0.7はよくM4に省略されています。9公差等級が上がると公差が大きくなります。通常の長さのはめあいでは下線が引いてある等級が使用されます。class)によって示されます。ユニファイネジは英数字で識別されます。数字は1から3まであり、大きいほど公差が厳しくなります。Aは外ネジ、Bは内ネジを示しています。ミリネジは、数字の3から9までの公差等級と、eからhまでの公差位置で公差が決まります。等級がそのまま公差の度合を示しており、数字が小さいほど公差が厳しくなります。位置はピッチ径からの公差の距離を示しています。アルファベットの大文字は内ネジ、小文字は外ネジです。1885より(和訳):「公差域クラスは、最初にピッチ径の等級と位置が記述され、次に外ネジの場合は外径のの等級と位置、内ネジの場合は内径の等級と位置が記述されます。よって外ネジの場合は4g6g、内ネジの場合5H6Hというような表記となります。2つの等級と位置が同じの場合は、繰り返す必要がないため、4g4gの場合は4g、5H5Hの場合は5Hとなります。当社のSMシリーズ規格SMシリーズ規格は、当社のレンズチューブやケージシステム部品に使用されています。下表はご用途に合ったコンポーネントを機械加工する際にご参照ください。2Bになっております。SM30シリーズネジはミリネジで、側面角度は30°、公差は6H/6gです。当社ではCマウントやRMSネジ付きの製品もご用意しております。ネジ規格は下記をご覧ください。他社製品は公差が下記ネジと異なる場合がありますのでご注意ください。こちらに掲載されていないネジの規格については当社までお問い合わせください。4.014"Cerna®顕微鏡の構築Cerna顕微鏡プラットフォームの広い作業スペースとアリ溝式システムは、顕微鏡部品の接続や位置決めを容易に行うことができます。この柔軟性により光路設定済み顕微鏡はシンプルで安定したセットアップを実現しており、またその後のアップグレードや変更も簡単に行えます。Cerna顕微鏡の組立方法を例示しています。DIY顕微鏡システムの組立方法DIY顕微鏡システムの紹介こちらのDIY顕微鏡ではブレッドボードトップCSA3000(/M)、アリ溝付きアダプタCSA2001、固定アームCSA1001およびCSA1002のほか、顕微鏡ボディ用アタッチメントおよび拡張部品を使用しています。これらの部品は当社のレンズチューブならびにケージシステムとのインターフェイスにより、顕微鏡に独立した2つの透過照明モジュールを取り付けたり、自作の落射照明光路やカスタム仕様の試料観察用光路を取り付けたりすることができます。当社のシンプルなオプトメカニクスインターフェイスにより、独自のイメージング用にカスタム仕様のDIY顕微鏡を素早く組み立てたり、さらにそれを構成し直したりすることができます。out.顕微鏡の各部品をクリックするとそれぞれの機能がご覧いただけます。顕微鏡の原理ここではCerna®顕微鏡の一般的な機能について説明しています。右にある顕微鏡の図の各部品をクリックいただくか、下記のリンクをクリックいただくとCerna顕微鏡を組み上げて試料を可視化する方法についてご覧いただけます。ベローズ(蛇腹):アコーディオン状のゴム製側面を持つチューブ。顕微鏡ボディと対物レンズとの間の光路を遮光しながら伸縮させることが可能です。ブレッドボード:光学系の自作用に、タップ穴が等間隔に配列された平坦なボードアリ溝式:多数の顕微鏡部品に採用されている機械的な取付け方式。直線形状のアリ溝は、取り付ける部品を固定する前に一定の方向に沿って柔軟に位置決めができます。これに対し、円型アリ溝は部品を1箇所に固定します。詳細については「顕微鏡のアリ溝」タブまたはこちらをご覧ください。共焦点顕微鏡は、落射照明で使用するイメージング手法の例です。フィルターキューブ:フィルタやその他の光学素子を正確な位置で保持する顕微鏡用のキューブ。フィルターキューブは蛍光顕微鏡法および反射型顕微鏡法に不可欠です。ケーラー照明:様々な光学素子を使用して試料面の視野内をデフォーカスしたり視野内における光の強度を平坦にしたりする手法。この手法にはコンデンサおよび光コリメータが必要です。