詳細スペックオプションダウンロードUSBスピードに自動追従する簡単操作のUSBアナライザLE-650H2シリーズは、測定対象デバイス間の通信データを回線に影響を与えることなくUSBアナライザー本体の大容量メモリーに記録しながら、USB経由でパソコンに転送。1.5Mbps)を自動判定して切り替えますので、スピード設定は不要です。スピードの異なるデバイスがハブに接続されている場合でも、パソコンのスペースキーを押すだけで、測定を開始できます。測定対象のUSBホスト機器が、本機の動作環境に適合するパソコンの場合、解析用パソコンとして兼用できます。LE-620HSの優れた解析機能を継承しながら、アルミ筐体と8層プリント基板の採用により、大幅な小型軽量化を実現しました。LOWスピード(消灯)外部トリガー入出力コネクタ測定対象USB機器と接続HDDやSSDに10Gバイト連続記録USBアナライザーの測定データは解析用パソコンに常時転送され、パソコンのHDDやSSDに最大2Gバイト(1Mバイト単位で指定可)のログファイルとして記録されます。リングバッファ構成で最大20個のログファイルに連続記録可能なリピートモードを装備。測定中でもログファイルのデータを過去に遡って検索やスクロール表示できるので、希にしか起こらない通信トラブルの長時間解析に有効です。明快かつ詳細なモニター表示USBパケットをトランザクション単位で明快に表示。HIGHスピード時のPINGやスプリットトランザクションも確認できます。storageなどのクラスの固有デバイスリクエストも詳細に翻訳表示されますので、難解なUSBプロトコルを直感的に理解することができます。複数のパケットを1トランザクションとして1行にまとめて表示します。8バイトを超えるデータは最初の8バイトのみ表示されます。[+]マークをクリックすると[-]マークになり全データが展開表示されます。トランザクションごとの通信スピードを表示します。Reset、Suspend、Disconnect、ChirpのUSBバス状態を通信データと共に記録し表示します。任意のトランザクションに「1」~「99」までのマークを付けることができます。マークを付けると、マーク位置へのジャンプが可能になります。SOF(スタート・オブ・フレーム)のフレーム番号を表示します。HIGHスピード時は、マイクロフレームを「(1/8)~(8/8)」のように表示します。LOWスピード時は、SOFパケットが発生しないため、このカラムには何も表示されません。分解能16.7n秒でタイムスタンプを記録し表示します。NAKパケットが連続する場合、その回数のみを表示して視認性を向上できます。各トランザクション/フレームの詳細を表示します。トークンパケット時パケットタイプ、パケット名、PID、アドレス/エンドポイント、CRC5、パケット開始・終了時刻データパケット時パケットタイプ、パケット名、PID、ペイロード、CRC16、パケット開始・終了時刻フレーム時フレーム期間、パケット開始・終了時刻[>>]マークをクリックすると、デバイスリクエストの詳細翻訳表示ウィンドウが開きます。ディスクリプタは、その階層構造をツリー表示します。デバイスリクエストの翻訳項目を選択すると、データパケット内の対応データが点滅します。リアルタイム表示されます。各種USBクラスのデバイスリクエスト、ディスクリプタ、コマンドをわかりやすく翻訳表示できます。BluetoothドングルのHCI(ホストコントロールインターフェース)パケットの翻訳にも対応しており、Bluetoothドングルの初期化や通信相手側Bluetooth機器との接続などに関するホストPCとドングル間の流れを詳細に表示できるので、プロトコルレベルでの通信解析を大幅に効率化します。PCソフトの試用版は複数のパソコンでライセンス制限なくご利用いただけます。■デバイスリクエスト詳細ウィンドウツリーを開いたり、閉じたりするボタンです。デバイスリクエスト/ディスクリプタの内容をクリップボードにコピーするボタンです。次または前のデバイスリクエストを表示させるボタンです。表示をピン留め(表示させたまま閉じないように)するボタンです。詳細ウィンドウの濃度調整をすることが出来るスライドバーです。高精度タイムスタンプアナライザー本体のハードウェアタイマーにより、ログを開始した時点を基準として、パケットの開始時点と終了時点のタイムスタンプを分解能16.7n秒で記録します※1。タイムスタンプは、「経過時間カラム」や「パケットポジションバー」に表示され、マウスカーソルでパケットをポイントしたときは、ツールチップウィンドウでも表示します。タイムスタンプ時間はログ開始後約5時間でゼロに戻り、継続して計時します。リアルタイムフィルタリアルタイムフィルタ機能を利用することで、ログファイルのデータ量を減らし解析を効率化できます。連続することが多いIN-NAK、OUT-NAKなどNAK応答トランザクションを取り込まないように指定したり、特定のアドレスやエンドポイントをAND条件で指定し、条件に一致するトランザクションのみを記録したり、記録対象から外したりすることが可能です。