事業再開枠など、補助金・助成金で指定された「サーモカメラ機器」となっております。※詳細は実施事務局等にお問い合わせ下さい新型コロナウイルス感染拡大防止には体温の測定が重要です。サーモカメラ機器は一般的な体温計と違って、1m以上離れた場所からでも体温を測定できソーシャルディスタンスをしっかりと確保する事ができるので、測定する人とされる人の間で会話をする事による飛沫感染など2次感染リスクを大きく減らす事が出来ます。比較対象とされる機器には、おでこなどで測定する赤外線を使った非接触型体温計があります。見た目ではどちらも「離れて測定できるもの」ですが、非接触の赤外線体温計は実際の現場を見ていると「なかなかきちんとした体温が測定できない」という大きなデメリットがあります。何度やっても温度が出ず、耳で測定してみたり、首筋で測定してみたり・・・という事を接近して行いながら会話をしている光景をよく見かけます。2次感染リスクが高く非常に危険だなと感じます。ここではHIKVISION社製のハンディ型サーモカメラをご案内いたします。※HIKVISION社は売上高世界No1のセキュリティ機器メーカーです。ここからは実際の画面で使用方法を詳しくご説明します。使い方はとても簡単です。電源ボタンを長押しすると電源が入り5秒ほどで写真のような測定画面となります。あとは体温を測定したい人に向けるだけですぐに温度が測定できます。出荷時の設定では画面の中の「最大温度」と「画面の中心点の温度」を表示するモードとなっています。画面の中心に赤い大きな「+」マークが表示されていますが、画面の中ではこの点が最大温度となっていて、画面の左上にこの最大温度が「max:36.4」と表示されています。温度を測定したい場所がハッキリとしている場合は「中心温度を測定する機能」を利用します。画面の中心に小さく緑色の「+」マークが表示されていますが、この点の温度が画面左下に「cen:36.0」と表示されています。●「異常温度」として設定した温度以上の温度が検出された時は、左上の最大温度表示が赤色で表示されます。この「異常温度」は自由に設定する事ができ、この写真のケースでは37.5度に設定していました。37.5度に設定し、それ以上の温度地点があったので(38度)最大温度表示が赤色で表示されています。※異常温度の設定方法につきましては、この後でご説明いたします●この画面ではよくテレビなどで見かけるカラフルなサーモカメラ画面となっています。赤など暖色の部分が温度の高い部分、青など寒色の部分が温度の低い部分として画面全体が表示されます。このサーモカメラは「画面の中での最大温度」を表示します。この為、例えば人物の温度を測定しようとした時に、背後に体温以上に温度が高い部分がありその部分が画面に入ってしまった場合はそちらが「最大温度」として表示されてしまいます。例としてテレビにサーモカメラを向けてみましたが、テレビの画面は温度が高いので画面に入ってしまうとこちらが最大温度として表示されてしまいますので注意が必要です。・照明(電球・蛍光灯など)・直射日光の当たっている窓ガラス・手に持っているホットコーヒーなどには注意が必要です。間違って測定しないようにする為に、例えば測定したい人物の背後には他の物を置かないこと、壁の前に立って貰うなど配慮が必要となります。ここまではテレビなどでよく見かけるカラフルなサーモカメラ画面でご説明しましたが、実は出荷時設定は別のモードとなっています(ご説明の為に設定を変更していました)。通常はこの写真のように「白黒表示」となっていて、ほとんどが白黒で表示されます。「異常温度」の部分だけが「赤」で表示されるモードとなっています。見でカラーの画面の方が温度がよく分かるように感じるかもしれません。温度を測定する時注目すべき点は「最大温度(異常温度)」です。体温を測定する為に人物に向けたときは「異常温度であるかどうかが赤色表示ですぐわかる事」、そしてテレビなど人物以外の異常温度を間違って測定結果として判断してしまわないように、異常温度が一瞬でわかるこの白黒モードでの運用をオススメします。電源を入れて測定を開始する前に、この白黒モードでまず人物がいない状態で画面を見れば「間違って異常として判断してしまうものがないかどうか」を見分ける事ができます。