B:磁束密度でテスラで表される。d:光学物質を通過する光路の長さで、mで表される。光アイソレータは、入射側偏光子、マグネット付きファラデーローテータ、出射側偏光子から構成されます。ファラデ素子によって入射光の偏光面は45°回転させられて、その後に光はもう1つの直線偏光子から出射します。そこで入射信号に対して出射光は45°回転していることになります。90°回転していることになります。光の偏光面は、この時点で入射側偏光子の透過軸に対して垂直となり、光エネルギーは偏光子の種類によって反射または吸収されます。Enlarge1段型の偏光依存型アイソレータ。逆方向に伝搬する光は、入力側偏光子によって遮断されます。レーザ光は偏光に関係なく、入射偏光子に入ると直線偏光に切り出されます。(POP)を同じ方向に45°回転させます。最終的に、光は軸45°の出射側偏光子から出力されます。そのため、光は45°のPOPでアイソレータを離れます。2段型のアイソレータでは、出射側偏光子から出力された光がさらにファラデーローテータと偏光子を通るため、1段型のアイソレータよりもアイソレーションが高くなります。逆方向モードアイソレータを逆方向に進む光は最初に出射側偏光子に入ります。出射側偏光子により、光を入射側偏光子に対して45°の直線偏光に切り出されます。この光がファラデーローテータのロッドに入るとロッドは偏光面(POP)を同じ方向に45°回転させるので、入射側偏光子に対して全部で90°回転することになり、光の偏光面はこの時点で入射側偏光子の透過軸に対して垂直なので、光は偏光子によって反射または吸収されます。Details図3.1段型の偏光無依存型アイソレータ。逆方向からの光は入力ポートには結合せず、筐体で散乱・吸収されます。偏光無依存型ファイバーアイソレータ順方向モード偏光無依存型ファイバーアイソレータでは、入射光は複屈折性結晶によって2つに分岐します(図3参照)。分岐した2本の光は、ファラデーローテータと1/2波長板によって偏光回転され、2つ目の複屈折性結晶により再結合されます。2段型のアイソレータでは、1段型のアイソレータに加え、さらにファラデーローテータ、1/2波長板、複屈折性ビーム分離プリズムが追加されており、光はこれらの素子を通ってコリメートレンズに出射されるため、1段型のアイソレータよりもアイソレーションが高くなります。逆方向モード後方反射光などの逆方向から入力する光は、2つ目の複屈折性結晶に入射し、2本のビームに分岐します。逆方向に進行する光では1/2波長板による偏光回転はファラデーローテータによる偏光回転により相殺されます。2本の光はいずれも、入射側の複屈折性ビーム分離プリズムから出力後、入力ポートに結合されず、アイソレータ筐体の壁に当たり散乱・吸収されます。アイソレータは、市場に出ている従来のアイソレータと比べて高い透過率とアイソレーションを持っています。25年の実績と5つの米国特許に裏打ちされ、同じ開口数の他社製品よりも小型で高性能な製品が揃っています。(テルビウムガリウムガーネット)を使用しています。TGGは光学品質、ベルデ定数、高出力レーザ耐力において極めて優れています。20kW/cm2という試験結果となっています。ビームのホットスポットによって引き起こされるレーザーパワーによる損傷に関しては当社が保証できないことにご留意ください。磁石アイソレータのサイズと性能を決定する時、磁石は主要な要素となります。磁石のサイズは、磁場強度だけではなく機械的設計によっても左右されます。当社の磁石の多くは単品ではなく複数の部品を組み合わせたものです。多くのパラメータを最適化しています。複数のYAGレーザ用の大口径アイソレータで採用されている設計に関して説明されています。これらのアイソレータのまわりには強力な磁場があるので、5cm以内に鉄や磁性体を近づけないようにしてください。磁石およびファラデーローテータは、温度に依存性があります。温度が上昇するにつれ、磁場強度とベルデ定数は減少します。°C以上差がある場合には、当社までご相談ください。屈折率が1を超える材質内を、パルスが伝播するとパルス幅は拡がります。この分散はパルス幅に反比例するため、超高速レーザではこの傾向が顕著になります。環境条件ラベリングITARに準拠した組立て非標準のカスタム品お客様のご要望に最大限にお応えするため、ご希望の多いフリースペース型とファイバーアイソレータを標準品としてご用意しております。現在では90種類を超えるアイソレータを標準品としてラインナップしています。当社ではさらに、開口サイズ、波長範囲、パッケージサイズ、偏光子の異なる非標準品のアイソレータもカスタム品としてご提供しております。特定の動作温度にチューニングしたアイソレータや、発熱素子や冷却素子とサーミスタを内蔵したアイソレータを製造することも可能です。