した電圧まで自動で昇圧し試験を開始します。試験周波数も50Hz/60Hz切替可能です。試験電圧を別のテストリードにて検出する事により、試験の信頼性を向上できます。入力電圧フリー(100‐240V)のPWMスイッチング電源の採用により、幅広い入力電圧で使用できます。試験電圧は電源電圧変動の影響を受けず、試験結果の信頼性向上にも寄与しています。視認性に優れ大変見やすくなっています。■EXT-I/OEXT-I/OでTWV-511の状態に合せて信号を出力します。スタート及びストップの信号を入力でき、試験条件設定読み出しにも対応しております。■RS-232Cインタフェースコンピュータを利用して自動試験や試験結果を取り込めます。■ステータスアウトTWV-511の状態に応じてリアパネルにある端子からリレー接点出力をします。■FAIL判定でも試験を継続する機能(試験継続モード)により、FAIL内容の解析が可能です。FAIL内容が短絡起因か、判定値越え起因かを判別できます。←こちらをクリックしてダウンロードして下さい。←こちらをクリックしてダウンロードして下さい。Low側...チェック用電流が検出されない場合に、断線と判断します。High側...測定電圧が上限値よりも大きい場合、あるいは下限値よりも小さい場合に断線と判断します。チェック用検出電圧の上限と下限を設定可能です。設定電圧が出ない場合など試験条件成立しない場合。1冊お気軽に御相談下さい。