対物レンズ用ホルダ(レボルバ):顕微鏡の対物レンズを光路上に固定する際に使用するアーム光路:光が顕微鏡を透過する際にとる経路レール高:顕微鏡ボディのサポートレールの高さ懐深さ(作業空間の奥行き):光軸から顕微鏡ボディのサポートレールまでの間の距離。(DIC)、Dodt勾配コントラスト、および暗視野顕微鏡法は、透過照明を利用したイメージング手法の例です。作業高さ:顕微鏡ボディのサポートレール高にベース高を加えた高さ。作業高さのサイズは、懐深さとともに、顕微鏡を使用する際の作業空間の大きさを決定します。顕微鏡ボディ顕微鏡ボディはあらゆるCerna顕微鏡の土台となります。mmレールは、厳しい角度公差が得られるよう加工されているため、光路のアライメントや光学テーブルへの垂直な設置が確実に行えます。使用できる縦方向の空間の大きさが決まります。mmあるため、広い実験用スペースが得られます。顕微鏡ボディに部品を取り付ける際はサポートレール上の直線的なアリ溝を使用しますが、部品によっては落射照明アーム上の円型アリ溝が使われます。詳細については、「顕微鏡のアリ溝」タブまたはこちらをご覧ください。EnlargeCerna顕微鏡には、上から(黄色)または下から(オレンジ)照射するタイプの照明が使用可能です。どちらのタイプにも照明光源(緑)が付いています。照明Cerna顕微鏡では、試料を上から(落射照明、右図で黄色に色付けされた部品参照)または下から(透過照明、オレンジ色に色付けされた部品参照)の2方向から照射することができます。落射照明は、観察装置と同じ側から試料を照らす照明です。したがって、照明光源(緑色に色付けされた部品参照)からの光と試料面からの光は部分的に光路を共有します。これは蛍光、共焦点および反射型顕微鏡に使用されます。落射照明モジュールは光を光路に沿って導き調節します。円型のD1Nアリ溝を使用して顕微鏡ボディの落射照明アームに取り付けます(詳細については「顕微鏡のアリ溝」タブまたはこちらをご覧ください)。複数の落射照明モジュールや、カスタマイズ用のタップ穴が等間隔で配列されたブレッドボードトップを取り付けることができます。(DIC)、Dodt勾配コントラスト、斜光および暗視野顕微鏡法などのイメージング手法に使用されます。透過照明モジュールは光を調節し(一部のモデル)、光路に沿って光を導きます。直線的なアリ溝を使用して顕微鏡ボディのサポートレールに取り付けます(詳細については「顕微鏡のアリ溝」タブまたはこちらをご覧ください)。イメージング手法によっては、ビーム特性を変更するために追加の光学素子が必要となりますが、このような光学素子は、レンズチューブやケージシステムを使用して光路に簡単に組み込むことができます。当社では、入射したコリメート光から最適なケーラー照明を生むために使用するコンデンサもご用意しています。コンデンサは取付けアームに装着し、サポートレールから一定の距離の光路上に固定します。このアームは、コンデンサを試料と透過照明モジュールにアライメントするための焦準モジュールに取り付けます。Enlarge試料面からの光は対物レンズ(右図で青色に色付けされた部品)によって集められ、三眼鏡筒または光学ポート(ピンク色に色付けされた部品)を使用して観察されます。照明ができたら、顕微鏡を使用して試料を観察します。顕微鏡には試料面に光を集光し(右図で青色に色付けされた部品参照)、生成した画像を可視化する(ピンク色に色付けされた部品参照)機能が必要です。顕微鏡の対物レンズは、光を集め、試料面からの光を拡大してイメージングを行います。Cerna顕微鏡の対物レンズは対物レンズ用レボルバ(ホルダ)にネジ止めされ、顕微鏡ボディのサポートレールから一定の距離の光路上に固定します。対物レンズ用レボルバ(ホルダ)は電動焦準モジュールに固定し、対物レンズの焦点を合わせたり、試料を取り扱う際に対物レンズの位置をずらしたりすることができます。対物レンズとの間を遮光できるように、顕微鏡にはベローズが付いています(図には記載なし)。試料観察およびデータ取得用に様々なモジュールをご用意しています。三眼鏡筒には視点が3箇所あり、カメラを使用した場合と同様に試料を直接観察できます。ダブルカメラポートが2つの観察チャンネル内で光路を変更または分岐します。カメラチューブの選択により像の倍率を低く、もしくは高くさせることができます。