動物用医療機器.com|動物用医療機器.com動物用人工呼吸器のパイオニアメーカーである株式会社メトランが、医療機器のトラブル事例や製品情報を紹介しています。気化器を使用し動物用麻酔器を動作させた際、麻酔ガスのにおいがする。注入コックはしめている。気化器の注入コックのパッキンが破損している可能性があります。パッキンの不良や破損は、麻酔ガスが漏れてしまうだけでなく、設定した濃度が出ないという原因になります。注入コックパッキンを交換してください。対象メーカーに依頼をお願いいたします。注入口のパッキンは破損することが比較的多い部品であり、予備部品を用意しておくことを推奨します。.comでは、24時間365日の電話対応が可能です。場合は2営業日以内に貸出機を郵送させて頂きます。修理ののち、トラブル解消後、お客様の機物をお渡しさせて頂きます。EV”【販売終了しました。Reserved.動物用医療機器.comご注意あなたは医療関係者ですか?以降のページは、医療機器に関する専門的な情報を含んでおり、医療関係者の方に提供することを目的として作成されています。一般の方への情報提供を目的としたものではありませんのでご了承ください。