|動物用医療機器.com動物用人工呼吸器のパイオニアメーカーである株式会社メトランが、医療機器のトラブル事例や製品情報を紹介しています。血圧測定を行う場合は、空気ホースを本体背面に接続します。体温測定を行う場合は、体温計プローブを本体背面に接続します。3)パルスオキシメータプローブの接続SpO2測定を行う場合は、パルスオキシメータプローブを本体背面に接続します。アダプタを接続する場合は、本体側面に接続します。アダプタを接続してください。2起動1)本体の電源ボタンを1度押すと、本機が起動します。2)しばらくすると「モード選択画面」が画面に表示されます。以下がおおよその目安です。測定を行いたい患畜を選択してください。(画面に表示されているアイコンを指でタッチして、測定を行いたい患畜を選択します。品種や個体差によってモード選択の判断が難しい場合がありますので、その場合は複数のモードをお試しください。modeは馬以外の動物に使用しないでください。)3)その後、待機画面が出現します。ボタンが紫色に光ります。測定を行うことができます。■カフの内側に、カフのサイズ(番号)ならびに腕周の目安が記載されています。腕周の目安の矢印内に収まれば適切なサイズのカフが選択されています。腕周が適応腕周幅の中心に近い方のカフを選択します。場合、サイズ#1~3を利用できますが、サイズ#2の適用腕周幅(4~8cm)の中心は6cmであるので、サイズ#2が最適なカフとなります。■動脈から脈波を検出しやすい位置にカフを装着します。前足の肘関節と手根関節の間、もしくは尾の付け根付近が理想的です。手術中や救急時など様々な制約がある場合、上記に限らず脈波を検出できる場所で血圧測定を試みてください。その際は、心臓との高低差や血流、血管などの条件により血圧測定値の誤差が大きくなることにご注意ください。3)カフの装着と測定時の姿勢(前足の場合)■肘関節と手根関節の間にカフを装着します。毛を剃る等の対策を講じてください。カフを巻いている箇所を心臓と同程度の高さに保ちます。カフと心臓の間に高低差がある場合、その高低差が血圧測定誤差の要因になります。心臓より高い場合は血圧が低く、心臓より低い場合は血圧が高く算出されます。完全に横ばい状態にすることができれば、更に測定しやすくなります。手術中等で横ばい状態になっている際は、カフや空気ホースが手術台や床等で圧迫されないよう、ご注意ください。回の血圧測定を行うことができます。体動ノイズが大きい場合や高血圧症の場合、測定に掛かる時間が長くなります。小型で軽量な犬の場合、次項で説明する猫での姿勢もお勧め致します。■猫を測定する場合、以下の写真のように優しく抱きながら立たせて測定します。その際に、カフを巻いた腕の脇を手で抑えると腕が動きにくくなり、血圧測定の失敗を低減できます。一般的に、猫での血圧測定は犬よりも難しいと言われています。超小型犬や小型犬でもこの方法が利用できます。尾での血圧測定を行いやすい場合があります。(高低差があると血圧値にも差が生じます。カフを尾の付け根付近に装着します。前足と尾で測定した結果はほぼ等しくなります。患畜が動かないよう体や尾を軽く支えてください。ボタンを一度押すと血圧測定が自動で開始され、終了後に結果が画面に表示されます。ボタンが青く点灯します。ボタンをもう一度押して下さい。即座に測定が停止します。ボタンは赤く点灯し、測定エラーメッセージが画面に表示されます。■体温計プローブを使用前後で清掃してください。■体温計プローブを挿入する際は、患畜が横になった状態で行ってください。■右の写真に示すように、体温計プローブを挿入する場所は口もしくは肛門です。口から挿入した場合は食道、肛門から挿入した場合は直腸の体温を測定します。■感染を防ぐため、一度でも口へ挿入した体温計プローブを肛門へ挿入しないでください。一度でも肛門へ挿入した体温計プローブを口へ挿入しないでください。(*例え体温計プローブを消毒しても、同一のプローブを食道と直腸で使用することは避けてください。)■上記の注意を守り、感染を防ぐためには、体温計プローブに「食道用」もしくは「直腸用」であることを示す目印をつけてください。感染対策の必要に応じ、市販の使い捨て体温計プローブカバーをご使用下さい。体温計プローブが本体に正しく装着されると、本体の液晶画面に体温が表示されます。適切なサイズのクリップを選び、パルスオキシメータのセンサに装着します。測定場所として推奨致します。測定場所をきれいにしてから、クリップで挟んでください。値の測定精度が下がる可能性があります。厚い毛で覆われている場合も測定が難しくなります。正確な測定を行えない場合があるのでご注意ください。センサがクリップでしっかり固定されていることを確認してください。センサの固定が不十分だと、ノイズが発生しやすくなり、測定精度が下がります。低灌流の際には細心の注意を払ってください。センサを同じ箇所に装着したままにすると皮膚のびらんや圧迫による壊死が起こる危険があります。虚血などの兆候が見られる場合はセンサの装着位置を変えてください。ケーブルを巻いたり、束ねるとケーブルの損傷につながります。波形の周期に応じて電子音が鳴り続けます。音が不要な場合は音量をオフにしてください。本機を起動すると、メイン画面が表示されます。以下に各アイコンの説明を記載します。稼働状況が示されます。マークが継続して光り、オフの場合は暗くなります。分間連続で血圧測定が繰り返される測定方法です。ボタンを押してください。このアイコンを押すごとに音量を変更することができます。音量を3段階(無音、ボリューム小、ボリューム大)で調整することができます。血圧測定を行う患畜の大きさに合わせて適切なサイズに変更できます。このアイコンを押すと、メニュー画面が表示されます。測定した収縮期血圧値と拡張期血圧値が表示されます。数値左上の+アイコンをクリックすると、血圧値を前面に表示されることができます。(*-アイコンをクリックすると、通常のメイン画面に戻ります。