よって電解可能な金属皮膜(クローム、ニッケル、銅、錫、無電解ニッケル、鉄、亜鉛、インジュウム、銀、等)の膜厚を測定します。GCT-311の特長PC仕様で機能充実ダイアログ形式で使いやすくデータ処理も簡単。電位グラフ表示・統計処理など機能も充実。「錫/銅」測定は純錫層と合金錫層と別々に測定できます。電位差を観察しながらダブル・トリプルニッケル測定を行えます。測定可能WT(ワイヤーテスター)を使用することで、線材・小物部品の測定ができます。※測定方法のご相談も承っています。皮膜と素地の組み合わせに応じて、使用する電解液を自動表示。測定前の表面処理方法を簡単に確認できます。あり、データを画面に表示できます。電流精度アップ電流精度が従来より大幅にあがりました。多層皮膜は最大5層の測定条件を設定できます。測定部の表面処理方法を確認することができます。錫めっき測定は純錫層と合金錫層別々に測定できます。皮膜と下地の組み合わせにより、使用電解液の種類を自動表示します。単位面積当たりの重量計算ができます。全てダイヤルによる設定の為、測定するめっきに対して最適な設定が簡単に出来ます。軽量、コンパクト本体重量3.0kgと軽量、非常にコンパクトなボディです。感度設定において前モデルより高感度の感度設定が可能になり、測定の安定性が向上出来ます。標準板での較正によるキャリブレート範囲が±15%と広範囲です。1/100レンジが可能Au、Cr等の薄膜めっきにも対応できる1/100レンジ(0.001μm単位での測定)が可能です。3種類のガスケットレンジを標準装備3.4φ、2.5φ、1.8φの3種類のガスケットが使用可能。アクティブ機能搭載アクティブ機能により多少の酸化膜の除去が可能、これにより酸化膜による測定の失敗を減少出来ます。・陽陰極コード・取扱説明書*電解液の通常販売は500mLサイズで販売しています。WT(ワイヤーテスター)線材及び幅1.7mm以下の、小物部品の測定にはWT(ワイヤーテスター)が必要です。CO.,LTDページTOP閉じる。