非標準品のアイソレータのお見積りにつきましては、下記フォームを当社に送信していただくか、または当社までご連絡ください。アイソレータにつきましては、当社では長年カスタム対応を行っており、様々な組み込み製品、研究機関のご要望にお応えして製品をご提供してきた実績があり、特別な設計要求仕様に合わせた製品をお届けすることができます。カスタム仕様のアイソレータのご提供とは別に、お客様のご用途に合わせた様々なカスタムアプリケーションサービスもご提供しています(上のカスタムアプリケーションサービス例をご参照ください)。nmで使用するカスタム仕様のファラデーローテータもご用意しております。最大パワーの仕様値は、順方向と逆方向を合計した最大パワーを示しています。そのため、順方向と逆方向で同時に入力される場合、両パワーの合計が最大パワーの仕様値を超えることはできません。フリースペース型アイソレータ当社では標準品以外のフリースペース型アイソレータをニーズに柔軟に対応して製造しております。お客様のニーズに対応するため、当社の標準的な製品仕様に関しては、ほぼ全ての組み合わせで対応いたします。右の表には、ご提供可能な仕様の範囲が記載されています。狭帯域波長と広帯域波長のいずれの製品仕様も選択可能です。製品のサイズは、必要とされる最大パワー値と開口サイズによって決まりますので、特別なご要望があれば、当社までお問い合わせください。nmの中心波長でご用意しております。当社のアイソレータに内蔵されている部品と同じ製品で、入射偏光を45°回転させます。偏光回転角度や中心波長の異なるファラデーローテータをご希望の場合には当社までご連絡ください。nm以下でご利用の場合は、フリースペース型アイソレータをFiberBenchと組み合わせて、ファイバ結合コンポーネントを構成していただくことをお勧めしています。詳細については当社にお問い合わせください。最大パワーの仕様値は、順方向と逆方向を合計した最大パワーを示しています。そのため、順方向と逆方向で同時に入力される場合、両パワーの合計が最大パワーの仕様値を超えることはできません。ファイバーアイソレータ当社は、光学素子、ファイバ結合デバイスやアイソレータの経験を活かし、ファイバーアイソレータに関して、総合的なソリューションをご提供しています。広範囲の仕様をカバーするために、柔軟な製品設計を行なっています。nm近辺の波長で、ファイバーアイソレータの最大パワー値を高める方向で設計・開発を進めています。ASEフィルタやタップを統合したモデルもご提供可能です。当社で対応可能な仕様の範囲については、右表をご参照ください。多くの場合、ファイバの仕様がアイソレータの対応できる最大パワーを決定します。LMAファイバなど特殊なファイバの製造でもカスタム品の実績を積んでいます。下記のMore[+]をクリックすると、カスタムアイソレータに取り付け可能なファイバの種類をご覧いただけます。nm以下でご利用の場合は、フリースペース型アイソレータをFiberBenchと組み合わせて、ファイバ結合コンポーネントを構成していただくことをお勧めしています。FiberBenchシステムは、良好な結合効率でフリースペース型光学素子を光ファイバーシステムとしてお使いいただけるように設計された小型ベンチタイプのモジュールです。ご要望に応じて、下の写真のように、アイソレータを2個の位置決めピンが付いた光学マウントに取り付けた状態でお届けすることも可能です。当社では現在、光ファイバーアイソレータを可視領域まで拡張する開発に取り組んでいます。詳細については、当社までお問い合わせください。Enlargeスチール製の2本のピンをFiberBenchに差し込みます。PM2000受注オプション下の表では、当社が過去に製造したアイソレータやローテータの特注品に関する情報を掲載しています。当社では製造したカスタム仕様アイソレータの部品のほとんどを在庫しています。Worksheetをご使用ください。IO-5BB-1064-HPカスタムフォームカスタム仕様のアイソレータのお見積りをご希望の場合は、下記を入力して送信するか、当社まで直接ご連絡ください。port?下のセレクションガイドは、当社のフリースペース型アイソレータの全ての製品が掲載されています。波長域ごとの該当製品や仕様、アイソレータの種類についての詳細は、下のカラーバーをクリックするとご覧いただけます。当社ではファイバーアイソレータやカスタムアイソレータもご提供しております。(SM087RC/M)このアイソレータは、当社のFiberBench用に2本のスチール製位置決めピンが付いた光学マウントに取り付けた状態でもお届けできます。ご希望の場合は、ご注文前に当社までご相談ください。詳細については「偏光子の種類」タブをご覧ください。Graph」をご覧ください。