Article:研究用にのみ使用できます。診断目的での使用はできません。Field)をトラップ内に残っているすべてのフラグメントに適用しますが、非常に狭いm/z範囲では励起場と共鳴します。共鳴しているイオンが振幅(運動エネルギー)を拾って気体分子と衝突し、フラグメンテーションを起こします。他のイオンは異なる共鳴周波数を持っているので、運動エネルギーをほとんど受け取らず、フラグメント化しません。AF2(共鳴励起場の振幅を表すパラメータ)が非常に大きい場合には、非共鳴励起が隣接するm/zイオンの運動エネルギーを増加させ始めます。ほとんどの分子について、QTRAPシステム装置では、隣接するm/zを減衰させることなく、(一価の)同位体クラスターの一つのピークを完全に除去することができます。MS3測定におけるAF2の振幅の影響を確認することができます。1001.5を選択し、AF2を増やしたときにどうなるかを確認します。最初は何も変化がないはずです(同位体クラスター全体を見ることができます)。1001.5のピークは減衰します。image/svg+xml。