環境にやさしいエネルギーを提案します。低歪率で安定した正弦波電圧を出力します。本装置は、多様な電源環境における電子機器の評価用として使用されるものです。標準在庫品もあります。←こちらをクリックしご確認下さい。操作部及び表示部をデジタル化。メモリ―機能を有し、電圧・周波数・レンジ設定を1組として3組の登録・呼び出しが可能。出力電圧が可変できます。0~140/280(単相)出力容量は250VA(CVFT1-250HA)から10KVAまであります。(力率0.85~1)単相出力と三相出力(三相四線式)のシリーズがあります。出力周波数(正弦波)が可変できます。10~99.9(0.1Hzステップ)/1000Hz(1Hzステップ)。※45Hz未満は出力制限があります。きれいな正弦波電圧を出力します。歪率0.5%以下(45.0~99.9Hz)商用電源から出力を絶縁します。±0.6%以内RS232Cのインターフェイス標準装備(GB-IBはオプション)出力周波数1kHz以上のカスタマイズも可能です。L(誘導性)、C(容量性)負荷が接続された場合、出力OFFでも電圧が発生する事がございますので、このような負荷を接続してご使用される場合には別途ご相談下さい。CVFT-Dシリーズは負荷力率と運転時間により、流せる電流に制限があります。連続運転の場合の負荷力率と出力電流率(定格電流に対して最大流せる電流の率)を下記に示します。力率85%以下では、電流を抑えて使用する必要がありますので、負荷の力率を確認ください。0~240V(線間電圧です。10.0Hz~99.9Hz(0.1Hzステップ)、100~1000Hz(1Hzステップ)※45Hz未満は出力制限があります。ラックマウントアダプタ取付可能です。ラックマウントアダプタ取付可能です。(オプション形名:CVFT3-D500用はOP4、CVFT3-D1000用はOP5)※出力電圧の240Vは線間電圧です。相電圧は138.6Vになります。お気軽に御相談下さい。