最大パワーの仕様値は、順方向と逆方向を合計した最大パワーを示しています。そのため、順方向と逆方向で同時に入力される場合、両パワーの合計が最大パワーの仕様値を超えることはできません。阻止(blocking)される光線は偏光子の透過軸に垂直な偏光と一致し、透過(transmission)光線は偏光子の透過軸に平行な偏光と一致します。Adapters」よりご選定ください。このアイソレータ本体にはSM087RC(#8-32タップ穴付き)が取り付けられています。(SM087RC/M)このアイソレータは、当社のFiberBench用に2本のスチール製位置決めピンが付いた光学マウントに取り付けた状態でもお届けできます。ご希望の場合は、ご注文前に当社までご相談ください。詳細については「偏光子の種類」タブをご覧ください。Graph」をご覧ください。最大パワーの仕様値は、順方向と逆方向を合計した最大パワーを示しています。そのため、順方向と逆方向で同時に入力される場合、両パワーの合計が最大パワーの仕様値を超えることはできません。阻止(blocking)される光線は偏光子の透過軸に垂直な偏光と一致し、透過(transmission)光線は偏光子の透過軸に平行な偏光と一致します。Adapters」よりご選定ください。このアイソレータ本体にはSM087RC(#8-32タップ穴付き)が取り付けられています。DetailsIO-2.5-1310-VLPの概略図M4ネジ規格の取付け用サドルもございます。詳細は当社までご連絡ください。(SM087RC/M)このアイソレータは、当社のFiberBench用に2本のスチール製位置決めピンが付いた光学マウントに取り付けた状態でもお届けできます。ご希望の場合は、ご注文前に当社までご相談ください。M4ネジ規格の取付け用サドルもございます。ご希望の場合は、事前に当社までご連絡ください。詳細については「偏光子の種類」タブをご覧ください。Graph」をご覧ください。最大パワーの仕様値は、順方向と逆方向を合計した最大パワーを示しています。そのため、順方向と逆方向で同時に入力される場合、両パワーの合計が最大パワーの仕様値を超えることはできません。阻止(blocking)される光線は偏光子の透過軸に垂直な偏光と一致し、透過(transmission)光線は偏光子の透過軸に平行な偏光と一致します。Adapters」よりご選定ください。このアイソレータ本体にはSM087RC(#8-32タップ穴付き)が取り付けられています。(SM087RC/M)このアイソレータは、当社のFiberBench用に2本のスチール製位置決めピンが付いた光学マウントに取り付けた状態でもお届けできます。ご希望の場合は、ご注文前に当社までご相談ください。詳細については「偏光子の種類」タブをご覧ください。Graph」をご覧ください。最大パワーの仕様値は、順方向と逆方向を合計した最大パワーを示しています。そのため、順方向と逆方向で同時に入力される場合、両パワーの合計が最大パワーの仕様値を超えることはできません。阻止(blocking)される光線は偏光子の透過軸に垂直な偏光と一致し、透過(transmission)光線は偏光子の透過軸に平行な偏光と一致します。Adapters」よりご選定ください。このアイソレータ本体にはSM087RC(#8-32タップ穴付き)が取り付けられています。(SM087RC/M)このアイソレータは、当社のFiberBench用に2本のスチール製位置決めピンが付いた光学マウントに取り付けた状態でもお届けできます。ご希望の場合は、ご注文前に当社までご相談ください。詳細については「偏光子の種類」タブをご覧ください。Graph」タブをご覧ください。最大パワーの仕様値は、順方向と逆方向を合計した最大パワーを示しています。そのため、順方向と逆方向で同時に入力される場合、両パワーの合計が最大パワーの仕様値を超えることはできません。阻止(blocking)される光線は偏光子の透過軸に垂直な偏光と一致し、透過(transmission)光線は偏光子の透過軸に平行な偏光と一致します。Adapters」よりご選定ください。このアイソレータ本体にはSM087RC(#8-32タップ穴付き)が取り付けられています。(SM1RC/M)SM1TCSM2A21入力開口はシリンダの黒色側、出力開口は金色側です。このアイソレータは、当社のFiberBench用に2本のスチール製位置決めピンが付いた光学マウントに取り付けた状態でもお届けできます。ご希望の場合は、ご注文前に当社までご相談ください。M4ネジ規格の取付け用サドルもございます。ご希望の場合は、事前に当社までご連絡ください。このアイソレータには、透過しない光用に出射ポートが2つ付いています。安全のため、適切なビームトラップを選択の上、正しく配置してください。詳細については「偏光子の種類」タブをご覧ください。