測定した平均血圧値(MAP)が表示されます。測定した脈拍数が表示されます。測定している体温が表示されます。設定により、摂氏・華氏での表示を切り替えることができます。本機が体温計プローブを検出していない時は、数値に代わり「—」が表示されます。数値左上の+アイコンをクリックすると、体温を前面に表示されることができます。(*-アイコンをクリックすると、通常のメイン画面に戻ります。数値左上の+アイコンをクリックすると、SpO2値を前面に表示されることができます。(*-アイコンをクリックすると、通常のメイン画面に戻ります。波形の強度がリアルタイムで表示されます。示されるメニュー画面が表示されます。以下に各アイコンの説明を記載します。メニュー画面を閉じて、メイン画面に戻ります。各種設定(アラーム、電源管理等)を行う設定画面を表示させます。血圧測定を行う患畜の大きさに合わせて適切なサイズに変更できます。このアイコンを押すごとに音量を変更することができます。音量を3段階(無音、ボリューム小、ボリューム大)で調整することができます。測定データを閲覧することができます。分間連続で血圧測定が繰り返される測定方法です。ボタンを押してください。特定の時間間隔で血圧測定を繰り返すことができます。起動させる際に、このアイコンを押してください。示される設定画面が表示されます。以下に各項目の説明を記載します。警告音を出すように設定できます。工場出荷状態ではこの機能はオフになっています。設定したい測定値を押し、警告音が動作する値を下限、上限それぞれ設定します。測定値が上限を超えた場合もしくは下限を下回った場合、メイン画面が赤色に変わり、(音量が無音になっていなければ)警告音が発生します。一定の時間が経過すると、自動で電源が切れる設定を行うことができます。minutes」を選ぶことができます。On」を選ぶと、電源は自動で切れません。自動で血圧測定を繰り返し行いたい場合の時間間隔設定を行うことができます。ボタンを押した場合は、インターバル測定ではなく単発での血圧測定になります。インターバル測定を行う場合は、「メニュー画面」の「インターバル測定」アイコンを押してください。患畜サイズを選ぶ画面を起動時に表示するか否かを選ぶことができます。ここでは患畜サイズを選ぶことはできません。起動時もしくはメイン画面で患畜サイズを選んでください。摂氏・華氏の表示単位を変更できます。12・24時間制のどちらかに選ぶこともできます。画面に表示される言語を設定することができます。選択可能な言語は、英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語です。SpO2・体温の測定履歴を本機の画面上で確認することができます。データ数まで表示することができます。(*その後は最も古いデータが最新のデータに上書きされます。エラーメッセージが出た測定には、エラーメッセージが表示されます。アイコンを押してください。最上段の行に平均値の結果(AVG)が表示され、それぞれの値(SYS、DIA、MAP、HR)の平均値が表示されます。この平均値は、複数回の測定の加算平均を意味していて、平均血圧(MAP)ではないことにご注意ください。3)平均血圧:MAP■本機は収縮期血圧(SYS)ならびに拡張期血圧(DIA)と一緒に、平均血圧(MAP)も算出して表示します。次のように近似的に算出することができます。近似であることにご注意ください。3■本機では、より正確な平均血圧を把握するため上記の近似式を利用せず、脈波振幅のピーク時のカフ圧と平均血圧の相関性に注目し、平均血圧を算出しています。算出値と一致しませんので、ご注意ください。本機を接続する必要があります。アプリ(以下「アプリ」という。インストールしてください。ポートに差し込んでください。ドライバは自動でインストールされます。ボタンを押してください。4桁が表示されていれば、その行が本機に該当します。シリアル番号は本機底面のラベルでご確認できます。秒後に警告メッセージが出ます。アダプタをご使用ください。市販のアダプタや他のシリアル番号のアダプタを使用しても正しくペアリングできません。メニュー画面の「データ転送」アイコンを押すとデータ転送が始まります。(*転送中、状況を知らせるポップアップメッセージ本機画面上とアプリの下部に表示されます。)8データ転送が終わったら、アプリ上にデータが表示されます。押して、メッセージを閉じてください。(*この状態では、まだPC上でデータは保存されていません。データの保存は次項を参照ください。ID、患畜の種類、年齢を入力することができます。アプリ上にそれぞれの情報を入力する欄があるので、入力したら「Apply」ボタンを押して、登録します。キーを押して選んでください。(*別の患畜のデータが含まれないようにご注意ください。欄(一番右端)に直接コメントを入力します。含めたい測定データをクリックして選択します。キーを押しながらクリックします。Charts」をチェック状態にします。「Print」をクリックすると、プリンターで印刷できます。ファイルで保存できます。ファイルを作成できます。(クリック前に、必要なデータを選択してください。ファイルで保存してください。標準搭載ソフト)で閲覧するのが文字化け等が少なく、最も確実です。等で開く場合は、セルの書式や自動認識等の影響で、文字化けする可能性があることにご注意ください。お気軽にお問合せください!動物用血圧計vet30,30Eは、適切な使用前準備・操作が必要です。当ページで説明した通りに使用いただけますと幸いです。不明点がございましたら、お気軽にお電話や下記問い合わせページより問い合わせください。EV”【販売終了しました。Reserved.動物用医療機器.comご注意あなたは医療関係者ですか?以降のページは、医療機器に関する専門的な情報を含んでおり、医療関係者の方に提供することを目的として作成されています。一般の方への情報提供を目的としたものではありませんのでご了承ください。