普通のハンディ・テスタですが、Rボタンを2秒押すと、オシロスコープの画面になります。帯域は1MHz、2.5Mspsです。写真は、ラズパイの3.3Vの電圧を測っているところです。通常の1999表示テスタだと3.29Vなので、1桁多い表示になります。HDインテリジェントグラフィカルデジタルオシロスコープマルチメーター」で、レビュー用に商品の提供を受けました。3本(製品には含まれていない。6桁のDMMと比較しました。1.759波形を、デューティ50%の方形波に変更しました。100kHzぐらいまでは正しい表示ができているようです。ファンクションを切り替えるロータリ・スイッチの操作感は硬めです。発振器で、1Vp-pの1kHzの正弦波を出しMT8208の入力につなぎました。レンジはDC電圧です。Rボタンを2秒押した直後の状態です。F1(TIME)キーを押し、>を2回押して周波数を変更しました。F2を押すと信号レベルを変更できます。X1/X3は1V系と3V系の変更ができます。X10は押すたびにレンジが上がります。上限まで達すると、最下位のレンジになります。オフセットがついているようなのですが、修正の方法がわかりませんでした。●周波数を上げる10kHzです。崩れてはいますが、十分方形波であることを認識できます。ライセンスで提供されています。