Haematologyの品質管理は、合計45のパラメータを組み合わせ、一般的に検査される全血液プロファイルを1回の管理で完全にカバーします。5パートディファレンシャル・テクノロジーを搭載したシスメックスの血液学分析装置に真の第三者ソリューションを提供することで、分析性能の公平で独立した評価が保証されます。RIQAS糖化ヘモグロビン(HbA1c)EQAプログラムは、HbA1cおよび総ヘモグロビン測定法の性能をモニターするために設計されている。17043の認定を受けています。RIQAS.Netを通じてオンラインで結果を提出し、レポートを閲覧する。希釈した試薬は、密栓した暗所保存の場合、+15°C~+25°Cで少なくとも6ヶ月間安定である。本法は21g/dlまで直線的である。ヘモグロビン測定は全血球計算の一部で、医師が正常値を上回ったり下回ったりすることに関連した病気を疑ったときに依頼されます。試薬の品質は生化学分析において不可欠な要素です。そのため、バリオ・ダイアグノスティックスは、専門的で質の高いパートナーからあらゆるパラメーターを選択しています。ヘモグロビンを測定できるようにすることを目的としています。OnlyOneは、白血球の亜集団分化を促進します。体外診断用で、医療従事者用です。スルホヘモグロビンを除くすべての形態のヘモグロビンの鉄(II)は、メトヘモグロビンの鉄(III)に酸化され、この鉄(III)はイオン化したシアン化物(CN-)と反応して、540nmに吸収を示す安定な誘導体であるシアン・メトヘモグロビンを形成する。生成する色の強度は、試料中の全ヘモグロビン濃度に比例する。抗ヒトヘモグロビンでコーティングされたラテックス粒子は、ヒトヘモグロビンを含む糞便サンプルと反応すると凝集する。ラテックス粒子の凝集はサンプル中のヘモグロビン濃度に比例し、比濁法により測定することができる。HbA1c分析装置と組み合わせて使用する場合、体外診断用としてヒト全血中のヘモグロビンA1c(HbA1c)を定量的に測定することを目的としています。ヒト全血中のヘモグロビンA1c(HbA1c)を定量的に測定するための体外診断用です。高速液体クロマトグラフィー(HPLC)が適用されます。電荷の違いに基づき、陽イオン交換カラムと3種類のカラムを用いて、HbF、HbA1c、総HbA1を分離します。陽イオン交換カラムと塩濃度の異なる3種類の溶出バッファーを使用します。HbA1cピークの総面積に対する割合をHbA1cピーク面積として算出する。総面積に対するHbA1cピークの割合をHbA1c濃度(%)として算出する。TCマトリックス分析装置による血清または血漿中の総ビリルビン濃度の定量分析用。ヘモグロビンはこの方法を妨害する可能性がある。グリコヘモグロビン試薬は、血液中のグリコヘモグロビンの測定に使用される。高脂血症の検体では結果が上昇することがある。存在する場合はグリコヘモグロビン値と同様の樹脂結合特性を有する。グリコシル化HbSおよびHbCはHbA1よりも強固に結合し、低い値を示します。不正確な結果を示すことがあります。ヘモグロビンA1c(HbA1c)は、ヒト血液中のヘモグロビンA1c(HbA1c)を定量的に測定するために使用されます。HbA1cの測定は、糖尿病における血糖コントロールの評価のために最も一般的に行われます。体外診断用としてのみ使用できます。試薬の変質:試薬の物理的外観の変化、またはコントロール試薬の値が製造業者の許容範囲外であることは、試薬が不安定であることを示す可能性がある。不安定性の兆候である可能性があります。AlainとRoeschlauは、血清中の総コレステロールを測定するために、コレステロールエステラーゼとオキシダーゼを単一の試薬で使用し始めた。Trinderのペルオキシダーゼ/フェノール/4-アミノアチピリンの呈色系はしばらくの間うまく使われてきた。このシステムの唯一の欠点はフェノールの腐食性であった。本発明の方法では、フェノールのような性能を持ちながら腐食性のないフェノール代替物を利用する。生成する赤色の強度は、500nmで読み取った場合、サンプル中の総コレステロールに正比例する。1.本試薬は体外診断用です。2.試薬はアジ化ナトリウムを含む。摂取しないでください。試薬はすぐに使用できる状態で供給される。1.試薬が濁っている。2.作業試薬が指定された性能パラメータを満たしていない。ヘモグロビン:200mg/dLまでのヘモグロビンには有意な干渉(10%)は認められなかった。最初の反応では、クレアチナーゼとサルコシンオキシダーゼを用いて内因性クレアチンを酵素的に加水分解して過酸化水素を生成し、それをカタラーゼで除去する。第二の反応では、カタラーゼをアジ化ナトリウムで阻害し、クレアチナーゼと4-アミノアントピリン(4-AAP)を加え、クレアチニナーゼによってクレアチニンから生成したクレアチンだけを、クレアチナーゼとサルコシンオキシダーゼによって順次加水分解し、過酸化水素を生成させた。この新たに生成した過酸化水素を、N-エチル-n-スルホプロピル-m-トルイジン(TOPS)/4-AAPを発色剤とするペルオキシダーゼ触媒の連関反応で測定した。試薬は2バイアル、すぐに使用できる液状で供給される。本法は、胆汁酸で乳化した特異的発色リパーゼ基質1,2-O-ジラウリル-rac-グリセロ-3-グルタル酸-(6-メチルレゾルフィン)エステルの切断に基づく。