高分解能は表面張力の測定精度の向上に加え多彩な拡張機能を可能にします。Nouyリング)を液面に平行につけ、これを垂直に引き上げ、引き上げる力を測定し表面張力を算出します。method)金属の薄い板(Wilhelmyプレート)を液中につるして、プレートを引き上げるときに釣り合った力から表面張力を算出します。ソフトウェアにより測定は全て自動化され、サンプルステージが自動昇降します。リングやプレートの浸漬深さ、測定回数の設定、グラフ化やデータの転送が可能です。引き上げられた時にリングに付着する余分な液を、ソフトウェアは自動計算で補正します。Mason法を採用しています。ヒステリシス測定と次式で算出します。接触角)使いやすい動的接触角測定ソフトを完備し測定を自動化しています。単繊維のぬれ性モデルSigma701により単繊維の動的接触角測定も可能です。試料が粉体や多孔性の場合でもWashburn法によりぬれ性を評価する事が可能です。コットンに対するインクの浸漬ぬれの評価等、幅広い利用が可能です。使いやすいWashburn法専用ソフトを完備し測定を自動化しています。界面活性剤は両親媒性の分子で、親水基と疎水基により構成されています。水中に単独の界面活性剤が存在する場合は気/水界面に吸着します。吸着した界面活性剤分子は水分子の凝集力を弱め、水の表面張力を低下させます。吸着が飽和状態に達しても界面活性剤が投与され続けると、水中で疎水基どうしがくっつきミセルと呼ばれる会合体を形成します。呼び、この濃度以上では溶液中にミセルが形成されます。Sigmaにはオプションで自動ディスペンサーを追加する事により、試料の投与や攪拌をソフトウェアが全て自動制御し、CMCを自動計算します。自動ディスペンサーを2式使用し、吐出と吸引を行う事も可能です。FirewireポートもしくはPCIスロット2つ。FirewireポートもしくはPCIスロット2つ。確認画面は表示されません。内容をご確認の上、チェックを入れてから送信してください。お問い合わせ製品に関するお問い合わせ、お客様のアプリケーションの適合性確認・ご相談、御見積などお気軽にお問い合わせください。各種ツールによるオンライン会議にも対応しております。「ASサイトの製品について」とお伝えいただくとスムーズです。