データ取得用に、当社ではカメラおよび光電子増倍管チューブ(PMT)をご用意しています。PMTは共焦点顕微鏡の蛍光信号を検出する際に必要です。ブレッドボードトップを使えばカスタム設計の撮像セットアップを構築できます。モジュールは円型アリ溝を使用して顕微鏡ボディに取り付けます(詳細については「顕微鏡のアリ溝」タブまたはこちらをご覧ください)。Enlarge右図の高剛性スタンド(紫色)はご提供可能な試料取付けオプションの1例です。試料/実験機器の取付け様々な試料や機器の取付けオプションによって、顕微鏡システムの広い作業スペースを有効利用することができます。大きな試料および補助装置は取付けプラットフォームを使用して設置することができます。このプラットフォームは顕微鏡ボディの辺縁に置くことができ、タップ穴が等間隔で配列されたブレッドボードに対応しています。小さな試料は高剛性スタンド(右図の紫色に色付けされた部品)に取り付けることができます。高剛性スタンドには多様な試料調製法やデータ取得手法に対応したホルダが付属しており、たとえばスライドやウェルプレート、ペトリ皿などに対応できます。一般的な試料マウント方法の場合は、手動XYステージを使用して試料スライドを顕微鏡ボディに直接取り付けることもできます。高剛性スタンドは電動ステージ(別売り)を用いて駆動できます。可動型取付けプラットフォームには電動または手動移動用の機構が内蔵されています。顕微鏡で複数の実験を同時に行いたい場合は、高剛性スタンドを取付けプラットフォームの上部に取り付けて、複数の装置を個別にかつ同期させて動作させることができます。StageClose試料観察用に三眼鏡筒、ダブルカメラポートならびにカメラチューブをご用意しています。試料面からの光はカメラ、光電子増倍管(PMT)またはブレッドボードトップを用いたカスタム仕様のセットアップによって集光されます。Cerna顕微鏡を用いた試料観察についての詳細はこちらをクリックしてください。PMTsClose顕微鏡用対物レンズは、対物レンズ用レボルバ(ホルダ)によって顕微鏡の光路内に固定されます。MountingClose大型または小型の実験用取付けオプションを使用して、顕微鏡の広い作業スペースを有効利用することができます。Cerna顕微鏡を用いた試料取付けについての詳細はこちらをクリックしてください。StageClose落射照明用の様々な光源をご用意しています。Cerna顕微鏡プラットフォーム内での機能をご確認いただくには、各製品の説明ページをご覧ください。反射型顕微鏡などのイメージング手法で使用されます。こちらをクリックしてください。(DIC)、Dodt勾配コントラスト、斜光および暗視野顕微鏡法などのイメージング手法に使用されます。透過照明をCerna顕微鏡に用いる際の詳細についてはこちらをクリックしてください。SourcesClose顕微鏡ボディはあらゆるCerna顕微鏡の土台となります。mmで、広い実験用スペースが確保できます。Cerna顕微鏡についての詳細はこちらをクリックしてください。mmの位置に配置されるよう設計されています。mmのアリ溝式クランプにより顕微鏡筐体のアリ溝式レール面に沿ってどこにでも固定可能です。mmの六角止めネジ(セットスクリュ)2個を締め付けます。こちらの固定式アームは2種類ご用意しております。mmケージシステムロッド用タップ穴が4つあります。mmケージシステムロッド用タップ穴が4つあります。右の写真では、自作の透過照明装置を構築するために両方の固定式アームを使用しています。mmのアリ溝式クランプ裏の4つの3/32インチキャップスクリュを外すと、アリ溝クランプと光学ポートが付いているプレートを切り離すことが可能です。mmのプレートを取り付けると、プレートの表面とクランプの上部または底部が同一の平面上になります。このような柔軟性あるアーム構造により、アリ溝式クランプを顕微鏡ボディ側に位置固定した状態で、限られたスペースで最も効率的な取り付けが可能となります。プレートとアリ溝が適切にアライメントするための位置決めピンが付属しています。電動移動が適した用途についてはCSA2100(下記参照)をご検討ください。kg)焦点ノブの溝間の角距離は30°です。DetailsZFM1020を使用した場合、アームの表面はモジュールの底部(または上部)と同一平面になります。