mAまでの広範囲な電流測定が可能な51⁄2桁の低価格デジタル・エレクトロメータです。研究・開発、あるいは分析、生体関係など広い用途に使用できます。電圧測定はドライビング・ガード機能を選択することで、高インピーダンス信号源を正確にレスポンス良く測定できます。測定スピードは最高1,000サンプリング/秒と高スループットを実現し、内部メモリに測定結果を100,000データ保存出来ます。ゲート電流などの半導体リーク電流測定や、光デバイスの暗電流測定に対応できます。特性の評価にも適しています。程度)が影響し測定値に誤差を与えます。低減され高確度な測定ができます。以上)、入力ケーブルの浮遊容量によってレスポンスが遅くなります。入力電圧と同電位で駆動しています。このドライビング・ガード機能によって、入力ケーブルの中心線と外側シールドの浮遊容量が見かけ上ゼロとなりレスポンスの向上を実現しています。測定回路の出力電圧をアイソレーションせずに機器外部に出力できます。電圧変換出力器として使用することができます。電圧に換算し、アイソレーションされた信号として出力します。OUT)機能により高出力抵抗の電圧信号を劣化させることなく低出力抵抗の電圧信号に変換して出力することができます。入力抵抗が低い測定器に容易に入力することが可能になります。OUT)機能によりノイズに弱く、測定系の絶縁抵抗を確保し難い微小電流信号を電圧信号に変換して出力できます。電圧出力なので他の測定器に容易に入力することが可能になります。Vの電圧に換算して出力できます。分解能で任意の値に設定可能です。この機能によりパルス状の電圧/電流の平均値を簡単に測定することが出来ます。変換器自体の積分時間を任意に設定できるため積分時間中の歯抜けのない正確な平均値が測定できます。種類の積分時間を正面パネルのRATEキーでも簡単に切り換えできるので、用途に合わせて積分時間を選択できます。大容量メモリと高速サンプリング5350は内部のデータ・メモリに最大100,000データの測定結果が保存できます。最高測定スピードは1000回/秒のため、高速に取り込んだ測定データの解析が可能です。アプリケーションコンデンサの誘電吸収測定に5350の電圧計は入力インピーダンスが非常に高く、電荷を奪わないため、コンデンサの誘電吸収測定に最適です。フォトダイオードの電流-電圧特性の評価に5350の電流計は電圧降下(※1)が小さいためフォトダイオードの並列抵抗測定に最適です。mAと電流測定範囲が広いので光電子増倍管の出力電流測定に最適です。アナログ出力により入力電流を電圧変換して出力することもできます。半導体のリーク電流測定にCMOSアナログ・スイッチのONリーク電流、OFFリーク電流を正確に測定することが可能です。上記に入力しきれていない仕様および注釈等がございます。詳しくは『ダウンロード』よりカタログをダウンロードしてお確かめください。:試料の圧力調整や厚み測定が可能。用途:12604と併用。特長:測定ポイントを次々に変えるような測定に適したプローブ。ファイルは音声入りです。ご視聴の環境によって音声OFFへの切替えをお願いいたします。Contactお気軽にお問い合わせください当社製品の修理・保守や技術・取扱いに関する様々なお問い合わせをお受けいたします。計測器について熟知したエンジニアが応対し、原則1営業日以内に回答いたします。CORPORATION。