文字以上を入力して検索を開始してください。おいて、センサの選定は最も重要な決定事項の1つです。産業アプリケーションでは、一般的に熱電対(TC)と測温抵抗体(RTD)が使用されます。プロセス産業における数十年間の実績を持つ測温抵抗体は、温度が上昇すると金属センサの電気抵抗が増加するという原理に基づいて動作します。この抵抗変化を測定し、温度測定値に変換します。搭載した温度センサEndress+Hauserの製品ファインダを使用して、お客様に最適な計測機器、ソフトウェア、システムコンポーネントを製品特性から検索できます。Applicatorではアプリケーションパラメータから個別の機器選定ができます。測温抵抗体とは?測温抵抗体のタイプ測温抵抗体センサは、一般的に、白金、ニッケル、銅などの高純度金属製の導線です。これは、導線がセラミック体に配置された薄膜抵抗素子として、またはガラス/セラミックボビンに巻きつけられたらせん構造の巻線抵抗素子として使用できます。使用されている測温抵抗体は、白金Pt100センサです(業界標準)。Ωであることを示します。Coefficient」(正温度係数)の略語で、温度が上昇すると抵抗が増加することを意味します。Pt100測温抵抗体は、センサと構成に応じて、-200°C(-328°F)~+850°C(+1562°F)の温度範囲の測定に適合します。測温抵抗体センサは、理想的な線形の温度-抵抗曲線に従わずに、温度の上昇に伴い直線性が低下してしまうことに注意してください。温度伝送器を使用することで、このような非線形を補正できます。TrustSensといった特許取得済みの革新的なセンサ技術を開発しました。60751精度クラスAに適合します。熱電対と測温抵抗体のどちらを選択するかについては、複数の要素が関連しますが、そのすべてがアプリケーション固有の要件に応じて異なります。精度:一般的に、測温抵抗体は熱電対よりも精度が高く、特に低い温度範囲においては高精度です。温度範囲:熱電対は高温測定に適しており、測温抵抗体は通常、低温測定に使用されます。)への耐性に優れています。コスト:一般的に、熱電対は測温抵抗体温度センサよりも低コストです。信頼性:熱電対は、測温抵抗体よりも電磁干渉の影響を受けやすくなっています。材質の選択:測温抵抗体温度センサと比較して、熱電対は特定の温度範囲に対応するオプションの数が限られています。QuickSens高精度測定と正確なプロセス制御を実現する極めて短い応答時間の温度センサ。StrongSens高精度測定と正確なプロセス制御が実現する堅牢な温度センサ。使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。使用に同意したことになります。