以上のように点検の実施が義務付けられています。定期検査をご検討の際は、当社サポートセンターまでご連絡ください。HEPAフィルターの寿命を教えてください使用状況に大きく依存しますが、一般的に4~5年です。フィルター寿命は、前面パネルのロゴマークの色の変化で確認する事ができます。HEPAフィルターの交換」をご覧ください。HEPAフィルターの交換は自分たちでもできますか?お客様ご自身で交換することはおやめください。HEPAフィルターは、ろ材に穴や傷が生じると性能が低下してしまいます。HEPAフィルターが正しく設置されていない場合、製品の性能や安全性が著しく損なわれる危険性があります。交換の際は、当社サポートセンターまでご連絡ください。長い場合などは寿命が短くなります。3年に1回は専門技術者による点検を実施してください。長い場合などは寿命が短くなります。3年に1回は専門技術者による点検を実施してください。UV灯が点灯しません本体のインタロック機構により、UV灯はサッシ全閉状態でのみ点灯します。サッシを全閉状態にして、UV灯が点灯するかをご確認ください。サッシ全閉状態でもUV灯が点灯しない場合、UV灯が切れている、あるいは配線や安定器等に問題がある可能性があります。トラブルシューティング」をご確認ください。ファンが運転しません本体のインタロック機構により、ファンはサッシが開いている状態でのみ運転します。サッシを開いて、ファンが運転するかをご確認ください。サッシが開いた状態でもファンが運転しない場合、操作スイッチやファンモーターの故障、あるいは配線に問題がある可能性があります。トラブルシューティング」をご確認ください。安全キャビネットを移設したい本製品を移設する前には、除染作業が必要となる場合があるほか、移設後には性能検査を実施する必要もございます。移設をご検討の際には、当社サポートセンターまでご連絡ください。専門スタッフが対応いたします。安全キャビネットの設置に適した場所はどこですか?実験室内の四隅で、人の往来、通気口、ドアや窓等の気流を乱す原因となる場所から離れた位置への設置が理想です。ご購入前、ご購入後に関わらずお気軽にお問い合わせください。利用規約サイトマップ。