実際の測定時には本来の目的である「体温異常がないかどうか即時に判断できる」この白黒モードで運用する必要があります。次に、設定画面についてご説明します。先ほどの温度測定画面の時に「電源ボタン」を押すと設定画面に入ります。左上の温度表示に関する設定です。最大温度を表示する”HotSpot”と中心点の温度を表示する”CenterSpot”の設定が可能です。”CenterSpot”に設定すると、最大温度は左下に表示されます。左下に何を表示するか選択できます。”ColdSpot”で最小温度を表示するかどうか、その他”CenterSpot”温度の表示”HotSpot”温度の表示をするかどうか選択できます。”LeftTop”に設定したものは表示できません。人物を測定する時は0.98となります。温度表示をカラー表示にしたり白黒表示にしたり変更することができます。この設定数値以上の温度が異常温度として赤色表示になります。0.1度刻みで設定可能です。測定したい距離を設定します。1mの距離で測定したい場合は1mに測定します。大きく数値を変えることもできますが、誤差が大きくなったり画面に余計な部分が入ってしまうので通常は1~1.5m程度として下さい。摂氏表示(C)華氏表示(F)絶対温度表示(K)表示が可能です。無操作時に自動で電源をOFFにする設定ができます。設定を出荷時設定に戻します画面以外のハンディ型サーモカメラの昨日についてご説明します。赤いトリガーを引くとその時画面に表示されているものが写真としてSDカードに保存されます。異常温度を報告する必要があるときなどにご活用下さい。SDカードは最初から8GBのものが付属しております。8GBで120枚ほどの写真が保存できます。ハンディ型サーモカメラですが、手ぶれのある状態で温度を測定するよりきちんと固定して測定した方が誤差が小さくなります。底部には市販のカメラ用三脚の取付ネジ穴があり、三脚などで運用が可能です。上部のゴムキャップを開けるとSDカード挿入口があります。上部のゴムキャップを開けるとUSBポートがあります。ここにUSBケーブル(MicroTypeB)を接続して充電ができます。出荷時時点では内蔵バッテリーで8時間程度の連続運用が可能です。最後に運用上の注意点についてご説明します。●三脚に固定したりして約1.5m程度の高さで運用して下さい。●測定を開始する前にあらかじめ電源を入れておき、5分程度経ってから測定すると機器が余熱され測定誤差が小さくなります。●本製品は医療機器ではありません。表面温度を測定する機器となっていますので、サーモカメラで異常温度を検知した場合は、体温計などを用いて正確な温度測定を行って下さい。●手に持って測定したり移動しながらの温度測定は誤差が大きくなる事がありますので推奨しておりません。●暑い所で長時間待機していた場合、電球などから赤外線を受け続けていた場合など、測定する人の表面温度が実際に高くなっている場合がございます。事前に数人でテストを行い高めの傾向にある場合は異常温度を少し高めにするなど、環境にあわせて運用して下さい。人の出入りが多い場所・商業施設の従業員出入り口・オフィスビルの入り口・コンサートなど興業の受付など対象:100人以下の温度測定。一列に並んだ人に対して一人ずつ測定するような温度測定に向いています。駅や空港でも改札や出口、1000人以上が集まる興業・スポーツイベントなど、多くの人を短時間で通過させる場では更にスムーズな体温測定が必要となります。AI顔認識型サーモカメラや、AI顔認識型サーモカメラを用いた出張体温測定サービスをご利用下さい。この機器についてご質問等ございましたら、下記フォームよりお問合せ下さいませ。日本語説明書つき■特典1■ツクヨミセキュリティだけの購入特典として三脚が広げられないような狭い場所でもテーブルなどに固定して運用することのできる「専用クリップ型固定スタンド」をプレゼントしています。数に限りがございます、お早めにお申し込み下さいませ。ご注文・お問い合わせは下記フォームよりお願いいたします。4条2丁目5番16号ご相談・お見積りは無料です。お気軽にご連絡ください。