当社のドライエアサーキュレーターユニットPACU2は閉ループ系実験セットアップに、清浄度が非常に高く乾燥した空気を提供します。乾燥剤フィルタと粒子フィルタが直列に入っており、密閉された実験室内から汚染物質を迅速かつ確実に除去し、超高純度環境をもたらします。この実験室用の閉ループエアサーキュレータは、水分に非常に敏感な赤外(IR)域分光測定に適しています。共振器に対しても有用です。内蔵のSM1レンズチューブシステムに対応するパージコネクタCPPC/M(下写真参照)もご用意しております。CartExportForwardパージコネクタCPPC(/M)を使用して、ドライエアサーキュレータユニットPACU2を内蔵のSM1レンズチューブシステムに取り付けることができます。mm(1/4インチ)のプッシュ型接続継手に簡単に接続できます。ターンキー式空気ろ過システムにより、クリーンルーム並みの環境を数ヶ月に渡って点検なしでご利用いただけます。mm)をお勧めしています。チューブは別途追加購入も可能です。mからお選びいただけます。ドライエアーサーキュレーターユニットは3つの独立したステージで空気を浄化します。空気は、空気中の水分子を捕捉するための乾燥剤フィルタPACU2F1と4Aモレキュラーシーブを通過します。μm以上のサイズの微粒子を除去する焼結細孔エレメントフィルタPACU2F2を通過します。交換用のフィルタも別途ご購入いただけます。詳細は下記をご参照ください。マイクロダイアフラム式インラインポンプの流量は、前面パネルのつまみにより連続的に調節でき、3つのフィルタのうちの最初のフィルタの後にあるインライン流量計で計測されます。ユニット前面のロックハンドルを引くと、引き出しが開き、フィルタや内部コンポーネントにアクセスできます。引き出しを開けるとフィルタ筐体のビューイングウィンドウからフィルタPACU2F1およびPACU2F3の乾燥剤が見えるため、飽和しているかどうかを確認することができます。乾燥剤がピンクに変わることで、交換時期を示します。LCD画面(上の写真参照)には、各フィルタの動作時間の経過を表示するカウンタが2つあり、1つはフィルタPACU2F1、もう1つはフィルタPACU2F2およびPACU2F3の使用を計時します。フィルタPACU2F1の交換時には、カウンタをリセットしてください。フィルタPACU2F3を交換する場合は、フィルタPACU2F2も同時に交換し、カウンタをリセットすることをお勧めいたします。ユニットの最大流量が毎分3リットル未満(インレットとアウトレットが直接接続されている場合)で、フィルタPACU2F3が飽和していない場合は、フィルタPACU2F2だけが交換を必要とする状況もあり得ます。この場合、フィルタPACU2F3が飽和し、交換するときまでカウンタをリセットする必要はありません。乾燥剤フィルタの交換手順はサーキュレータのマニュアルをご覧ください。PACU2は、ユニット上での操作のほかに、前面パネルのUSBポートを介してPCに接続し、GUIまたはコマンドラインインターフェイスで制御することも可能です。GUI制御用のソフトウェアは「ソフトウェア」タブからダウンロードいただけます。コマンドラインインターフェイスの詳しい使用方法についてはマニュアルをご覧ください。H)の筐体に納められています。19インチラックキャビネット内でお使いいただけるラックマウント型のユニットもご提供可能です。ご希望の場合は当社までお問い合わせください。DRIERITE社の登録商標です。L/minは、吸引口と排出口が短絡(直接接続)している場合に発揮されます。L/minでユニットPACU2によってパージしました。33分(2000秒)後、相対湿度は湿度計で測定できないほど小さくなり、空気中の水分子はほぼ完全に除去されていることが分かります。Data上のグラフは、光スペクトラムアナライザOSA205Cに自由空間接続した広帯域ハロゲン光源の水の吸収スペクトルを示しています。青い線はドライエアーサーキュレーターユニット無しのスペクトル、赤い線はドライエアーサーキュレーターユニットをOSA205Cの共振器をパージするために使用したスペクトルを示しています。ドライエアサーキュレーターユニットPACU2を使用すると、OSA内部での水による吸収が低減されることが分かります。ドライエアサーキュレーターユニットPACU2用ソフトウェアWindows®ベースのソフトウェアパッケージに含まれるGUIにより、ユニットPACU2をPCでリモート操作することが可能です。GUI制御により、インレットおよびアウトレットの相対湿度、個々のフィルタの使用時間、ポンプ出力などのすべての前面パネル上の機能が使用できます。