株式会社ニデックログインしていません。青Searchログインしていません。/眼圧測定装置ここから先のページは、日本国内の医療関係者を対象として当社の医療向け製品情報を提供しております。国外の医療関係者、および一般の方に対する情報提供を目的としたものではありませんので、対象外の方は閲覧をご遠慮ください。Φ6mmゾーンの測定をおこないます。(Φ2mmの小瞳孔でも測定可能です)瞳孔領域を通過する光を広範囲で測定することで、より自覚値に近い高精度な測定データを得ることができます。中心のみの測定と比較し、値に差が生じる場合、瞳孔径の視力への影響を評価できます。測定エリアの光束をリングレンズを通して得られたキャプチャイメージ測定値の信頼係数が「7」以下の場合、設定により画面右下に表示させることができます。Diode)光源を採用することで、従来のLED光源より、シャープな測定リング像が得られます。超高感度CCDカメラを採用することで、測定光の眼底からの反射が少ない場合でも、検出能力が大幅に向上しました。白内障など眼透光体に混濁のある被検者でも高感度な測定データを得ることができます。被検者の乱視を柱面レンズで補正し、内部固視標をよりはっきり見せたのちに雲霧(フォグ)をかけます。レフ測定において、乱視の強い被検者でも調節の介入を抑えることが可能です。瞼の影響を受けにくいマイヤーリングで角膜曲率半径を測定します。調節波形を測定します。近づいてくる内部固視標に被検者がピントを合わせ続けることで、調節力を他覚的に測定します。調節反応を確認しながら内部固視標の距離をコントロールすることで測定時間の短縮が可能です。Index眼底反射光を利用した徹照像から、眼透光体の混濁の様子が観察できます。混濁度合いの段階表示機能が、病変の進行状態の把握をサポートします。混濁の指標値は、参考値としてお取り扱いください。次の条件下で撮影された場合は、実際とは異なる指標値を示すことがあります。・角膜頂点による観察光の反射輝点が発生している場合また混濁の位置によっては、瞳孔検出が正しくおこなえず、Φ3mm円の表示位置がずれる場合があります。この場合も、実際とは異なる指標値を示す場合があります。自動追尾し、より適した位置で自動測定を開始します。(AR-1は上下1Dオートトラッキング)チルト機構付き6.5インチカラー液晶ディスプレイチルト機構を使用すれば、立って測定する場合でもディスプレイが見やすく、操作が容易です。簡単でスピーディーなプリンター用紙交換作業が可能です。プリントアウト後、用紙は一部を残して自動的にカットされます。NAVIS-CLへのデータ転送が可能です。(他社電子カルテ、ファイリングソフトへのデータ転送については、弊社担当者へご確認ください)電動あご台上下スイッチ手元のボタンで、あご載せ台を上下させることが可能です。手元で操作できるので回りこむ必要もありません。スムーズな測定を実現します。自動検眼システムへのデータ送信、オートレンズメーターからのデータ受信も自由自在コードレスでおこなえます。ダウンロードニデックWeb会員様限定コンテンツです。