nmリンクをクリックすると基板の仕様をご覧いただけます。fit」とも表記されます。Zemaxファイル下の型番横の赤いアイコン(資料)をクリックすると、各製品のZemaxファイルをダウンロードいただけます。こちらからは当社の全てのZemaxファイルの一括ダウンロードが可能です。μmのスペクトル領域に対して最適化された広帯域ARコーティングが施されています。このコーティングにより基板表面の反射が大きく減少し、ARコーティングの対応波長全域にわたり94%を超える平均透過率が得られています。詳細については「グラフ」タブをご参照ください。μm範囲に対応するARコーティングが施されたDコーティング付きフッ化カルシウム(CaF2)平凸レンズもご用意しております。フッ化カルシウム(CaF2)は、一般的に赤外域および紫外域スペクトル範囲で高い透過率を必要とする用途に使われています。μmの波長範囲で1.35~1.51の低い屈折率を示します。化学的に不活性であり、フッ化バリウム、フッ化マグネシウム、フッ化リチウムと比べて優れた硬度を有しています。平凸レンズは、正の焦点距離を持ち、無限及び有限共役比の用途に対して最善の形状を有しています。ベストフォームレンズに関しましてはこちらをご覧ください。平凸レンズは、コリメート光を後方焦点へ集光し、点光源からの光を平行にします。球面収差を最小限に抑えた設計で、焦点距離については、下記の厚レンズの式で求められます。レンズ表面の曲率半径です。用法:光がレンズを透過する際に、光線の屈折を徐々に緩やかにすると球面収差を最小限に抑えることができます。そのため、コリメート光の集光のために平凸レンズを使用する際には、コリメート光をレンズの球面側に入射させます。同様に点光源から出力した光をコリメートする際には、拡散光線をレンズの平面側に入射させます。レンズの色が変わる場合があります。コーティング工程の違いにより、こちらのレンズでは色にが変わる場合があります。全てのレンズは記載の仕様を満たしているかそれ以上の仕様となっています。Enlarge生データはこちらからダウンロードいただけます。ARコーティング付きCaF2基板の入射角0°における反射特性の測定値を%で示しています。μmの波長範囲における平均反射率は1.25%以下です。青い網掛け領域は、ARコーティングが最適化されている範囲を示しています。この範囲以外の性能についてはロット毎に異なり、保証されません。上のExcelファイルでは、仕様の波長範囲より広い帯域の透過率特性のデータがダウンロードいただけます。Enlarge生データはこちらからダウンロードいただけます。ARコーティング付きのCaF2基板の入射角0°における透過特性(測定値)を示しています。青い網掛け領域は、ARコーティングが最適化されている範囲を示しています。この範囲以外の性能についてはロット毎に異なり、保証されません。上のExcelファイルでは、仕様の波長範囲より広い帯域の透過率特性のデータがダウンロードいただけます。Enlarge生データはこちらからダウンロードいただけます。mm、コーティング無しのCaF2基板の入射角0°における透過特性(測定値)です。波長に依存する焦点距離の変化レンズの近軸焦点距離は波長に依存しています。nmでの焦点距離など)。μmの波長範囲で高い透過率を示すため、他の一般的な波長帯にもご使用いただけます。μmの波長範囲内の理論的計算による焦点距離の変化をご覧いただけます。グラフの青い網掛け部分は、ARコーティングの最適範囲を示しています。詳細は「グラフ」タブをご参照ください。Optics曲率が高い光学素子の取付け当社の固定リングはマウント無しの光学素子をレンズチューブまたは光学マウント内に固定します。リングの位置固定には対応するスパナレンチを使用します。mm(Ø4インチ)まで標準品としてご用意しております。mm(Ø2インチ)でご用意しております。厚みのある固定リングは非球面レンズ、短焦点距離の平凸レンズ、コンデンサーレンズなど、曲率が高い光学素子の取り付けに使用します。右の動画のように通常の固定リングを曲率が高い光学素子に使用した場合、スパナレンチのガイドフランジが光学素子の表面に接触し、光学素子を傷つける可能性があります。スパナレンチと固定リングの間に隙間ができるため、固定リングが正しく締め付けられません。厚みのある固定リングは、スパナレンチが光学素子の表面に接触することなくレンズを固定させることができます。