株式会社ニデックログインしていません。青Searchログインしていません。レンズメーターここから先のページは、日本国内の医療関係者を対象として当社の医療向け製品情報を提供しております。国外の医療関係者、および一般の方に対する情報提供を目的としたものではありませんので、対象外の方は閲覧をご遠慮ください。好評の108ポイントマルチポイントエリア測定を採用し、正確な測定結果が瞬時に得られます。累進レンズも自動判別するため、すばやく測定可能です。2.5倍の測定スピードを実現しました。累進レンズ自動判別機能レンズを載せるだけで、単焦点レンズか累進レンズかを「マルチポイントエリア測定機能」が自動判定します。あとは画面ガイドに従って操作するだけで累進レンズも素早く測定可能です。変化状態をグラフで表示します。累進帯延長(加入開始位置から近用部確定位置までの距離)と累進帯幅を測定できます。強度数になるほど累進レンズ近用部のプリズム値は大きくなり、今までのオートレンズメーターでは測定が困難でした。マルチポイントエリア測定はプリズム測定範囲が広く、高度数の累進レンズの測定も安心です。印点作業が難しいプリズム処方も、印点したいプリズム量を入力して、あらかじめターゲット「プリズムレイアウト機能」がプリズム処方の印点作業をアシストします。高速測定のターゲットにも残像表示可能なTFT-LCDを採用しました。タッチパネルの採用により、操作性・視認性に優れた配置と表示が可能となりました。チルト機能付き液晶ディスプレイプラスチックレンズは、フレームから応力が掛かったり、メガネの車内放置などにより熱変形を繰り返すといった負荷にさらされています。従来のレンズ測定機能に加えて、プラスチックレンズの歪み検出を可能にした「歪みチェック機能」を搭載いたしました。歪みチェック機能プラスチックレンズは、フレームから応力が掛かったり、メガネの車内放置などにより熱変形を繰り返すといった負荷にさらされています。従来のレンズ測定機能に加えて、プラスチックレンズの歪み検出を可能にした「歪みチェック機能」を搭載いたしました。UV(紫外線)透過率測定機能/Green(可視光)透過率測定機能UV/Green透過率測定結果を視覚的に強調でき、測定結果は1%、5%ステップで表示が可能です。別のレンズを追加測定して比較をおこなうことができます。「Green透過率測定機能」はGreen光源を利用して可視光の透過率を測定できるので、色付きレンズの透過率も数値で結果*1が得られます。常用メガネとして色付きのレンズを使用する場合など、加齢によって生じるような夜間の見づらさ*2にも対応することができます。可視光(Green)の透過率測定結果は、簡易測定用として使用ください。本測定結果と視感透過率値は弊社テスト結果により相関がとれることが確認できました。夜間の運転に使用する場合の視感透過率は、JISの規格で75%以上と定められています。インターフェイス4系統のインターフェイスを搭載。カードシステムなどにデータを出力することが可能です。バーコードリーダーを使用したシステムにも接続が可能になりました。Careカードによりオートレフ*やシステム検眼機*との連携が可能です。レンズメータで測定した前眼鏡データもカードに記録し簡単に転送できます。従来のRS-232C通信ケーブルを使用しての通信も可能オートカッター付プリンター搭載プリンターは用紙の中央を一部残して自動カットするオートカッター付プリンターで、プリンター用紙が下に落ちず、使いやすい設計です。用紙交換は、用紙を入れるだけなので、簡単でスピーディーな作業が可能です。PD測定機能(LM-1800PDのみ)印点を打たなくてもメガネのPDを測定可能です。PD測定用ノーズスライダーを使用して測定すると、度数の測定と同時にPDが自動的に測定されます。印点の付きにくい防汚(超撥水)コート付レンズに対応した特殊インクを採用しました。光を通しにくい素材のインクは、軸打ちの際に投影された印点をハッキリ見ることができます。印点装置:インクカートリッジタイプ付けペンタイプ変更可能(オプション)フットスイッチ(オプション)接続可能オプションのフットスイッチを接続することが可能です。マニュアルで読み込みをする場合、リードスイッチの代わりに、フットスイッチでデータの読み取りをおこなうことができます。ダウンロードニデックWeb会員様限定コンテンツです。