動物用医療機器.com|動物用医療機器.com動物用人工呼吸器のパイオニアメーカーである株式会社メトランが、医療機器のトラブル事例や製品情報を紹介しています。おいて、換気圧を設定しているが、動物用麻酔器の気道内圧計を確認しても設定した圧力までメモリが触れず、適量の空気や酸素、笑気を搬送することができない。制御用バルブの故障もない。動物用麻酔器に搭載されている、気道内圧計の故障の可能性があります。設定した換気圧で、正しく空気が搬送されているかを目視で確認します。麻酔回路に過量圧の空気が搬送された場合、気道内圧計のメモリが振り切れ、故障の原因となります。気道内圧計が原因の場合、気道内圧計の修理・交換が必要です。気道内圧計の交換はお客様では不可となり、対象メーカーへの依頼が必要です。気道内圧計の故障により、適切な空気搬送ができなくなると、患者への麻酔が浅くなったり、患者の負担の増加につながります。日常点検やメーカーの定期メンテナンス実施により、トラブルの早期発見が必要となります。.comでは、24時間365日の電話対応が可能です。場合は2営業日以内に貸出機を郵送させて頂きます。EV”【販売終了しました。Reserved.動物用医療機器.comご注意あなたは医療関係者ですか?以降のページは、医療機器に関する専門的な情報を含んでおり、医療関係者の方に提供することを目的として作成されています。一般の方への情報提供を目的としたものではありませんのでご了承ください。