ナビゲーションに移動UV計の専門メーカーとして、設計から製造・メンテナンスまで行っております。UVR-3000主な特徴(1)水質総量規制対応のスタンダードタイプになります。工場排水処理場まで、全国各地で長く採用されています。程度を、紫外線の吸光度として測定します。その吸光度と、手分析によるCOD濃度の相関を取り、水質総量規制に係わる汚濁負荷量の算出などに用いられます。簡易COD計としての利用になります。(3)測定セル長を、20mmまたは10mmから選択可能で、試料水に合わせた構成で、連続測定をすることができます。吸光度とCOD濃度の相関係数を装置に設定することにより、COD濃度を出力することができます。除外した測定値を得ることができます。影響を除外した測定が可能です。(6)薬液封入型洗浄ワイパーによる、測定セル窓の定期的な自動洗浄で、有機物など試料水の汚れを分解除去し、長期間の連続安定測定が可能です。第2639624号)(7)校正用光学フィルターを装備し、校正液無しで、日常の校正を行うことができます。(6)と(7)により、お客様のメンテナンス作業は少なく簡単です。(8)自立スタンド型、壁掛け型など、設置場所に応じて形状を構成できます。赤いイラストのある場所で測定を行っています。COD濃度の相関データ取り(2)日常点検:必要に応じて、お客様に校正を行っていただきますが、日常の測定に問題がなければ、行う必要はありません。校正を行う場合でも、校正液の必要は無く、校正用光学フィルターで簡単にできます。セルの洗浄は、薬液封入型洗浄ワイパーで、定期的に自動で行われます。オーバーホール作業は、ユニットの等価交換により、できるだけ測定漏れがないような形で行います。※等価交換とは、オーバーホール済みの同等品をお持ちして、その場で既設ユニットと交換する方法です。ユニットのオーバーホール中に、測定ができないという状況を無くします。既設ユニットは弊社に返却していただきます。(4)修繕作業:定期点検時に、経年による部品の劣化が見つかれば、交換を行います。50/60Hz※詳しくは下記リンクから、製品カタログをご覧ください。お気軽にお問い合わせください。お気軽にお問い合わせください。アクセスマップお気軽にお問い合わせください。お気軽にお問い合わせください。