ZFM1030を使用した場合、アームの底面はモジュールの中央の位置になります。mm移動させることができます。mmのアリ溝式クランプ、手動式移動ステージ、およびアーム取付け用ブラケットで構成されています。スペースを有効利用できるように、2種類の手動式焦準モジュールをご用意しております。右の図のように、焦準モジュールZFM1020に取り付けるアームはモジュールの端面と同一平面になります。このモジュールはホルダを上下どちらの向きにしても顕微鏡に固定できます。mmの位置)の一か所だけになります。光軸に沿ってアームを精密に移動させる必要がある場合は、下記の電動式モジュールのご使用をお勧めいたします。mmケージシステムに対応したケージロッド用ネジ穴(#4-40)が4つあります。mmケージシステムに対応したケージロッド用ネジ穴(#4-40)が4つあります。0.75内ネジの付いた磁気脱着式対物レンズ用マウントCSNK10が付属します。mmケージシステムに対応したケージロッド用ネジ穴(#4-40)が4つずつ付いています。そのため、アームを離れてケージシステムを構築し、それを対物レンズ用マウントCSNK10への脱着可能なセクションとすることができます。追加のマウントは別売りでご用意しております。0.75ネジを業界標準の対物レンズ用ネジ規格に変換する顕微鏡用ネジアダプタもご用意しております。上記以外のネジや取付け方法を必要とする場合のために、光軸に合わせてカスタム加工できるようにセンターマークの付いた、ブランクアームCSA1500もご用意しています。機械加工はお客様が行うこともできますし、当社にご連絡を頂ければご要望を承ることもできます。電動式焦準モジュールPLSZは、コントローラMCM301(別売り)で操作します。レールの向きが下の写真と同じ場合です。mm移動させることができます。mmアリ溝式クランプと電動式移動ステージで構成されており、そのステージにはアーム取付け用の直角ブラケット(別売り)を接続します。直角ブラケットPLSZ1はアームをモジュールの末端に、PLSZ2はアームをモジュールの中央に取り付けるように設計されています。mのケーブルが付いており(取り外し不可)、これを3軸コントローラMCM301(別売り。下記参照)に接続します。直角ブラケットPLSZ1はアームをモジュールの末端に、PLSZ2はアームをモジュールの中央に取り付けるように設計されています。各ブラケットには、モジュールPLSZに取り付けるための#4-40ネジ用の穴が4個と、アームのM4ザグリ穴の間隔に合わせたM4タップ穴が6個あります。mm六角レンチが1本付属します。mm位置決めピンがPLSZ1には4本、PLSZ2には2本付属します。mmの位置に配置されます。直角ブラケットPLSZ1とPLSZ2は、モジュールPLSZに対して上下どちらの向きにも取付け可能で、モジュールPLSZも顕微鏡ボディに対して上下どちらの向きにも取付け可能です。そのため、様々なアームの取付け方が可能になり、スペースを最大限に活用することができます。下の図でご覧いただけるように、直角ブラケットPLSZ1に取り付けたアームの一面は、モジュールの端面と一致します。直角ブラケットの選択と顕微鏡ボディに対するステージの位置決めをするときは、ステージが全移動範囲を移動するために必要なクリアランスと、光路内の隣接するコンポーネント間に必要な間隔を考慮することが重要です。アームの最終位置をレールの末端や光路内の隣接する他のコンポーネントにできるだけ近づける必要がある場合は、ブラケットPLSZ1を使用してアームをステージの上端または下端に取り付けることをお勧めします。モジュールPLSZには上部プレートPLST/Mを取り付けることもでき、顕微鏡用としてだけでなくカスタム品の取付け等にも利用可能です。mm間隔で配列されており、これには手動リニアステージLNR25D/MやLNR25M/Mを取り付けられるため、電動式のZ軸制御を備えた多軸システムを構築することもできます。mmアリ溝付きステージやそのアクセサリにも対応しています。従って、アリ溝も他のハードウェアを追加せずに多軸システムを構築するもう1つの手段としてご利用いただけます。