環境にやさしいエネルギーを提案します。検出値を扱う際に、演算IC(RC4200[フェアチャイルド])を用いてRMS-DC変換していましたが、上記演算ICの生産中止に伴いLTC1966[リニアテクノロジー]を購入し評価を実施したので紹介します。交流電圧・電流を扱う際は、実効値変換をよく用います。安価で正確な実効値-直流変換回路を紹介します。交流電圧を、全波整流回路を通して脈流にします。(2)演算IC(NJM4200[JRC]又はRC4200[フェアチャイルド])を用いて、RMS-DC変換をします。(3)扱う周波数によりオペアンプを選択してください。20Hz~10kHzにて、±0.2%の確度で動作可能です。1.LTC1966の特徴(1)最大1Vpeakの差動入力範囲。(2)最大±5.5Vの両電源が必要。~5.5Vの単一電源でも可)(3)RC4200と異なり、全波整流してから入力する必要がない。(4)真のRMSでAC+DC測定も可能。(5)50Hz~1kHzで0.25%の確度。(6)レール・トゥ・レール同相電圧範囲(7)演算IC周りの部品点数が少ない。(出力コンデンサのみ)(8)0V付近(0~50mV)は直線性が悪いので、細かい計測分解能を求められる時(0V付近)は、ゲイン調整、オフセットが必要。出力コンデンサによるリップル電圧と応答時間の確認1入力周波数はリプル電圧に影響が出てくる。(低周波だとリプル電圧が大きい)立ち上がり時間に影響はない。2コンデンサ容量を下げることにより、立ち上がり時間は速く、リプル電圧が大きくなる傾向がある。3応答性を優先したい場合はコンデンサ容量を下げフィルタ回路を設けてリプル除去する必要がある。11LTC入力波形:AC10Vrms-60Hz2LTC出力波形:0.31Vdc(リプル:120mVp-p)3反転フィルタ後出力波形:4.2Vdcお気軽に御相談下さい。