膵酵素活性は、このアッセイで使用される胆汁酸とコリパーゼの組み合わせによって特異的に決定される。コリパーゼ非存在下ではリパーゼ活性はほとんど検出されない。コリパーゼは膵リパーゼのみを活性化するが、血清中に見出される他の脂肪分解酵素は活性化しない。コリパーゼは血清中の膵リパーゼを活性化するが、血清中の他の脂肪分解酵素は活性化しない。この試薬セットはEasy-Kホルダーなしで使用でき、別途購入できます。Easy-Kサポートを使用し、クライハウアーテストによる胎児赤血球の研究と定量が可能です。1箱で最大30ブレードの検査が可能です。制御」は、胎児の出血検索の枠内でKleihauerのテストによって、研究中の結果の品質管理の確立と胎児の赤血球の定量化を可能にする生物学的サンプルです。K-Control」は、成人赤血球および臍帯血に由来するヘモグロビンFを含む胎児血球を含む球状懸濁液から作られた塗抹標本で覆われた5つのスライドからなる。これらのスライドは、室温に冷却した後に染色する準備ができています。キットには、電気泳動分析に必要なものがすべて含まれています。血清タンパク、免疫固定法、アルカリ性ヘモグロビン、リポタンパクの分析が可能です。Useタイプの両方があります。セルスタートプロジェクトは、PET(ポリエチレンテレフタレートポリエチレン)支持膜および非支持膜の酢酸セルロース膜の製造において確固たる伝統を持っています。この膜は、自動および手動システムの両方で、あらゆるタイプの診断アプリケーションに使用できます。電気泳動は、専用フォーマットの酢酸セルロース支持体上でアルカリ性pHで行われ、ヘモグロビンの変異体を分離することができます。この検査で得られる情報は、ヘモグロビン異常症の研究にとって重要です。LAL法によるタンパク質1μgあたり0.01EU未満。おけるヘモグロビン発現誘導能で測定。Enzymol.198:340.この効果のED50は0.200-1.20ng/mLである。Pharmaceuticalsで自社試薬を製造している。好酸球を区別するために必要な特異的溶解試薬は、5パーツディフ・アナライザーパックに含まれています。すべての試薬は、お客様のニーズに合わせてパッケージングすることができます。多糖類、ヘム/ヘモグロビン、フミン酸、メラニンなどの一般的な阻害因子を克服します。高速または標準的なqPCRサイクリング条件を使用できます。貴重なサンプルからの信頼性の高いデータを常に得ることができます。最大4つのターゲットに対して高感度な検出をサポートします。本製品は病気の診断、予防、治療を目的としたものではありません。モジュールは、2本目の鎖合成時にグロビンmRNAの伸長を阻害し、グロビンmRNAからのライブラリフラグメントの発生を防止するモジュールです。No.016)のみに対応しており、血液RNAサンプルからライブラリーを調製することを目的としている。FC-120(クローズドシステム)用の特殊検査カード付き化学試薬。本製品は、血球分析装置の検出プロセスにおける反応システムの洗浄液であり、検査対象の血球、ヘモグロビンなどの体外検出を容易にします。医療機器とは、人体内で単独または組み合わせて使用される器具、装置、材料またはその他の物品をいい、必要なソフトウェアを含む。代謝学的手段によって得られるものではないが、これらの手段が関与し、補助的役割を果たす可能性がある。vitro定量を目的としています。USDA承認国から供給されるこの血清は、最高レベルの規制遵守とトレーサビリティを保証します。幅広い細胞培養アプリケーションに最適な当社のFBSは、真核細胞の成長、維持、増殖をサポートし、細胞培養の最適なパフォーマンスに必要な必須栄養素と成長因子を提供します。すべてのFBSのバッチは、エンドトキシンとマイコプラズマ、特定のウイルス(BVDを含む)、ヘモグロビンと総タンパク質のレベル、および細胞培養における有効性について厳しく検査されています。FBSは、豊富で安定した成長因子組成と低レベルの抗体を提供する。繊細な用途に特に有利です。オープンシステムかクローズシステムかは、お客様次第です。プロカンでは、お客様が決定したバーコードやRFIDでシステムをクローズすることができます。全血検体を分析装置に吸引し、シアバルブで4分割します。そのうちの2つはダイアトーン5Dで希釈される。5D)が添加されます。一方の希釈液はインピーダンスパーティクルアナライザーに導入され、赤血球数(RBC)および血小板数(PLT)が測定されます。手順と原理に関する追加情報については、各装置のオペレーターズマニュアルを参照してください。°CプロティナーゼKは脂肪性の、芳香または疎水性アミノ酸のカルボキシル基の側面でペプチド結合を裂くendolyticプロテアーゼである。プロティナーゼKはセリーンのプロテアーゼとして分類される。この酵素が加水分解される最も小さいペプチッドはtetrapeptideである。製品検索結果の適当さを改善するため。詳細をお書きください:サ-ビス改善のご協力お願いします:残り送信するご回答頂きありがとうございました。オンラインで資料とPDFカタログを見る*価格には税、配送費、関税また設置・作動のオプションに関する全ての追加費用は含まれておりません。表示価格は、国、原材料のレート、為替相場により変動することがあります。-{{>countriesTemplate}}比較する商品比較を空にする10品まで比較できます。