)での走査もサポートしています。信号の積分時間と画像を均一化するために、ピクセル滞留時間は一定に保たれています。多点同時光刺激に適した空間光変調器(SLM)物理的に点から点に移動するスキャナとは異なり、空間変光変調器(SLM)はホログラフィ原理に基づいてビームを回折させ、ユーザが定義するパターンを成形します。このパターン成形には一般的なビーム成形のほか、視野内に多数の集光点を生成することも含まれます。この後者のパターンでは、試料内の複数の部位を同時に光励起することができます。IIIの高速Z軸焦点調整用に、液晶技術をベースにしたリモート焦点調整システムと、ピエゾ素子を用いた対物レンズ用高速スキャナPFM450Eの2種類をご用意しています。当社のリモート焦点調整システムは、液晶レンズを用いて焦点面の位置を離散した16の位置の間で高速に切り替えます。従って振動が発生せず、焦点位置や試料に影響を与えることがありません。Z方向の移動範囲は対物レンズに依存します。顕微鏡の焦点位置の正確な設定や、高速・高分解能でのZ走査に適しています。vivoボリューム機能イメージングを行うことが可能です。この特殊なビームは非回折で自己修復性を有するため、組織を透過する際に集光状態が長く維持され(深い被写界深度の実現)、さらに再形成することも可能です。IIIと2光子メゾスコープでご利用いただけます。右はベッセルビームとガウシアンビームの画像です。画像でご覧いただけるように、ガウシアンビームは1つの焦点に集光し、次第に中心から発散して光は弱くなります。ベッセルビームでは円環状のビームが形成され、集光状態が維持されます。この手法についての詳細は、「ハイライト」タブをご覧ください。IIIシリーズのシステムにはペリスコープが付いているため、顕微鏡のXYZ各軸の全移動範囲で光学性能を損なわずに使用できます。vivo用に適しています。多光子顕微鏡に用いられるレーザ光のほとんどは自由空間ビームとして供給されます。Z、θ)に移動できる機能を有しているため、ビーム光路もアライメントを維持しながら同じ軸に沿って移動することが求められます。IIIシリーズのシステムでは、多関節式のペリスコープを用いることでこの課題を克服しています。ペリスコープは、Bergamoの直立ボディと回転ボディの両方で構成することができ、これらはすべての励起波長に対応します。IIIの走査路のうちの一方または両方を、ファイバ結合にすることも可能です。ファイバ結合型レーザを使用すると、自由空間レーザのような複雑なアライメント手順が不要になり、超安定のイメージングシステムを構成できます。ペリスコープと比較して場所を取りません。IIIのファイバ結合は2光子レーザ用に設計されており、何れの顕微鏡ボディで構成されたシステムにも対応します。Enlarge吸収フィルタとダイクロイックキューブは、PMT検出モジュールの前面にある磁石で密閉されたドアの背面側に保持されます。nmの励起波長用に最適化と補正が施された、当社独自の走査用光学系を使用しています。これらの光学系は、それぞれ光刺激、2光子イメージング、3光子イメージングに適しています。可視(VIS)域から近赤外(NIR)域までのこの広い波長範囲は、最新のOPOシステムや2波長出力レーザに対応するように選ばれています。検出システムの最も重要な目標は、限られた光子数の信号からからより多くの信号光子を検出することです。PMTを対物レンズの直後に配置すると(「ノンデスキャン」配置)、試料によって散乱された光は、それが対物レンズの視野外で散乱された光でもPMTに入射し、信号として加算されます。これは多光子顕微鏡に特有の利点です。対物レンズの設計視野以外からも集光することで、組織深部をイメージングする際に全体の検出効率が大幅に向上します。mmの対物レンズを使用した場合)。集光モジュールは、機械式シャッタを取り付けて光刺激実験に用いることもできます。当社の検出モジュールは、他社設計とは異なり磁石固定式のホルダになっているため、素早く簡単にフィルタを交換して別の測定に移行できます。mmダイクロイックミラーを用いる検出モジュールもご用意しています。それらを用いれば、より大きい集光角度でより多くの信号を検出できます。PMTを採用しています。量子効率が高いため、微弱な蛍光や感光性の高い試料のイメージングに有効です。PMTとしては、微弱な信号の検出感度を向上させる熱電冷却方式と、パッケージサイズを小さくして開口数を大きくできる非冷却方式のどちらでもご使用いただけます。マルチアルカリPMTもご用意しています。IIIシリーズのすべての顕微鏡は、後方に2つまたは4つの検出器、および/または前方に2つの検出器を取り付けることが可能です。後方に設定したPMTで検出する蛍光タグを、前方に配置した検出チャンネルでも検出できるため、蛍光強度が微弱な薄い試料に対して顕微鏡の感度を向上させることが可能です。IIIシリーズ用に設計されています。ノブを使って、最大5軸までの電動制御ができます。回転式システムでは、対物レンズ焦点の微調整と筐体の昇降によるZ軸移動をロッカースイッチで切り替えます。各軸の移動操作は個別にロックすることができ、筐体の特定方向(軸)の位置を保持することができます。タッチパネルを用いて2つの位置の保存と読み出しができます。PCのThorImage®LS上では、最大8つの位置を保存可能です。