環境にやさしいエネルギーを提案します。電流の測定で、一般に抵抗に電流を流し、その電圧降下を測定する際に用いられる抵抗です。高精度の測定を行う時も電流を電圧に変換して測定する時の抵抗としても使用します。分流器TSシリーズを一新しました電圧降下:50mV、確度:0.2%/0.1%、電流値:0.5A~10000Aをラインナップしました。※TS25の形名をクリックして頂きますと外形図がご覧いただけます。TS25とTS15は同じ形状です。←こちらをクリックしご確認下さい。台座高さ:14.5mm、固定用ザグリ深さ8mm、底面からの固定位置:6.5mmです。C2522-1999に「電気抵抗用銅マンガン線、棒及び板」で規定されているA級材料を使用しています。←こちらを参照してください。型式の□□□□部には電流値が入ります。下記電流値の中から選択してください。特殊な電圧降下品の対応も行っております。0.2%この製品はFANによる強制空冷を行ってください。サイズを優先した製品の製作実績があります。コイル状のものは、サイズ的には小さくできますが、インダウタンスが大きくなります。インダクタンスがあると、高周波において周波数特性が悪くなります。電圧降下:50mV/60mV/100mV以外、特殊な電流値(例:100√3A)などの製作も可能です。←こちらをクリックしご確認下さい。使用上のご注意1.取り付けは水平方向とし、マンガニン抵抗部、端子部に無理な力がかからない様ご配慮下さい。DC以内として下さい。3.端子部から接続する母線は、放熱の為充分な大きさが必要です。下表の大電流分流器の板銅線の大きさ、枚数を参考にして下さい。4.連続使用する場合は、定格電流の80%以下として下さい。マンガニン抵抗は、80°Cを超えると抵抗値変化が大きくなる事があります。下表の大電流分流器では、強制空冷等をお勧めします。接続用の銅板は放熱の為十分な大きさが必要です。以下は推奨値となります。150×6×1000×12【製品の保存・保管について】(1)抵抗体部分は非鉄金属の為、錆びの心配はございませんが端子及びボルト部分が鉄の場合があります。極端な湿気や水滴などは避けてください。(2)保管条件に関しまして特に厳しい条件はございませんが常温(5°C~35°C)、常湿(45~85%)程度で保管してください。(3)落下など抵抗体に傷がつきますと値が大きくかわってしまいますので傷がつかないような保護を行ってください。←こちらをクリックしご確認下さい。旧シリーズ製品や、他社分流器の校正も行っております。60mV校正方法について電流発生電源は電流の校正を取っていません。校正された電圧計で電圧降下を測定することで電流値を算出しています。お気軽に御相談下さい。