DO値が通常1〜2mg/Lのサンプルが、-0.1や-0.5と表示するのはなぜですか?校正不良やセンサ不良(隔膜敗れや劣化など)が原因と考えられます。2台の同機種間で温度指示が0.5°C程ずれるのは問題ありませんか?温度計の精度が±1°Cなため、誤差の範囲内です。2台のDO計で測定値が異なる原因として何が考えられますか?以下の原因が考えられます。条件)の違い同じはずですが、温度センサの応答性の違いなどで温度測定誤差があります。測定時、通常の値と異なった数値がでた場合、何を確認すればよいですか?(水道水の値が通常値より12〜15mg/L高くでます)以下について一度確認してください。項目は必ずご記入ください。