Cerna®システムではいくつかの顕微鏡ボディ用アタッチメントや拡張部品を使用して自作の試料観察や落射照明装置が作られています。mmのアリ溝が付いており、固定式または電動式アームが保持できます。mmの位置にあります。Cerna®部品をレンズチューブやケージシステムに取り付けるアリ溝式アダプタこちらのページの製品は当社のレンズチューブシステム、ケージシステムほかオプトメカニクス部品をCerna顕微鏡システムに組み込みます。mmの位置にある光軸の中心に配置するアームをいくつかご用意しております。mm移動できるアームもございます。D1Nオス型アリ溝の中心に光学ポートがあるブレッドボードもご用意しています。1.0タップ穴)は、Cerna顕微鏡ボディの落射照明用アームのD1Nメス型アリ溝に取り付けられるため、自作のオプトメカニクスのセットアップが構築可能です。光路の選択および結合が可能な、手動のデュアルポジションスライダが付いたタイプもご用意しています。mmレール付き取付けプラットフォームは、垂直方向のレールの任意の場所にカスタム設計のモジュールを取り付けられる設計です。Cerna部品をレンズチューブやケージシステムに取り付けられる接眼レンズアダプタやアリ溝式アダプタも下記にご用意しております。「顕微鏡のアリ溝」タブではCerna顕微鏡プラットフォームで使用されるアリ溝の詳細がご覧いただけます。「ケージシステム概要」では当社のケージシステムの概要が記載されています。45°これらのアリ溝の種類に対する呼称(Dxxなど)は当社の製品にのみ使用されているものです。当社以外の顕微鏡メーカでは使用されておりませんのでご注意ください。D2NとD2NBの外径と角度は、下の図に定めるとおり同じです。D2Nには高さの定義はありません。Enlarge上側は三眼鏡筒のD1Nオス型アリ溝、下側は落射照明用アームのD1Nメス型アリ溝です。mmメス型アリ溝を示しています。顕微鏡のアリ溝(ダブテール)とは顕微鏡のアリ溝(ダブテール)は、顕微鏡コンポーネントの結合や、光学ポートのアライメントに使用されます。結合するには、コンポーネントのアリ溝をもう一方のアリ溝に差し込み、メス型アリ溝のロック用止めネジを1つ以上締め付けます。アリ溝には、直線形状と円形状の2種類があります。直線形状のアリ溝は、取り付ける部品を固定する前にスライドさせることが可能です。不要な自由度を制限しながら柔軟に位置決めができます。円形状のアリ溝は、異なるコンポーネントの光学ポートの位置を合わせ、光軸確保に必要なお客様の作業を最小化します。当社では、自社の部品や他社の部品と、アリ溝を用いて結合できるコンポーネントを多く製造しています。対応するアリ溝を簡単に確認いただけるように、当社の部品に付いているアリ溝の種類に呼称(Dxxなど)を付けさせていただいています。この呼称は当社独自のもので、他の顕微鏡メーカに共通する呼称ではありませんのでご注意ください。当社のアリ溝の種類一覧と、その主な寸法は右表をご参照ください。当社のCerna®顕微鏡では、対応するコンポーネントのみが結合できるよう、顕微鏡のそれぞれの部分で異なる種類のアリ溝が使用されています。WFA2002のアリ溝はD1Nオス型で、顕微鏡ボディの落射照明用アームのD1Nメス型アリ溝と結合します。D1Yオス型アリ溝と結合します。)をクリックし、図をご覧ください。メス型アリ溝付きのアダプタの図では、ロック用止めネジに必要な六角レンチのサイズも記載されています。機械的に結合しても必ずしも光学的に適合しているとは限りません。光学的適合性については当社のウェブサイトでご確認ください。ご自身でアリ溝を機械加工したい場合には、右表にある各アリ溝の外径や角度(下の図で定義)をご参照ください。アリ溝の高さはご自身でお決めください。円形状のアリ溝では、内径および内孔径もご自身でお決めいただく必要があります。これらの値は同じ種類のアリ溝でも異なります。互いに適合するように設計された部品を使用すれば、確実に結合させることができます。摩耗を低減し、かつ接続を容易にするために、多くのアリ溝では面取りや、窪み(リセス)などの機械加工が施されています。下の図はそのいくつかの例です。Enlarge円形状のオス型アリ溝の加工方法の2例です。Enlarge円形状のメス型アリ溝の加工方法の2例です。カスタム顕微鏡Cerna®コンポーネントの標準インターフェイスCernaコンポーネントのアリ溝、光学部品用ネジ、ケージシステム用インターフェイスをご紹介しています。Cernaコンポーネントについては、表に掲載されていません。機械的に結合しても必ずしも光学的に適合しているとは限りません。光学的適合性については当社のウェブサイトでご確認ください。-当社の光学部品用ネジ変換アダプタを使用して、Cマウントネジ、SM1ネジ、SM2ネジを、他のネジ規格に対応させることができます。