DH-HITEMP8A350197-63B6-4AE9-A506-E97B9573E47Aスケッチツールで作成。GHz差動プローブは、広帯域、広い入力範囲、大きなオフセット機能の組み合わせを提供し、シリアルデータインタフェースのデバッグからDDRメモリシステムの検証まで、あらゆる高速プロービングニーズに対応できます。DHシリーズプローブは優れた負荷特性を提供し、プローブごとに周波数応答が微調整された上で校正されています。超低負荷とフラットな周波数応答により、正確な測定が保証されます。Vpp入力レンジを持つチップ、または高感度かつ超低ノイズ特性を持つチップのいずれかを選択できます。GHzブラウザチップも使用できます。ミックスド・シグナルプローブチップを接続するためのQuickLinkアダプタも利用できます。ソルダイン、広い温度範囲、およびQuickLinkチップは、すべてのDHシリーズプローブと互換性があり、実験室で究極の柔軟性を実現するために、シリーズ内の任意のプローブ間で使いまわすことができます。各チップには、個別の識別および校正データが含まれており、正確な信号忠実度と優れた使いやすさを提供します。信号への接続を容易にするために非常に小さく、9インチのリード長により困難なプロービングポイントへのアクセスがしやすくなっています。標準のDH-SIチップの入力範囲は3.5Vppで、DDRメモリやその他の汎用高速シリアル信号アプリケーションに最適です。Vppで、優れたノイズ性能を備え、低ノイズが重要な小信号の場合に最適です。広温度範囲チップ(DH-HITEMP)デバイスを恒温槽にいれてテストする必要がある場合、DH-HITEMPチップを使用すると、はんだ付けされたプローブチップをプローブアンプから最大1メートル離すことができます。125°Cの動作温度範囲を有しているので、さまざまな高速デバイスの環境試験に最適です。ポジショナ(ブラウザ)チップ(DH-PT)多くのテストポイントへ迅速に接続を切り替える必要がある場合にはDH-PTブラウザチップが最適です。便利な手持ちできる形状で16GHzの帯域幅を有しています。付属のフリーハンドプローブホルダーを使用すれば、ハンズフリーで簡単にブラウジングできます。PHYテクノロジにより、テレダイン・レクロイ製オシロスコープで観測されている波形とプロトコルアナライザトレースとを同じ画面に表示できます。これらの波形は、アナログ波形情報とプロトコル情報とを完全な時間相関を持たせて表示されています。CrossSyncPHY対応のインタポーザは、特別なDH-CSPHYプローブチップを使用して、DHシリーズプローブを高速信号ラインに直接接続することができます。QuickLinkアダプタ(DH-QL)DH-QLアダプタは、QuickLinkソルダインプローブチップを任意のDHシリーズプローブを使えるようにします。組み込みシステムの検証とデバッグを行う場合には、これらのチップは、DHシリーズプローブを使用したアナログプロービングとHDA125高速デジタルアナライザを使用したデジタル信号捕捉の両方に使用できます。GHzの帯域幅とフラットで適切に制御された周波数応答を提供します。GHz帯域幅をサポートします。HDA125をオシロスコープに接続すると、DDRコマンドバス信号およびその他の高速デジタルバス信号とアナログ信号とを時間相関を持たせて同時に捕捉して解析する機能を提供します。ウォルター・レクロイを偲んで*本サイトはAIを活用して翻訳しています。ご不明の点はお問合せください。