動物用医療機器.com|動物用医療機器.com動物用人工呼吸器のパイオニアメーカーである株式会社メトランが、医療機器のトラブル事例や製品情報を紹介しています。気化器を使用し動物用麻酔器を動作させた際、麻酔ガスのにおいがする。気化器の注入コックが閉まっていない可能性があります。注入コックが閉まっていない場合、設定濃度が出ないだけでなく、麻酔ガスが漏れる場合があります。注入口のコックをしっかりしめてください。注入コックが緩くなっている場合は、コック部分の交換または気化器の入れ替えが必要となります。.comでは、24時間365日の電話対応が可能です。場合は2営業日以内に貸出機を郵送させて頂きます。修理ののち、トラブル解消後、お客様の機物をお渡しさせて頂きます。EV”【販売終了しました。Reserved.動物用医療機器.comご注意あなたは医療関係者ですか?以降のページは、医療機器に関する専門的な情報を含んでおり、医療関係者の方に提供することを目的として作成されています。一般の方への情報提供を目的としたものではありませんのでご了承ください。