【外科用インスツルメント】カストロビージョタイプについて教えてください。カストロビージョタイプとは、握る力を緩めることで自然と先端が開く構造のことです。ハーシュフェルト】滅菌作業時の注意点を教えてください。滅菌は、高圧蒸気滅菌にて行ってください。乾熱滅菌は高温になり劣化・変色の原因となるので行わないでください。175°C以上に上昇させないようにご注意ください。ハーシュフェルト】切れ味が鈍ってきたらどうすればいいですか?カッティングエッジが複数あるため、シャープニングが困難なインスツルメントです。切れ味が鈍化してきた際は、お買い替えをお願いします。ハーシュフェルト【グレーシーキュレット】先端がヒール部から折れてしまう原因は何ですか?歯石除去を行う際に、ブレードのかかとを支点にして「てこ」のように動かすと、破損を起こしやすくなります。第1シャンクを歯面に平行にして側方圧をかける、正しいストロークで使うことをお勧めします。グレーシーキュレット【シックルスケーラー】Xハンドル(イーグルライト)、またはカラーハンドルの柄が破折する原因は何ですか?フェノール系の成分を含有する薬液等に浸漬を行いますと、ハンドル部が破損する恐れがありますので、ご使用は避けてください。ハーシュフェルト】材質を教えてください。Thinシリーズ≫どんな特長がありますか?独自の特許技術「XPテクノロジー」によるシャープニングフリーはそのままに、従来XPシリーズに比べてブレード幅が10%細く、軽量化したイーグルライトのハンドルを採用しております。そのため、歯周ポケットなどの挿入を負担なくスムーズに行え、より質の高いSRPやSPT・メインテナンスの処置にお勧めです。【外科用インスツルメント】各製品の材質を教えてください。各製品の材質は以下となります。見える部位(前歯隣接面等)の軟化象牙質の除去。見えにくい部位(臼歯隣接面等)の軟化象牙質の除去。※ストレートとカーブの2種類の刃先により、磨きにくい舌側面や遠心面などの軟化象牙質も容易に形成できます。クリアランスゲージ】サイズ(1.5mm/2.0mm)はどこで確認できるか?ハンドル中心に印字されています。2.0mm側にはスリット加工を施しているため、容易にサイズを確認できます。