mmケージシステムに対応した4つのケージロッド用ネジ穴(#4-40)があります。mmケージシステムに対応した4つのケージロッド用ネジ穴(#4-40)があります。0.75内ネジの付いた磁気脱着式対物レンズ用マウントCSNK10が付属します。mmケージシステム用の4つのタップ穴(#4-40)が付いています。そのため、アームを離れてケージシステムを構築し、それを対物レンズ用マウントCSNK10への脱着可能なセクションとすることができます。追加のマウントは別売りでご用意しております。0.75ネジを他の業界標準の対物レンズ用ネジ規格に変換する顕微鏡用ネジアダプタもご用意しております。上記以外のネジや取付け方法を必要とする場合のために、光軸に合わせてカスタム加工できるようにセンターマークの付いた、ブランクアームCSA1500もご用意しています。機械加工はお客様が行うこともできますし、当社にご連絡を頂ければご要望を承ることもできます。Enlarge各直角ブラケットには、アームを接続するためのM4キャップスクリュが6本付属します。ここでは、CSA2100に直角ブラケットPLSZ1を取り付け、焦準モジュールPLSZに接続しています。DetailsPLSZは上下どちらの向きにも取付けることができ、それにより光路上にオプトメカニクスアセンブリを取り付けるためのスペースを確保できます。DetailsモジュールPLSZにブラケットPLSZ1を使用した場合、アームの一面はモジュールの底部(または上部)と一致します。モジュールPLSZにブラケットPLSZ2を使用した場合、アームの一面はモジュールの中央にきます。1.1(2024年5月24日)ソフトウェアパッケージにはグラフィカルユーザーインターフェイス(GUI)、ドライバ、およびSDKのインストール用ファイルが含まれています。(64ビット)以降のシステムに対応しています。スタンドの制御用として設計されています。3ノブ型ジョイスティックMCMK3(別売り)を接続して、手動操作することができます。独立したソフトウェアを用いてリモート操作することも可能です。ジョイスティックMCMK3(別売り)の3つの面には、それぞれ回転式ノブと押しボタン式のスイッチが付いており、それらの1組で1つの軸を制御します。ジョイスティックの押しボタン式スイッチは各軸に対する制御の有効・無効を切り替えます。有効のときは緑色に点灯します。無効にするとその軸の位置を保持するとともに、意図しない動きを防止します。上面のダイヤルで、ノブの回転に対する接続機器(ステージ等)の動作速度を調整できます。HIDプロトコルの使用方法については、製品ページをご覧ください。コントローラMCM301には3つのチャンネルがありますので、使用するモジュールのチャンネル数に応じて必要な台数をご購入ください。Cerna顕微鏡に電動式焦準モジュールPLSZ(1軸)と移動ステージPLS-XY(2軸)を取り付けた場合でも、1台のコントローラMCM301だけで制御できます。対応するソフトウェアとSDK(LabVIEWTM、C++、Python)の詳細については、コントローラMCM301の製品ページをご覧ください。mmアリ溝に取り付ける際にご使用いただけます。各プラットフォームには、当社の幅広いオプトメカニクスのラインナップが取り付け可能な取付穴が配列されています。mmレール側面に固定できます。mmレールのアリ溝に十分な隙間ができます。これにより、キャリッジは露出しているレール側面に沿ってどこからでも取り付け・取り外しができます。キャリッジがレールにクランプされてときも、固定ネジをわずかに緩めるだけで、キャリッジをレールに沿ってスライドさせ、ほかの位置に配置することもできます。対してレールプレートXT95P12/Mには、17個のM6ネジ穴と4個のM6ザグリ穴が密集して配列されています。レールプレートの位置固定には付属のM6キャップスクリュ4個を締め付けます。mmアリ溝のチャンネルに挿入されたTナットに取り付けられます。Cerna顕微鏡ボディのチャンネルにはめるにはレール端から挿入し、取り外す必要があるため、筐体の上部にはプレート等が無い状態である必要があります。そのため、こちらのレールプレートは落射蛍光照明用アームが付いていない顕微鏡ボディにのみご使用をお勧めしています。