タッチパネルから、すべてのモータの位置の読み出しもできます。0.75またはRMSネジ付きの無限遠補正対物レンズを取付けられます。これらから選択すれば、多光子顕微鏡に使用される低倍率で高NAの主な対物レンズが得られます。当社でご用意している最大視野数40までの走査用光学系を使用すると、これらの多光子イメージング用の特殊な対物レンズの光学設計を十分に活用することができ、同じ対物レンズを使用した他社製顕微鏡と比べても集光性能が高くなっています。Enlarge手動の高剛性スタンド高剛性スタンドサンプルホルダ当社の高剛性スタンドサンプルホルダには回転や固定が可能な薄型のプラットフォームが付いており、これにはスライド、記録チャンバ、Z軸ピエゾステージなどのほか、カスタム仕様の実験器具なども取り付けられます。mm(Ø1.5インチ)ステンレススチール製ポストで支えられ、そのポストは赤いポストホルダでワークステーションに固定されます。試料設置用プラットフォームの高さはロック用カラーで保持されており、回転させることで光路上への試料の設置/撤去を簡単に行えます。位置が決まった後は、クイックリリース機構でポストを固定できます。mmの移動範囲で精密な高さ調整が可能です。EnlargeCMOSカメラZeluxとsCMOSカメラQuantuluxサイエンティフィックカメラ当社の低ノイズのsCMOSおよびCMOSカメラは、当社の多光子顕微鏡システムに完全対応するよう設計されています。vivoの試料からの反射光や蛍光を可視化できます。落射蛍光照明モジュールと組み合わせて使用すると、基準マーカの位置を特定するのに役に立ちます。この方法はレーザ光照射が不要なイメージング手法にもお使いいただけます。当社のカメラは、当社が開発したソフトウェアパッケージThorCamで操作できます。MPセンサが取り付けられています。MPセンサの取り付けられた製品をご用意しています。一般にカメラの解像度が低いと最大フレームレートは高くなります。これらのカメラには、外部トリガ信号によって画像取得を行うための、独立した補助ポートも付いています。IIIシリーズの顕微鏡には、業界標準のCマウント用またはCSマウント用のネジが付いたカメラも直接取り付けられます。vivoでの実験の切り替えが非常に簡単です。Dodtコントラスト法、レーザ走査型Dodtコントラスト法、およびDIC法にご使用いただける透過照明モジュールは、お客様ご自身で本体への取付け・取外しを5分未満で行うことができます。これらのモジュールは、回転ボディと直立ボディの両方にご用意しております。各製品には3軸コントローラが付属しています。mmの範囲で移動させ、照明条件を最適化することができます。この汎用性の高い設計により、Nikon製のコンデンサや高NA油浸コンデンサにも対応できます。これらのモジュールを補完するために、当社では透過照明モジュールと対物レンズの間にスライドを適切に配置できる薄型の高剛性スタンドサンプルホルダをご用意しています。当社では、用途ごとのさまざまなご要望にお応えできるように、お客様のニーズに合わせたご提案を心掛けています。ご意見・ご要望、またご質問などございましたら当社までお気軽にご連絡ください。Ji教授(カリフォルニア大学バークレー校)の協力を得て、Bergamo®多光子レーザ走査型顕微鏡用のベッセルビームモジュールをご提供しています。vivoボリュームイメージングを行うには、サブミクロンの空間分解能とミリ秒の時間分解能の両方が必要です。従来の方法では、回折限界のガウシアンビームを走査して3次元画像を作成しますが、ベッセルビームを用いた多光子イメージングでは、軸方向に細長い集光スポットを利用してボリューム画像を取得します。励起光の被写界深度が拡大されたことにより3次元の体積が2次元に投影され、2次元フレームレートは効率的に3次元ボリュームレートに変換されます。Ji氏の先駆的な研究で実証されたように、このベッセルビームを用いた高速のイメージング技術はシナプス解像度を有し、Ca2+ダイナミクスや、マウスとフェレットの視覚皮質における樹状突起スパインの調整特性などの計測ができます。下の画像ではこのベッセルビームを用いた多光子イメージング技術の能力を示しています。μmの範囲を、それぞれベッセルビーム(左)およびガウシアンビーム(右)で走査した画像を比較しています。μmの集光スポットを有するベッセルビームを使用すると、1回走査するだけで同じ構造的な特徴を見ることができます。これはボリュームイメージングの速度が大幅に向上することを示しており、この手法はin-vivoでまばらにラベル付けされた試料を調べるのに適しています。お持ちのBergamo顕微鏡にベッセルビームによるイメージング機能の追加を希望される場合は、当社までご連絡ください。ご提供可能なアップグレードとアドオンについては、「レトロフィット」のタブをご覧ください。Enlarge1回のベッセルビームによる走査画像(左)は、ガウシアンビームによる45枚の光学画像の断片を積み重ねて得られた体積走査画像(右)と同じ構造情報を捉えており、これは全走査時間を45分の1に短縮できることを示しています。μmの範囲を走査したものです。ガウシアンビームによる画像を積み重ねた画像の深さはスケールバーで示されています。EnlargeThy1-YFPマウス(オス、21週)の画像。