バイオシェーカーBR-330W商品コード:二段式、ロングセラーの大型バイオシェーカーがリニューアル。大きい庫内観察窓、コントロールパネルが一新。プログラム機能が追加。二段式、ロングセラーを誇る大型バイオシェーカー。大腸菌や酵母といった微生物の振とう培養等、温調と振とうを要する実験に広くお使い頂けます。振とう台はツメクランプ用が付属(ツメクランプは別売)、別売でスプリングネット振とう台なども揃えております。他のBRシリーズと同様に振とう方式を往復と旋廻に簡単切換。BR-330Wは160r/minまで使用可能です。50mmの範囲で無段階に変更できます。BR-330Wは二段式で大架数、500mLの三角フラスコなら30個が載せられます。各段には1Lの三角フラスコまで納まります。シリーズ機に1段式のBR-330(5Lなど大型フラスコも使用可能)もご用意しております。前機種BR-300LFシリーズと同等ですが、「庫内観察窓」を大きく庫内を覗きやすくしました。配置を改善した新しい「LED庫内灯」により、庫内が見やすくなっております。◀︎庫内観察窓の新旧サイズ比較。右:BR-330シリーズ(BR-300/300Wとも窓の大きさは同じです)さらにコントロールパネルを一新。ダイヤル式の振とう速度設定であった当社従来製品から、温度・速度ともに上下キーによるデジタル設定・デジタル表示に変更しております。プログラム機能が追加BR-330シリーズはプログラム機能が使用可能になりました。「温度・振とう速度・時間」のセットを9ステップまでプログラムが可能です。37°Cで培養した後に4°Cに温度移行してサンプルを保存することができます。省エネにも貢献BR-330シリーズには、使用環境温度と設定温度により、自動で冷凍機とヒーター出力を制御・最適化する「エコドライブ」機能を搭載しています。当社従来製品(BR-300LF)と比べて消費電力が約1/7(37°C時)と大きく省エネになりました。¥2,380,000(*1)霜取機能動作直後の温度変化は含みません。仕様を満たさない場合があります。(*2)ウェイト機能とは、庫内が設定温度に達してから振とう開始できる機能です。本製品には温度勾配(傾斜)機能はありません。(*3)搬入用台車(付属品ではありません)取付時は約1260mmになります。据付時には両脇にそれぞれ200mm程度の作業スペースが必要です。(*4)別売のツメクランプ等が必要です。●低温での連続運転では庫内に霜が発生し、上記の使用温度範囲および温度調節精度を満たせなくなる場合があります。定期的に霜取りを行ってください。●本製品は大型で重量があるため、搬送や設置に関する費用を別途申し受けます。ST-4030SST-4030よりも強力なスティックシート。三角フラスコや培養ボトルなど底が平らな容器なら置くだけで簡易的に固定/保持できます。BR-330ロングセラーの大型バイオシェーカーがリニューアル。大きい庫内観察窓、コントロールパネルが一新。プログラム機能が追加。BR-180LF上下二分割ドアで大型容器の出し入れが簡単。BR-3300BRシリーズ最大の容量。BR-3300BBRシリーズ最大の容量。25〜250r/min、500mLフラスコなら32個架。実験台と同じ天板付き。BR-3300SBRシリーズ最大の容量。25〜250r/min、500mLフラスコなら32個架。実験台と同じ天板、セーフティドアロック機能付き。BR-3300WBRシリーズ中最大の容量をさらに倍加。BR-3300BWBRシリーズ中最大の容量をさらに倍加。二段振とう台で大量培養、実験台と同じ天板付き。BR-3300SWBRシリーズ中最大の容量をさらに倍加。二段振とう台で大量培養。実験台と同じ天板、セーフティドアロック機能付き。WEBユーザーサポート新規WEBユーザー登録WEBユーザーログインお問合わせ。