静電容量式レベル計を使って静電容量値を測定することで2液の境界(界面)を検知することができます。実機センサー性能テスト・a液およびb液を80°Cに温めセンサー内に注ぐ。・下方にb液を入れ、上方にa液500ccをいれたとき、すなわちb液のみの検出時、静電容量はMAX値5vを示している。近くまで下げると、センサーはa液を検出し始め電圧は低下しだす。電極がすべてa液で覆われるころになるとMIN値1vとなる。・a液とb液で電圧5~1vとアナログ的に変化することから、適当なところにしきい値を設け比較する制御器を設ければ充分界面検出は可能と思える。・テストでは、500cc/min程度でb液を抜き出したが、現場では25L/minと50倍の速度でb液が抜き出される。センサーと遮断弁の応答速度により界面位置は移動することになる。これは現場テストで確認する。アプリケーション静置分離槽からの排出液の界面を測定します。