(税抜)通信アナライザーにセットして利用します。適合機種:LE-7200/3200/2200/1200※LE-1200はI2Cには対応しておりません。後継はLE-3500/LE-2500/LE-1500とそのオプションOP-SB5GLになります。概要OP-SB5FはLSI間の通信などTTLレベル(3V/5V)の送受信データを、クリップするだけで簡単に測定することができるインターフェース拡張ボードセットです。RS-232CやTTLレベルの通信だけでなくI2Cやクロック同期式通信(SPIなど)のシリアルインターフェースに対応できます。計測器に装着後、付属のプローブポッドを使用して、測定したい通信線をクリップします。テストできる信号線はSD,RD,RS,CS,SD_CLK,RD_CLK,外部入力トリガー入力、トリガー出力の9本ありますので、あらゆる通信に対応できます。データの極性や取り込むクロックの極性も設定できます。通常モード(USART)ではトリガー機能など計測器の機能をフル活用することができます。計測器をBURSTモードに設定すると、データ送出時のみクロックが供給される通信方式(クロック同期通信)も測定でき、今までのプロトコルアナライザーでは測定することのできなかった通信もモニターできます。設定をI2Cモードにすることにより、スタートシーケンス、ストップシーケンスを含むI2Cシリアル通信のテストができます。I2Cでは翻訳表示が可能でリード、ライトのシーケンスを効率よく解析できます。<I2C測定結果画面><I2C翻訳画面>ロジアナ機能<I2C波形測定画面>ロジアナ機能を用いて、データの論理やクロックの取り込みタイミングなどを波形で確認できます。LSI間などで用いられるシリアルインターフェースは、クロックとデータの位相差や遅延などが問題になることが、しばしばあります。このような場合は、ロジアナ機能を用いビットタイミングでの解析を行なえます。シミュレーション・BERT機能BURSTモードを除き、シミュレーションも行なえるので開発やトラブル解析の効率を大幅に向上させます。I2Cモードはマスター、スレーブの両モードでシミュレーションを行なうことができます。通常モード(USART)ではビットエラーレイトテスト(BERT)もサポートしているので、デバイスの伝送特性などのテストも容易に行なうことができます。専用拡張ボード,中継ケーブル,プローブポッド*1:全クロックエッジでデータサンプリングするモード*2:I2CのBERTテストはできません。*3:アナライザー本体より。