。UV灯が点灯しません本体のインタロック機構により、UV灯は前面開口部に保護パネルをセットしないと点灯しません。サッシを全閉状態にして、UV灯が点灯するかをご確認ください。サッシ全閉状態でもUV灯が点灯しない場合、UV灯が切れている、あるいは配線や安定器等に問題がある可能性があります。トラブルシューティング」をご確認ください。安全キャビネットを移設したい本製品を移設する前には、除染作業が必要となる場合があるほか、移設後には性能点検を実施する必要もございます。移設をご検討の際には、当社サポートセンターまでご連絡ください。専門スタッフが対応いたします。安全キャビネットの設置に適した場所はどこですか?実験室内の四隅で、人の往来、通気口、ドアや窓等の気流を乱す原因となる場所から離れた位置への設置が理想です。トラブルシューティング」をご確認ください。改善されない場合は、当社サポートセンターまでご連絡ください。ご購入前、ご購入後に関わらずお気軽にお問い合わせください。利用規約サイトマップ。