2mL・一定の体積の液体を量りとるために用いられます。・ストレートな管に目盛が複数表示されています。・同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。・目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。・目盛は20°Cの水を測定したときの体積を表しています。・JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。・当社ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。・当社のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX®を採用しています。●メスピペットの使用方法1.メスピペットの先端を液体の入った容器の底に浸け、標線より上まで口で吸い上げる。(液が少ないと空気と一緒に口に吸い込んでしまうので注意。有害な液体の場合は安全ピペッター等を使う。)2.素早くピペットの吸引口を人差し指で塞ぐ。(液が標線より上で止まるように)3.押さえた人差し指を緩めて液をゆっくり落下させ、メニスカスを標線に合わせる。4.容器の内壁に先端をつけ、指を離し、液を排出する。(吹き出さずに自然流下させる)5.最後に残った液は、吸引口を人差し指で押さえピペット先端を受器にあてながら、ピペットの膨らんだ部分を握って内部の空気を温めて押し出す。容器の液体は、吸い上げる量以上の十分な量があること。少ないと空気を巻き込み、口に吸い込んでしまい危険です。R3505クラスAの「体積の許容誤差」より高精度で製作しています。)は参考寸法ですので、目安としてご利用ください。※品目コード末尾にA記号のついたものは包装単位です。入数にご注意ください。※上部外径は、メスピペット“カスタムA”と同じです。沪ICP备14053477号-19。