その他の危険な液体を使用するプロセスに設置される場合があります。洗浄システムの使用を開始するときに漏れが発生する可能性があることに注意してください。プロセス媒体に適した個人用防護具(PPE)を設置場所の要件に従って使用してください。PR53モデル固有の設置マニュアルに従って設置を実施したことを確認します。水や蒸気の接続部に漏れがないことを確認します。すべての機器が動作していることを確認します。以下を参照してください。「起動時のプリズム洗浄のテスト」も参照してください。システム固有のチェック:水洗浄システム:排出が機能していることを確認します。磁気バルブが作動し始め、洗浄が始まる前に送水管が空になります。蒸気洗浄システム:計器用エアを使用していることを確認します。蒸気トラップが凝縮液を排出していることを確認します。洗浄中に温度が上昇することを確認します。高圧水洗浄システム:洗浄を開始する前に、排出が機能し、配管が空であることを確認します。