拡張ケーブルに断線・異常はないがSpO2の誤動作が発生している|動物用生体情報モニター|動物用医療機器.com動物用人工呼吸器のパイオニアメーカーである株式会社メトランが、医療機器のトラブル事例や製品情報を紹介しています。モニタにおいて、SpO2の誤動作が発生している。拡張ケーブルに異常はなく、患畜接続ケーブルとコネクタも正常に接続されている。トラブルの原因SpO2プローブのイヤークリップセンサーケーブルが断線・破損している可能性があります。SpO2プローブに異常がないか確認してください。トラブルの解決イヤークリップセンサーケーブルの交換が必要になります。予備部品がない場合は、対象メーカーへの依頼をお願いいたします。.comでは、24時間365日の電話対応が可能です。場合は2営業日以内に貸出機を郵送させて頂きます。修理ののち、トラブル解消後、お客様の機物をお渡しさせて頂きます。電源アダプタを接続しているが、電源が立ち上がらない正規のアダプターを使用しているが、バッテリーの充電異常が起こっているバッテリーの充電異常が起こっている動物は動いていないが、血圧測定値に異常が生じているコネクタとホースは適切に接続されているが、血圧が測定できず誤動作が発生している血圧測定ができず、誤動作が発生している本体とデバイスは適切に接続されているが、体温測定ができず誤動作が発生している体温測定ができず、誤動作が発生している拡張ケーブルに断線・異常はないがSpO2の誤動作が発生しているSpO2が測定できず、誤動作が発生している電極に破損、異常はないが心電図にノイズが発生している。装着部位や電極に乾燥はないが、心電図にノイズが発生している。EV”【販売終了しました。Reserved.動物用医療機器.comご注意あなたは医療関係者ですか?以降のページは、医療機器に関する専門的な情報を含んでおり、医療関係者の方に提供することを目的として作成されています。一般の方への情報提供を目的としたものではありませんのでご了承ください。