mmケージシステムを異なるサイズのケージシステムに対応させることができます。mmケージシステムに対応させることができます。mmケージシステムに対応させることができます。mmアリ溝を追加できます。取付けアームCSA1200は単対物ホルダCSN1201や2対物切換えレボルバCSN1202に対応します。このブランクアームにはネジ穴がないので、業界標準以外のコンポーネント、ネジ、内孔に合わせてご自身で機械加工が可能です。mm長くなっています。当社のケージアセンブリシステムでは、自由で迅速な組み立てと正確なアライメントが可能で、大きなオプトメカニクスシステムを構築するのに便利です。当社はケージシステム用ロッドを取り付けるネジ穴同士の中心間の距離に従って、3つの規格に分けています(下図参照)。mm(Ø2インチ)の光学素子を納められる設計です。小さなサイズの光学素子を大きなサイズのケージシステムに直接組み込むことのできる特殊設計のケージプレートもご提供しています。標準ネジ規格ケージシステムは、しっかりと規定された取付け方法とネジ規格により、多くの種類の製品が直接取り付けられるように柔軟性の高いアセンブリシステムとなっています。使用されている3つのネジ規格として、当社のSM05シリーズ、SM1シリーズ、SM2シリーズがあり、これら全てのネジ規格は、一般的な大きさの光学素子が収納できるように規定されています。当社のレンズチューブのような構成要素部品は、これらの規格に対応する部品に直接取り付けられます。ロッドは、ケージプレート、光学素子マウントなどの部品をケージシステムに組み込む際に利用します。mmケージシステムにはERシリーズケージロッドを使用します。ケージプレートはケージシステムの基本となる構成部品です。ケージプレートの中心穴にはSMシリーズのネジ切り加工が施されている場合やネジ切りなしの場合がありますが、この中心穴には業界標準規格の光学素子や当社のSMシリーズのレンズチューブが挿入できます。FiberPort用など特殊な穴が開いているケージプレートもあります。当社ではケージシステム用に特別に設計された固定式、キネマティック式、回転式、移動マウントをご用意しています。ケージキューブは、プリズムやミラーなどの大きな光学素子、そしてビームスプリッタなどの光路に対して一定の角度で位置決めする必要のある光学素子を納めるのに適しています。当社では、光学素子がマウント済みのケージキューブ、および何もマウントしていないケージキューブをご用意しています。mmケージシステム製品用(SS4MS5、SS4MS4)にご用意しております。ケージシステムの取付け方法についてはケージシステム構築部品のページをご参照ください。ケージシステムは、テーブルの表面に対して、平行または直角の両方の向きに取付けできます。ケージシステム変換用アダプタは、異なるケージシステムやネジ規格の部品を組み合わせるために用います。当社では幅広い部品がケージシステムに組み込めるように、特別設計のケージシステム用部品もご提供しています。例としてはフィルターホイール、HeNeレーザーマウント、FiberPort用ケージプレートアダプタなどがあります。ケージシステム関連製品の詳細は、関連ページをご参照ください。下記はネジの概要についての説明です。Handbook等をご参照ください。ネジ山の名称ネジ山は頂点(crest)、斜面(flank)、谷(root)の3つが繰り返されることで構成されています(右図参照)。特殊な場合を除き、ネジ山は、頂点または谷の中心に垂直な線を描いたとき、両側が対称的で、同じ角度で傾斜しています。隣り合うネジ山の間の距離はネジピッチと呼ばれます。フランク角とは、ネジ軸に対して垂直な線と斜面がなす角度と定義します。別途特記のない限り、ネジ山の斜面角度は30°なので、斜面と斜面の間の角度は合計で60°となります。それぞれの名称は右の図で示されています。ネジの外径はネジ山の頂点の径、内径はネジの谷の径となります。ほとんどのネジでは頂点や谷の先端が鋭点ではないため、外径や内径の定義には頂点や谷を丸めた値が含まれています。ピッチ径は、外径と内径のおおよその中間値となります。Formはネジの特長を定義しています。世界の多くで使用されているのはISOミリネジで、国際単位系で測定されています。アメリカではインチ単位で測定されたユニファイネジが一般的です。ユニファイネジには様々な形状がありますが、UN規格は谷の輪郭が平ら、UNR規格では丸くなります。UNやUNRに文字を追加することによりネジ山の形状が詳細に説明されます。fine)のネジはUNEFネジとなります。ユニファイネジ規格で特殊なネジはUNSネジとなります。Seriesで識別されます。Seriesは外径とネジ山の密度で示されます。Inch(TPI)で規定されています。