Detailsガルバノ-ガルバノスキャナーヘッドの内部詳細図スキャナーヘッドと組み合わせて使用する走査レンズの焦点位置は、XとYのミラーの中間点に合わせてください。ミラー間の距離は緑色の線で示されています。mmケージシステム取付け用の4つの#4-40タップ穴があります。当社のガルバノ-ガルバノスキャナLSKGG4/Mには2枚のガルバノ走査ミラーが付いており、入射ビームをX-Y方向に偏向させます。IIIシリーズならびにCerna®がベースの共焦点システムに使用されているガルバノ-ガルバノスキャナと同一製品です。各ミラーの機械的走査範囲は±7.5°で、これは±15.0°の光学走査範囲に対応します。レンズSL50xxの回折限界の全視野(FN20)を観察することができます。Instruments(NI)社の68ピンコネクタが付いているため、NI社のカードまたはブレークアウトボックス(いずれも付属しません)を使用してスキャナを直接制御したりモニタしたりできます。DC、正弦波、または鋸波の駆動信号を2つのBNCコネクタから供給しても、ビームをステアリングすることができます。その他の2つのBNCコネクタからは、ミラー位置(X、Y)のモニタ信号が出力されます。このスキャナはVidrio社のソフトウェアScanImageにも対応しています。各走査ミラーは、可視および近赤外域において高い反射率を有する保護膜付き銀コーティングが施されています。詳細については、「仕様」タブをご参照ください。金属製のコーティングであるため、ミラーの機械的走査の全範囲±7.5°に渡り、その性能の変化は大変小さく抑えられています。DetailsLSKGG4/MはDIYレーザ走査顕微鏡セットアップにも組み込みが可能です。mm内孔が付いています。mmケージシステム取付け用に4つの#4-40タップ穴が付いています。走査レンズは、入射瞳が2つのガルバノミラーの中心に来るように設置してください。使用して正しい位置に配置することができます。SM30内ネジ&SM1外ネジ付きアダプタSM1A70も用いることで、走査レンズSL50-CLS2、SL50-2P2、またはSL50-3Pをスキャナの出射ポートから正しい距離に配置することができます。mm(Ø1インチ)ポストに直接取り付けられます。底部にはM6タップ穴が4つ付いています。反射率はロットごとに異なる場合がございますのでご注意ください。左の表に示しているのは、推奨波長範囲における平均反射率の最小値を含んだ値です。Detailsガルバノ-ガルバノスキャナーヘッドの内部詳細図スキャナーヘッドと組み合わせて使用する走査レンズの焦点位置は、XとYのミラーの中間点に合わせてください。ミラー間の距離は緑色の線で示されています。mmケージシステム取付け用の4つの#4-40タップ穴があります。Enlargeコントローラ前面にはスキャナーヘッド接続ケーブルDB25用のコネクタ、ならびに位置制御および読出し用のBNCコネクタとNI社製68ピンコネクタが付いています。Enlargeコントローラ背面にはスキャナーヘッドのガルバノスキャナを制御するためのUSBポートのほか、ヒューズホルダ、電源スイッチ、接地用ピンコネクタをが付いています。表中のインピーダンスは、このコネクタにNI社製以外のDAQカードやファンクションジェネレータを接続する場合のために記載しています。NI社製のケーブルで直接NI社製カードに接続する場合には考慮する必要はありません。EnlargeLSKGG4(/M)ガルバノ-ガルバノスキャナには以下の製品が含まれます。スキャナーヘッド用制御ケーブルDB-25AC電源コード(日本国内用)ガルバノ-ガルバノスキャナは様々な入力信号を用いてステアリングできるため、BNCケーブルもNI社製68ピンケーブルも付属しません。