出展しました!VOICE直営公式販売サイトです。2017の模様をご報告させていただきます。出展社数475社の1つに弊社もブースを構えさせていただきました。当日は、VOICE製品をご愛用いただいている方々からレーザー墨出し器をご存じない方までたくさんのお客様と交流できましたことを大変嬉しく思っております。お客様とのお話の中で、最もご質問が多かったものは「アフターメンテナンス」についてでした。今回は修理についてのアンケート調査も実施したのでそちらも公開いたします。ご覧のように「アフターメンテナンス」も弊社の強みです。精度調整でしたら修理日数も早く、低コストで調整が可能となります。購入にお悩みの方は参考にいただければと存じます。VOICE製品は、まもなく販売から1年を迎えます。これからも多くのお客様にご愛用いただけますよう日々努めて参ります。新製品に関する情報なども今後発信していければと考えております。別の展示会へ出展する機会がある際は、ブログでご報告させていただきますので是非、その際はお立ち寄りいただければ幸いです。2017の出展事後レポートのご報告でした。2017.08.15受光器の故障かなと思ったら。VOICE直営公式販売サイトです。今回は『受光器』のトピックです。「センターに合わせているのに⻘いランプが点灯しない」や「ラインが出ていないところで反応する」というお問い合わせをいただきます。これは単に受光器の不良というわけではなく、様々な方法で解決できる場合があります。動作確認等のために近い位置(数10cm〜2m以下)で受光していませんか?2m以内では、レーザーのパワーが強すぎるため、受光器のセンサー(フォトダイオード)が飽和(レベルが振切れる)してしまい、正確な位置を検知することが出来ません。2m以上離れた距離で受光すると改善される場合があります。ケース2レーザー光の受光器への当て方に問題がある場合も画像のように当ててしまっている場合、受光器の奥のセンサーでレーザーを感知するため正しくレーザー光を当てないとセンターよりズレた箇所で⻘いランプが点灯してしまう場合があります。作業をしている場合「直射日光」が原因と考えられる場合があります。これは、「蛍光灯」や「直射日光」に含まれる光にレーザーと同様の光(波⻑、周波数)が含まれていて受光器側で反応してしまう場合があります。ケース2レーザー墨出し器のレーザー反射光に反応している場合があります。明るい場所で作業を行ってる場合、レーザー反射光(線)は目視での確認は非常に難しいので場所を変えると正常に動作する場合があります。これらの現象は、再入荷いたしましたオートベース(自動追尾)専用受光器にも同様のことが言えるので一度、上記のような症状が出た場合は、場所や当て方を変えるだけでも改善される場合があります。以上、今回は「受光器」についてのトピックでした。出展しました!受光器の故障かなと思ったら。