片方をDUTとして使用しました。大きな消光比を有する適切な参照用偏光子が利用できない場合は、他の偏光子と組み合わせてセットとして使用することもできます。透過軸同士が互いに完全に平行になるように偏光子を揃えます。試験対象の光学コンポーネント(DUT)の消光比は、レーザ光または直線偏光光源を使用して測定できますが、多くの場合、光源とDUTの間に直線偏光子を挿入する必要があります。あるケースですが、光源からの出力光の消光比がDUTの消光比よりも大幅に高くない場合には、直線偏光子が必要になります。DUTの消光比を正確に測定するには、入射光の消光比がDUTの消光比よりも非常に大きいことが必要です。1つまたは複数の直線偏光子を光源とDUTの間に挿入すると、DUTに入射する光の消光比を大きくすることができます。試験対象の光学素子(DUT)の消光比は、2つの光パワーの測定値から推定できます。測定するときは、DUTの透過軸が入射光の偏光方向に対して平行(上図では鉛直方向)になっている必要があります。測定するときは、DUTの透過軸が入射光の偏光方向に対して垂直(上図では水平方向)になっている必要があります。DUTへの入射光の消光比がDUTの消光比よりも非常に高い場合、より正確な推定値を得られます。光の消光比を向上させるために、光源とDUTの間に1つまたは複数の直線偏光子を挿入することが必要な場合があります。直線偏光と記載されているレーザからの光でも、消光比が低すぎて必要な精度が得られないことが多いためです。)との差は、DUTに入射する光の消光比に大きく依存します。)の積で与えられます。モデルによる値(青い曲線)と実験データ(三角と丸)も示されています。1に対応し、三角形で示されています。光源とDUTの間に直線偏光子を設置して得られた測定値は丸で示されています。これらのデータから、直線偏光子を設置しなかったときには、DUTの消光比の推定値は実際の値よりも非常に小さくなっていることがわかります。DUTの消光比の推定この方法で推定するのは、光の消光比ではなくDUTの消光比の絶対値であることにご注意ください。DUTの消光比を正確に推定するには、DUTよりも消光比が非常に高い直線偏光の入射光と光パワーセンサが必要です。直線偏光の光源からの出射光が適切な消光比を有する場合もありますが(次のセクションを参照)、一般には光源とDUTの間に1つまたは複数の直線偏光子を挿入する必要があります(図1)。DUTの消光比を推定するためには、2つの光パワーを測定する必要があります。)を測定するには、DUTの透過軸を入射光の偏光方向に対して平行にする必要があります。)を測定する場合は、DUTの透過軸を入射光の偏光方向に対して垂直にする必要があります。これら2つのDUTの透過軸方向は、図10では光源の偏光方向を鉛直方向であると仮定して金色の点線で示しています。この推定値と実際の値が大きく異なる場合がありますが、その差はDUTに入射する光の消光比に強く依存します。桁違いに大きい場合に得られます。このことは次の2つのセクションで議論します。値に多大な悪影響を与える可能性があります。いくつかのガイドラインに従うことで、低パワー光の測定精度を向上させることができます。DUTの消光比を測定するのに非偏光の光源を使用することも可能です。非常に小さい値に制限される場合があります。50%程度になります。一般に、ほとんどのレーザからの出射光の消光比は非常に低いため、直線偏光子のような偏光特性の高いDUTの消光比を測定するのには適していません。そのような場合には、DUTの前に直線偏光子を挿入することにより(図10参照)、入射光の消光比を向上させることができます。同じ原理で、その位置に直線偏光子を追加すると、消光比がさらに向上します。高い消光比を得るには、この2つの偏光子の透過軸が正確に平行になるようにアライメントする必要があります。値は、使用する光源の消光比や、光源とDUTの間に挿入する直線偏光子の有無などに応じてモデル化することができます。)は、で与えられ、その値は図2に青い曲線で示しています。