ソフトウェアについての詳細はマニュアル内でご覧いただけます。2.0SP1はKB3020369およびKB3125574によりアップデート済みソフトウェアバージョン1.0.0下のボタンをクリックしてPACU2ソフトウェアのページをご覧ください。EnlargeユニットPACU2の引き出しを開けて、フィルタのチェックや交換を行えます。μm粒子フィルタ、13Xモレキュラーシーブが付属します。ピュアでクリーンな環境が必要な用途に適しています。19インチラックに取り付け可能なタイプもございます。ご希望の場合は当社までお問い合わせください。mの低ガス放出チューブが付属(追加のチューブも下記にて別途ご購入いただけます)ドライエアーサーキュレーターユニットPACU2は、閉ループ型の空気ろ過装置で、複数のフィルタによって空気内の湿気と粒子を除去します。光共振器内の空気をフィルタリングしたり非常にクリーンでドライな空気を循環させるのに適しています。μmインライン粒子フィルタ、ならびに乾燥剤フィルタ付き13Xモレキュラーシーブの3枚です。ユニット前面のロックハンドルを引き上げると、引き出しが開き、フィルタや内部コンポーネントにアクセスできます。引き出しを開けるとフィルタ筐体のビューイングウィンドウからフィルタPACU2F1およびPACU2F3の乾燥剤が見えるため、飽和しているかどうかを確認することができます。乾燥剤がピンクに変わることで、フィルタの交換時期を示します。フィルタが飽和状態になると、空気流量が減少します(流量計で表示)。交換用フィルタは下記にて別途販売しております。マニュアルの再生手順に従って乾燥剤を再生することもできます。μmを超える微粒子に対応PACU2F3:乾燥剤および13XモレキュラーシーブフィルタPACU2F1、PACU2F2、PACU2F3は、ドライエアサーキュレーターユニットシステムPACU2用の交換用フィルタです。Åモレキュラーシーブで構成されています。μm以上のサイズの微粒子を95%以上の効率で除去します。フィルタが飽和状態になると、空気流量が減少します(流量計で表示)。フィルタPACU2F1およびPACU2F3の乾燥剤は、水分で飽和すると青色からピンク色に変化します。フィルタの飽和状態はPACU2ユニットの引き出しを開けて、フィルタ筐体のビューイングウィンドウからチェックできます。乾燥剤とモレキュラーシーブは加熱することで再生可能です。乾燥剤フィルタの交換や再生方法については、PACU2ユニットのマニュアルをご覧ください。mをご用意この低ガス放出チューブは、空気または不活性ガス(N2)をドライエアサーキュレーターユニットに供給し循環させるために必要な部品です。このチューブは、摩耗や一般的な化学薬品への耐性があるため、高純度の維持が重要な用途にお使いいただけます。m(型番PACU2T8)をご用意しています。PACU2システムにはチューブPACU2T4が付属します。注:PACU2システムには低ガス放出チューブまたは高剛性チューブのみご使用いただけます。それ以外のチューブ(ホースHPU6など)には対応しておりませんのでご注意ください。μmインライン型粒子フィルタならびに13Xモレキュラーシーブが付属ドライエアサーキュレーターユニットPACU(旧製品)用の交換フィルタフィルタPACU-FTR1は、旧製品であるドライエアサーキュレーターユニットシステムPACU用の空気ならびにガス乾燥用乾燥剤フィルタの交換品です。水分飽和状態になるとフィルタの色は青からピンクに変わります。右の写真の通り、ユニットを分解しなくてもユニット上面の通風口から乾燥剤の飽和状態を確認することができます。乾燥剤フィルタは数か月で交換が必要になる場合もございます。交換方法についてはPACUユニット(旧製品)のマニュアルをご覧ください。PACU-FTR2ならびにPACU-FTR3は、ドライエアサーキュレーターユニットPACU(旧製品)用の交換フィルターセットです。μmインライン型粒子フィルタです。2つ目は揮発性有機化合物を捕える13Xモレキュラーシーブです。フィルタが飽和状態になると、空気流量が減少します(流量計で表示)。交換の際には両方のフィルタを一緒に交換する必要があります。交換方法についてはPACUのマニュアルをご覧ください。13Xモレキュラーシーブは2種類あります。フィルタを交換する際は、同じ形式のモレキュラーシーブが入ったセットを使用する必要があります。2015年9月1日よりも前にご購入のPACUシステムにはPACU-FTR2をご購入ください。2015年9月1日以降にご購入のPACUシステムにはPACU-FTR3をご購入ください。