高速大容量充放電サイクル試験システム高速大容量充放電サイクル試験システム*画像をクリックすると拡大画像が御覧になれます。本装置は、あらかじめ設定された条件の下で2次電池の充放電試験を自動的に行うものです。メインCPUとしてパーソナルコンピューター(以下PCと略)を使用し、試験条件の設定・試験開始/終了指令・試験データの格納等を行います。PC管理下の充放電コントローラによって、試験制御・電流/電圧/温度/圧力データ等のスキャンデータ計算等を行い、結果をPCに送信します。PCソフトウェアは、WindowsNT上のアプリケーションとして動作し、キーボード・マウス等で操作します。周期1sec精度1.0°C*1ch目を制御温度として定電圧温度補正に使用します。試験中に、充電(緑)・放電(赤)・休止(黄)が点灯します。ボタン(赤)を押すと、試験を即時中断します。充放電コントローラの電源ON/OFFを行います。AC250V5Aヒューズです。1Stepあたり15000個(行)かつ1サイクル(最大50Step)あたり100000個(行)・・・1個(行)に全測定項目が含まれます。定電流試験時は、充放電コントローラによる電流補正(サーボ)機能が働きます。定電圧試験時は、試料電圧が設定電圧の5%まで以下まで電流補正機能が働きます。経年変化による誤差が生じた場合は電流値の校正を行って下さい。DC55V100A6kW外部制御による定電流出力(最低試料電圧5V・電流線5m)(但し、1分間以内200A、5秒間以内300A出力可能。経年変化による誤差が生じた場合は電流値の校正を行って下さい。ヒートシンク部に105°C動作サーモスタッドを装備しています。AC200V動作・対サージバリスタを装着しています。試料を回路から切り離します。切替50mS)※制御速度向上とマグネット保護のため、60秒以下の休止時には連動しません。約250kg※制御PC・パソコンデスクは含んでいません。※恒温槽その他周辺機器は含んでいません。3φAC200V(アース付)...1.5kVA約10[A]AC100V(アース付)...1kVA約10[A]。