電波暗室用シールドカメラ※横スクロールしてご覧ください。ご要望の仕様をご指示下さい。筐体がオールアルミ切削・メッキ仕上げです。電池内蔵オプションがあります。外付けマイクオプションがあります。水平回転にエンドレスオプションがあります。業界初のカメラ・電動雲台一体型です。筐体がステンレス・一部アルミ切削メッキ仕上げ。カメラにサーモグラフィーオプションがあります。外付けマイクオプションがあります。78シリーズにバッテリーオプションを加えるとバッテリーはカメラに内蔵されます。電源はバッテリー駆動とAC電源の切り替えができます。カメラ本体と電池ケースが分離してないので移動が簡単です。電池を接続するコードがケース外部に無いので外来ノイズの侵入や放射がありません。約1日の計測作業が可能な長時間駆動。バッテリー切れの時も交換が簡単です。57シリーズにバッテリーオプションを加えると電池内蔵型カメラとなります。カメラと電池ケースが分離してないので移動が簡単です。電池を接続するコードがケース外部に無いので外来ノイズの侵入や放射がありません。電源はバッテリー駆動とAC電源の切り替えができます。約1日の計測作業が可能な長時間駆動。バッテリー切れの時も交換が簡単です。暗室用カメラが4Mオプションを加えることで約539万画素となります。暗室用カメラが4Mオプションを加えることで約539万画素となります。78シリーズにエンドレスオプションを加えると水平旋回がストッパーが無いエンドレス回転します。78シリーズのみのオプションです。回転テーブル真上に設置しても測定物にカメラが追従しやすい。暗室用カメラが8Mオプションを加えることで約841万画素となります。サーモグラフオプションを加えることで571シリーズがサーモグラフィーIPカメラとなります。EMC測定検査室対応品です。■指向性アンテナを使用した強電界強度EMC試験の際のDUTまたは吸収体の過負荷による発火・異常高温を早期に発見できます。温度監視システム(アラーム出力・自動記録など)/解析用PCアプリが付属しています。詳しくは展示会パンフレットをダウンロードしてご覧ください。すべてのモジュールや電子パーツがシールドケースの内部に収納されているためEMC特性が良い。一つのケースの中でカメラが旋回する機構を持っているため車載時など狭い場所に設置しても周りと干渉しにくい。すべてのモジュールや電子パーツがシールドケースの内部に収納されているためEMC特性が良い。一つのケースの中でカメラが旋回する機構を持っているため車載時など狭い場所に設置しても周りと干渉しにくい。既存のアナログカメラ設備にそのまま追加できます。331シリーズにバッテリーオプションを加えるとバッテリー内蔵カメラとなります。バッテリー駆動とAC電源の切り替えができます。電池切れの際も交換が簡単です。カメラ本体と電池ケースが分離してないので移動も簡単です。電池を接続するコードがケース外部に無いので外来ノイズの侵入や放射がありません。バッテリー切れの時も交換が簡単です。使用環境やバッテリー容量などで変動します。321シリーズにバッテリーオプションを加えるとバッテリー内臓カメラとなります。既存のアナログカメラ設備にそのまま追加できます。バッテリー駆動とAC電源の切り替えができます。電池切れの際も交換が簡単です。カメラ本体と電池ケースが分離してないので移動も簡単です。電池を接続するコードがケース外部に無いので外来ノイズの侵入や放射がありません。バッテリー切れの時も交換が簡単です。使用環境やバッテリー容量などで変動します。シールドルームや小型対策室向のような小さな部屋でも一つのケースの中でカメラが旋回する機構を持っているため、壁や他障害物に干渉しにくく、省スペースで設置できる。すべてのモジュールや電子パーツがシールドケースの内部に収納されているためEMC特性が良い。電源コード不要のワンケーブルカメラ。照明用LEDを内蔵でき、周辺が暗くなると自動点灯します。電源コード不要のワンケーブルカメラ。既存のアナログカメラ設備にそのまま追加できます。照明用LEDを内蔵でき、周辺が暗くなると自動点灯します。お客様のご要望に合わせたセミオーダーカメラです。右記の【28シリーズ参考仕様】から各仕様を組み合わせてご選択ください。ご要望は仕様参考例をご参考にご提示ください。※下記記事は【28シリーズ参考仕様】を具体例に組み合わせた商品です。電波暗室用シールドカメラの設計致します。中川電機製作所は販売店ではなくメーカーです。貴社に替わり各種カメラ・マイク・他機器の設計から製品開発まで請け負います。多種多様な仕様のカメラも数多く販売、700例以上の案件実績がございます。弊社ホームページに記載のない仕様についてもご相談ください。※1:A-HD(アナログHDカメラ)はHD-AHD、HD-TVI、HD-CVIを含む。※2:CVBSはNTSC、PALを含む。マイクはバッテリーを内蔵。接続ケーブルは光ファイバー1本のみ電源コードは不要です。設置状態を変えずに内蔵バッテリーは簡単に交換ができます。EMC向けカメラに簡単に取り外しできるほか、三脚やスタンド・机など任意の位置に設置できます。マイク接続ケーブルは光ファイバーケーブル1本のみ。バッテリーを内蔵しているため電源コードは不要です。電池内蔵方式であるため設置場所を選ばない。専用のマイク取り付け金具により標準暗室カメラがマイク付きカメラとなります。■シールド内部に収納してマイク内蔵シールドカメラとして運用可能。FLM-104と比べて超軽量小型ため狭い場所にも設置可能。■本体側面に電源On/Offプッシュスイッチと通電表示ランプを付けました。不要な時はOffにて動作時間を延ばせます。※仕様は変更することがあります。10VA※仕様は変更することがあります。NVKカメラシリーズ用コントローラです。中川電機製作所製のカメラすべてに対応しています。接続カメラは最大5台までです。各種光ファイバーケーブルに対応したプラグインを装備。機器裏面にプラグインできるスロットが5個あります。ホワイトバランス)のコントロールが可能です。NVKカメラシリーズ用コントローラです。中川電機製作所製のカメラすべてに対応しています。接続カメラは最大1台のみです。各種光ファイバーケーブルに対応したプラグインを装備。機器裏面にプラグインできるスロットが1個あります。ホワイトバランス)のコントロールが可能です。主要部品は樹脂製です。搭載したカメラの高さを任意に調節・固定できます。★標準品のnvcs-2は2段にてカメラの高さを調整致しますが3段にして長尺にも対応いたします。※仕様については個別案件に対応可能です。電源はシールド壁外部に設置、暗室用の低ノイズタイプ。高効率LEDを使用し長寿命です。※3:光学式のカメラは各種光コードに対応するプラグインにて対応できます。SFL-ACBT351シリーズ17・18シリーズNVK-18SHDNVK-17S28シリーズNVK-28SNVK-28SHD-IPNVK-28SHD-IP-BTオーダーカメラ光マイクロフォンFLM-104FLM-204FLM-104E/FLM-204EコントローラNVC-5FHDNVC-1FHDスタンド照明関連カタログお問い合わせ電波暗室用シールドカメラのことなら、どんなことでもお気軽にお問い合わせください。