落射蛍光照明用アームに光学系がセットアップされている場合、再度取り付け、アライメントすることは困難です。レールキャリッジとレールプレートを同じセットアップ内で使用する場合、取り付け表面の高さ(レール上部からの距離)はこの写真のように同じではないのでご注意ください。mmのアリ溝式レールに沿ってどこにでも取り付けが可能です。レールプレーXT95P12/Mは、レールチャンネル内に挿入するため、顕微鏡ボディの上部プレートが取り外されている必要があります。そのため、落射蛍光照明用アームが付いていない顕微鏡ボディのみにお勧めします。Enlargeブレッドボード底部にはD1Nオス型アリ溝こちらの黒アルマイト加工アルミニウム製ブレッドボードは、Cerna正立顕微鏡の上にカスタム設計のワイドフィールド観察用装置や落射照明路を構築する際にご使用いただけます。mm(Ø1.5インチ)の穴が貫通しています。アリ溝によりブレッドボードを直接顕微鏡ボディの落射蛍光照明アームに取り付けることが可能です。アリ溝を使用して落射照明モジュールの上にブレッドボードを重ねることもできます。アリ溝について詳細は「顕微鏡のアリ溝」タブをご覧ください。ブレッドボードのサイズは2種類ご用意しております。大きいサイズ(型番CSA3000/M)は作業面は大きくなりますが、落射照明用アームの幅からはみ出るため、マイクロマニピュレータ使用時の対物レンズ周りのアプローチ角度を制限する場合があります。小さいサイズ(型番CSA3010/M)はアプローチ角度を制限することはありません。mmケージシステムロッド接続用のタップ穴が8つあります。ブレッドボードを落射照明用アームの上に直接取り付けた場合、4つのM4ザグリ穴を使用しネジ止めすれば取り付けがさらに安定します。mmケージシステムを使用して白色照明路をOPX2400(/M)に接続し、また落射照明モジュールWFA2002を介してGFP蛍光路をOPX2400(/M)の上に取り付けています。mmのボール(六角)ドライバで取り外すことにより開けられます。スライダとスライダの筐体にはSM2内ネジが付いています。2本のステンレススチール製のレールと戻り止め機構により、スライダ位置の再現性を向上させています。2ポジションスライダ付きブレッドボードトップOPX2400/Mにより、Cerna顕微鏡ボディの落射照明アームに手動の光学スライダ機能を付加できます。ダイクロイックミラー、ビームスプリッタ、ミラーなどをスライダに取り付けることにより、ワイドフィールド観察、落射照明、レーザ走査などの光路の結合や切り替えができます。この大きな開口と光学素子のサイズにより、上記の走査レンズの全開口を利用することができます。SM2内ネジは動かない筐体の背面に面しているため、チューブレンズをダイクロイックミラーから一定の距離をおいて取り付けることが可能です。mmケージシステムに対応する間隔で#4-40タップ穴も4つ付いています。1.0タップ穴が2倍の穴密度で配列されたブレッドボードが組み合わされています。1.0タップ穴が配列されています。mm台座付きポストをご提供しています。これらは大型もしくは重量のあるセットアップを構造的に支えることができます(こちらをクリックすると写真をご覧いただけます)。nmショートパスダイクロイックミラー(型番DMSP750B)や保護膜付き銀ミラー(型番PFR14-P02)を標準品としてご用意しております。異なるカットオフ波長のビームスプリッタやダイクロイックミラーをお求めの場合には、当社までご連絡ください。mmボールドライバを使用してスライダのあおり調整(ピッチ&ヨー)用アジャスタを微調整することが可能です。スライダの位置は、付属の固定ネジを3/32インチボールドライバで締め付けることにより固定できます。右上の写真では、固定ネジは前方位置に取り付けられています。Cernaを用いてレーザ走査システムを構築する際、チューブレンズはスライダ部のSM2内ネジに取り付けることをお勧めします。することで、対物レンズやノンデスキャンディテクタなどを取り付ける筐体先端部までの懐深さ最大にできます。Enlargeモジュールの前面は磁石付きのドアカバーとなっており、磁性でフィルターキューブMDFM-MF2を保持します。mmケージシステムに対応したケージロッド用ネジ穴が4つあります。