【ニュープラストーンII】1函(3kg)でいくつ模型ができますか?通常、上下顎とも100~200gが必要ですので、約15~30個です。上顎の場合、100gでは症例によっては口蓋部が薄くなる場合があります。G】鋳造できる合金の種類は何になりますか?プレシャス合金、セミプレシャス合金、ノンプレシャス合金が鋳造できます。合金の種類によって専用液の液濃度を調整しご使用ください。フィット】水計量器の使用方法はどうなりますか?イデアベストシリーズの標準混水比は粉末100gに対して水30ml(0.30)です。適正な膨張を得るため、粉末は、はかりを用いて正確に計量してください。水の計量は、イデアベスト水量器(すりきり1杯30ml)を使用してください。※イデアベスト水量器はグレーがかった透明容器です。フィット【ニュープラストーンII】模型に熱湯をかけて割れる原因は何ですか?乾燥した模型は熱を伝えにくい性質があります。熱湯をかけた時の模型表面の熱膨張と中心部の熱膨張差にずれがあり応力限界を超えて割れたものと思われます。事前に模型に水分を含ませ、熱伝導性を高めることにより割れにくくなります。ニュープラストーンII【ニューフジロックIMP】模型に熱湯をかけて割れる原因は何ですか?乾燥した模型は熱を伝えにくい性質があります。熱湯をかけた時の模型表面の熱膨張と中心部の熱膨張差にずれがあり、応力限界を超えて割れたものと思われます。事前に、模型に水分を含ませ、熱伝導性を高めることにより割れにくくなります。ニューフジロックIMP【ニューフジロックIMP】計量器の容量と標準混水比を教えてください。以下の表のとおりです。・混水比が小さかった。・前回練和した石こう(二水石こう)がスパチュラや練和カップに残留していた。・吸湿等により製品が劣化した。・混水比が大きかった。・硬化遅延材となるアルギン酸塩印象材やりん酸塩系埋没材の粉末が混入した。ニューフジロックIMP【クリストバライトモデルインベストメント】どんな技工物を作製するのに使用するのですか?金合金や白金加金で金属床(クラスプ等も含む)義歯を作製する際に使われる製品(型毎埋没用)です。【イノベストMP】適合の調整を行いたい場合はどうすれば良いですか?適合の調整は混液比、液濃度で行ってください。適合を大きくしたい場合は混液比を小さく、適合を小さくしたい場合は液を希釈して用いてください。