9用のドライバが存在しない。このため、現状ではclassic環境でしか動作しないTDRppcで直接データを持ってくることができない。XからでもNI社のドライバを叩くことができる。TDRppcは、プログラムとしては後発なので、この分野の「老舗」の東海大学の研究室で使われているデータファイルフォーマットにも対応している。Proで、装置からデータを読み込んで、東海大フォーマットで保存すれば、classic環境でTDRppcを動かし、フーリエ変換して誘電スペクトルを計算することができる。Proが大変役立つ状況になる。Proでやってしまうという解決策も有りだろう。TDRppcのCarbon対応をとっととやる、というのが一番正しい解なのだが、なかなか......(汗)。時間稼ぎも必要なので、とりあえず、スクリプトを公開しておく。装置依存の部分(データ点が500など)を決め打ちで書いてるけれど、若干の変更で、もっと新しい機種でも動作はするはず。HP(現アジレントテクノロジー)は、新しい計測器でも、古い計測器のコマンドが通るように設計してくれているようだ。東海大学と同じデーターフォーマットで測定結果のファイルを書き出す。NI社のGPIBインターフェース利用。コピーした後、Igorを一旦終了し、再度走らせる。yincrement電圧軸のスケールファクター。パソコン側のGPIBインターフェースのアドレス。_sとあるのは標準試料、_xとあるのは未知試料、_dcとあるのはDC補正用試料にそれぞれ対応。東海大のフォーマットは歴史的理由で1つの時間領域データが1024点のデータからなる。54120Bを使った場合に有効なデータは、最初の500点のみである。以後はこの数で計測器を特定する。DC成分が無い場合の測定。Memory1に標準試料、Memory2に未知試料のデータをいれておくこと。保存の時にできるファイルは1つ。数字5桁にカンマなので1つの数字につき6文字、500点あるので3000で足りるが、多めに読んでみる。カンマで区切った整数値。数字5桁にカンマなので1つの数字につき6文字、500点あるので3000で足りるが、多めに読んでみる。カンマで区切った整数値。DC成分が有る場合の測定。Memory1に標準試料、Memory2にDC補正用試料、Memory3に未知試料のデータをいれておくこと。保存の時にできるファイルは3つ。数字5桁にカンマなので1つの数字につき6文字、500点あるので3000で足りるが、多めに読んでみる。カンマで区切った整数値。数字5桁にカンマなので1つの数字につき6文字、500点あるので3000で足りるが、多めに読んでみる。カンマで区切った整数値。数字5桁にカンマなので1つの数字につき6文字、500点あるので3000で足りるが、多めに読んでみる。カンマで区切った整数値。下で配布されています。reservedこのサイトの内容に対するクレームは、たとえ大学宛に届いたものであっても公開して反論することがあります。クレームをつける場合はどうぞご承知おきください。