同期してログ動作を制御したり、特定データ検出時に外部トリガー信号をONにして他の計測器と連携したりできるので、開発効率が飛躍的に向上します。表示フィルタ機能や検索機能を使って、記録された膨大な測定データの中から着目するデータを簡単に見つけることができます。パケットタイプ別の表示色カスタマイズ機能やマーク/ジャンプ機能を利用することで開発効率はよりアップします。エニュメレーション情報が無い場合でもクラス指定することにより詳細翻訳表示が可能です。ヒットした部分をハイライト表示します。【クイック検索(Ver1.3.1.0以降で対応)画面例データ表示画面で特定のトランザクションにマウスポインタを当てると、そのトランザクションの上下に矢印が出ます。利用すれば計測ログ内のトランザクション数、転送バイト数、平均転送レートを集計して確認することが可能です。集計範囲はマウスやマーク機能で指定でき、集計結果はクリップボード経由で表計算ソフトに貼り付けることもできます。全トランザクション/パケットすべての計測データを集計。選択されたトランザクション/パケットマウスなどでトランザクションを選択している場合のみ表示。*]はマーク機能を使用した場合のみ表示。■パケットの表示・非表示パケットの表示項目上で右クリックすることによって、ポップアップメニューを表示させ各パケットの統計結果を表示・非表示に設定することが可能です。■統計データを表計算ソフトへ貼り付け必要な範囲を選択し、[Ctrl]+[C]でクリップボードにコピーすることによって、Excelなど他のソフトにデータを貼り付けることが可能です。各項目の最上位の行をクリックすると、データを昇順・降順に並べ換えることが可能です。記録データの指定範囲をコピー、ペーストしてテキストファイル形式でコンパクトに保存。報告書にしたり、Eメールでの専門家に送り確認してもらったりできます。データパケットのデータ部分だけをバイナリ形式で保存することもできます。拡張子.usr)で保存することも可能です。計測を「ON」して測定したログファイルは、LE-650H2シリーズのソフトに読み込めませんので、ご注意ください。)をリアルタイム表示。面倒なプロービングは不要です。<VBUS電力のリアルタイム表示>VBUSロガーモード(Ver1.1.0.0以降で対応)VBUS測定専用のモードで、長時間にわたってVBUS測定を行うことができます。指定周期でパソコンに記録でき、グラフ表示やCSV保存により詳細な解析が可能です。サンプリングレートを指定し、計測時間を入力します。測定値がグラフとダンプで表示され、記録されていきます。設定した計測時間の経過後に自動停止します。測定停止操作で測定を停止することも出来ます。VBUSの電圧、電流、電力をグラフでリアルタイム表示します。VBUSの電圧、電流、電力をダンプでリアルタイム表示します。サンプリング(2GB)分まで記録できます。グラフの電圧、電流、電力について、それぞれ表示・非表示を選択できます。グラフの横軸を、拡大・縮小できます。グラフの縦軸の表示範囲(電流・電力のみ)を6段階で選択できます。出力は範囲指定できません。回路構成部品の見直しなどにより、回路の消費電力を削減してバスパワー動作が可能になりました。構成部品の見直しにより、RoHS指令対応や低価格化をも達成しました。グローバルな活用をサポート日本語版と英語版のWindows®に対応したPCソフトを付属。ラインアイのWEBサイトからPCソフトの試用版をダウンロードしてビュアソフトとしても使用できるので、海外拠点で測定したログデータを日本の開発部門で調査するようなグローバルな活用が可能です。PCソフトの試用版は複数のパソコンでライセンス制限なくご利用いただけます。標準モデルをご購入後、上位モデルの機能が必要になった時に有償でアドバンスモデルへのアップグレードが可能です。将来、改良や機能追加、バグ修正などでバージョンアップした時でも、最新バージョンのPCソフトをラインアイのWebサイトからご購入後1年間は無償でダウンロードして機能制限なく利用でき、その後もオプションの更新ライセンスを購入すれば、最新バージョンを機能制限なくご利用いただけます。アップグレードをご用意しています。商品名H2-Aアップグレード型番LE-H2-A001ご注文の際には、LE-650H2のシリアル番号と納品先Eメールアドレスが必要です。シリアル番号やEメールアドレスをご記入の上、弊社または販売店へお送りください。この商品はEメールでの納品となります。ダウンロードしていただきます。オンラインショップからのご注文こちらからご購入いただけます。更新ライセンスの詳細はこちらPC操作ライブラリーを無償提供アナライザーをPCからリモート制御してUSBログを取得するようなユーザーアプリケーションソフトを作成するときに利用するライブラリを無償提供。USB機器の独自検査システムを構築するときなどに役立ちます。使用方法はライブラリに付属するreadmeファイルをご覧ください。ライブラリの使い方や独自ソフト作成の有償サポートにつきましては弊社営業部までお問い合わせください。