動画ではフィルターキューブを落射照明モジュールWFA2002内に取り付ける方法をご紹介しています。Cernaシステムの落射照明路内に1個のフィルターキューブを保持できます。上部にはD1Nメス型アリ溝、底部にはD1Nオス型アリ溝が付いていてCerna顕微鏡ボディの落射照明アームの他、落射照明モジュールに取り付けられるよう設計されています。アリ溝についての詳細は「顕微鏡のアリ溝」タブをご覧ください。mmケージシステムに対応したケージロッド用ネジ穴が4つあります。mmケージシステム部品を使用して、カスタム仕様の落射照明路を構築することができます。モジュールには磁石付きのカバーが付いており、Olympus製のフィルターキューブMDFM-MF2が取り付け可能です。左の動画では、フィルターキューブの取付け方法をご紹介しています。交換を素早く実施するためにフィルターキューブに予め取り付けておく予備のカバーWFA2001Cもご用意しております(別売り)。フィルターキューブは蛍光フィルターセット、ビームスプリッタと直交偏光軸の偏光子セット、またはミラーの保持に使用可能です。mm液体ライトガイドやSM1ネジ対応の出力ポートの、コリメートされていない光源に対応する落射照明モジュールWFA2001もご用意しております。接眼レンズ用アダプタSM2N2を使用して、カスタム仕様の光検出システムをCerna顕微鏡の三眼鏡筒の接眼レンズに取り付けることができます。こちらのアダプタは、接眼レンズのレンズ部分と交換して使用します(右写真参照)。5個のアライメント用スロットにより接眼レンズ内で固定され、回転しません。gの接眼レンズアダプタとの重量バランスを失わないようにご注意ください。mm(Ø1インチ)レンズチューブに対応するSM1内ネジが付いており、アダプタ内に光学素子を固定するための固定リングSM1RRが2個付属しています。mm(Ø2インチ)レンズチューブに対応するSM2外ネジも付いています。mmケージシステムに対応する#4-40タップ穴があります。Cernaモジュールに対応こちらでご紹介しているのはCerna顕微鏡プラットフォームのアリ溝に対応したアダプタのラインナップです。mmケージシステムを取り付けることができます。コンデンサなどの取付け機構を構築するのに適しています。0.5内ネジおよびSM2内ネジが付いているため、当社の無限遠補正チューブレンズを直接取り付けられます。Cernaシステムに取り付けることができます。使用例やアダプタの構造的特徴については下の写真や表をご覧ください。D1N、D2N、D2NBのアリ溝は主に当社のワイドフィールド観察や落射照明用アクセサリとの接続に、D1Tアリ溝は当社のCerna単対物ホルダ用アクセサリとの接続に使用されています。D3NはNikon製正立顕微鏡用コンデンサの多くで使用されているアリ溝に対応しており、D3Tのアリ溝は当社の落射照明モジュールCSE2100に対応しています。D5YはOlympus製ワイドフィールド観察モジュールの多くで使用されているアリ溝に対応しています。Enlarge上の写真では、D1N用アダプタWFA4111を用いて、SM2レンズチューブを保持しています。このレンズチューブには、お客様が選ばれた、サイエンティフィックカメラ上に結像するための光学素子が取り付けられています。mmケージシステムを落射照明モジュールWFA2002に取り付けています。Solis®を取り付けています。Enlargeコンデンサを移動マウントCXY2で保持するために、コンデンサ用アームCSA2000にD3N用アダプタCSA2001を取り付けています。このマウントによりコンデンサのXY調整が可能です。mm)アリ溝に関する詳細は「顕微鏡のアリ溝」タブをご覧ください。このSM30内ネジには当社の固定リングSM30RRをご使用いただけます。固定リングSM30RRは2個付属します。これらのタップ穴はアリ溝の反対側の面にのみ付いています。0.5内ネジには当社の固定リングSM38RRをご使用いただけます。mmケージシステムの接続が可能になります。この内ネジには光学素子を取り付けられるほどの深さはありません。このSM2内ネジには当社の固定リングSM2RRをご使用いただけます。固定リングSM2RRは1個付属します。