Quote?ご質問やお見積りのご要望はお気軽に当社までご連絡ください。IIIシリーズのプラットフォーム顕微鏡に試料を対応させるのではなく、試料に顕微鏡を対応させるという方針に従い、当社では様々な実験要件に対応する完全モジュール式の多光子イメージングプラットフォームを開発しました。IIIはモジュール設計であるため、それぞれの実験ニーズに適した構成に変更したり、設置後に顕微鏡の機能を調整したりすることが可能です。IIIのモジュール性についての概要をご紹介しています。詳細は「モジュール」タブをご覧ください。IIIが研究室でどのように使用されているかについては、「Applications」タブと「Publications」タブをご覧ください。IIIは、多光子イメージングと透過光イメージングの両方用に構成されています。透過照明モジュールWFA1000は簡単に取り外すことができ、生きた試料の多光子イメージングを行うためのスペースを確保できます。(RGG)スキャナをご用意しており、高速での画像取得が可能です。高速イメージングと試料の光操作・光活性化を同時に行うために、ガルバノ-ガルバノ(GG)スキャナまたは空間光変調器(SLM)を第2の走査路としてセットアップすることができます。レゾナントスキャナが取り付けられています。ガルバノスキャナが取り付けられています。IIIは視野数(FN)40で構成することができるため、1つの視野(FOV)内で複数の関心領域(ROI)のイメージングができます。視野を広く構成したときには、視野の一部の小さな部分を操作するための第2の走査路を追加できます。当社の対物レンズTL10X-2Pを取り付けて取得しました。PMTをノンデスキャン検出器として使用しています。することで、試料深部からの微弱な信号を検出したり、試料を光損傷させないためにレーザ光パワーを低くして測定したりすることができます。Enlarge信号光が試料から放出されるときに厚い組織によって散乱されるため、当社では広い集光角度を有する検出モジュールを設計しました。mmの入射瞳の場合)を有する当社独自の検出モジュールを使用すると、深い組織からの生理学的なイメージングが可能になります。IIIは、最新のレーザや蛍光色素、さらに最新の技術にも対応できる励起波長範囲をカバーしています。nmまでの波長に最適化することができ、3光子イメージング技術を用いて試料の奥深くまで観察することができます。光刺激、2光子、3光子でイメージングするための波長範囲に対応しています。III顕微鏡のボディには、走査路のうちの一方または両方に、ファイバ結合型の2光子レーザを組み込むことができます。ファイバ結合により複雑なアライメント手順が不要になり、自由空間レーザ光を使用するよりも安定したイメージングシステムを実現できます。EnlargeこのBergamo顕微鏡ではファイバ結合のデュアル走査路を使用しています。IIIは、実験の要件に合わせ構成をカスタマイズできるモジュール式のシステムです。レゾナントスキャナが取り付けられています。ガルバノスキャナが取り付けられています。IIIは、入射ビームの伝搬、調整、およびその方向付けをするための、事前に定めた1つまたは2つの走査路で構成することができます。各走査路には、レゾナント-ガルバノ-ガルバノスキャナ、ガルバノ-レゾナントスキャナ、ガルバノ-ガルバノスキャナ、または空間変調器(SLM)をご使用いただけます。これらから選択することで、高フレームレート、高感度、さらには関心領域(ROI)へのターゲット照射など、各実験に必要な条件に合わせて走査系を最適化できます。kHzのレゾナント-ガルバノ-ガルバノスキャナ(RGG)をご用意しています。10,722,977)。このマルチモーダルスキャナのスキャンヘッドは1つですが、ガルバノ-レゾナントスキャナとガルバノ-ガルバノスキャナの両方の機能が付いています。