Graph」をご参照ください。最大パワーの仕様値は、順方向と逆方向を合計した最大パワーを示しています。そのため、順方向と逆方向で同時に入力される場合、両パワーの合計が最大パワーの仕様値を超えることはできません。阻止(blocking)される光線は偏光子の透過軸に垂直な偏光と一致し、透過(transmission)光線は偏光子の透過軸に平行な偏光と一致します。Adapters」よりご選定ください。このアイソレータ本体にはSM087RC(#8-32タップ穴付き)が取り付けられています。このアイソレータ本体にはSM1RC(#8-32タップ穴付き)が取り付けられています。(SM087RC/M)このアイソレータは、当社のFiberBench用に2本のスチール製位置決めピンが付いた光学マウントに取り付けた状態でもお届けできます。ご希望の場合は、ご注文前に当社までご相談ください。詳細については「偏光子の種類」タブをご覧ください。Graph」をご覧ください。最大パワーの仕様値は、順方向と逆方向を合計した最大パワーを示しています。そのため、順方向と逆方向で同時に入力される場合、両パワーの合計が最大パワーの仕様値を超えることはできません。阻止(blocking)される光線は偏光子の透過軸に垂直な偏光と一致し、透過(transmission)光線は偏光子の透過軸に平行な偏光と一致します。Adapters」よりご選定ください。このアイソレータ本体にはSM087RC(#8-32タップ穴付き)が取り付けられています。(SM087RC/M)詳細については「偏光子の種類」タブをご覧ください。Graph」をご覧ください。最大パワーの仕様値は、順方向と逆方向を合計した最大パワーを示しています。そのため、順方向と逆方向で同時に入力される場合、両パワーの合計が最大パワーの仕様値を超えることはできません。阻止(blocking)される光線は偏光子の透過軸に垂直な偏光と一致し、透過(transmission)光線は偏光子の透過軸に平行な偏光と一致します。アダプタH1CはアイソレータのFiberBenchシステムへの取付け用として設計されています。アダプタSM1B2を使用するとSM1レンズチューブに取付けられます。mmポストに取付けられます。(SM087RC/M)詳細については「偏光子の種類」タブをご覧ください。Graph」をご覧ください。最大パワーの仕様値は、順方向と逆方向を合計した最大パワーを示しています。そのため、順方向と逆方向で同時に入力される場合、両パワーの合計が最大パワーの仕様値を超えることはできません。阻止(blocking)される光線は偏光子の透過軸に垂直な偏光と一致し、透過(transmission)光線は偏光子の透過軸に平行な偏光と一致します。アダプタH1CはアイソレータのFiberBenchシステムへの取付け用として設計されています。アダプタSM1B2を使用するとSM1レンズチューブに取付けられます。mmポストに取付けられます。(SM087RC/M)詳細については「偏光子の種類」タブをご覧ください。Graph」をご覧ください。最大パワーの仕様値は、順方向と逆方向を合計した最大パワーを示しています。そのため、順方向と逆方向で同時に入力される場合、両パワーの合計が最大パワーの仕様値を超えることはできません。阻止(blocking)される光線は偏光子の透過軸に垂直な偏光と一致し、透過(transmission)光線は偏光子の透過軸に平行な偏光と一致します。アダプタH1CはアイソレータのFiberBenchシステムへの取付け用として設計されています。アダプタSM1B2を使用するとSM1レンズチューブに取付けられます。mmポストに取付けられます。用に2本のスチール製位置決めピンが付いた光学マウントに取り付けた状態でもお届けできます。ご希望の場合は、ご注文前に当社までご相談ください。IO-4-2050-HPには、透過しない光用に出射ポートが2つ付いています。安全のため、適切なビームトラップを選択の上、正しく配置してください。詳細については「偏光子の種類」タブをご覧ください。Graph」をご参照ください。最大パワーの仕様値は、順方向と逆方向を合計した最大パワーを示しています。そのため、順方向と逆方向で同時に入力される場合、両パワーの合計が最大パワーの仕様値を超えることはできません。阻止(blocking)される光線は偏光子の透過軸に垂直な偏光と一致し、透過(transmission)光線は偏光子の透過軸に平行な偏光と一致します。Adapters」よりご選定ください。このアイソレータ本体にはSM087RC(#8-32タップ穴付き)が取り付けられています。このアイソレータ本体にはSM1RC(#8-32タップ穴付き)が取り付けられています。mmポスト、およびFiberBenchシステムに取り付けることができます。