通信プロトコルの流れや送受信データを判りやすく大型ディスプレイにカラー表示。計測データの解析作業を大幅に効率化します。日英対応のガイド表示により高度な通信計測の操作を的確にサポートします。<日本語表示例><英語表示例>TTL、I2C、SPI、CAN、LIN、FlexRay、LAN、USBに対応RS-232C/422/485で広く利用される各種の通信プロトコルに標準対応。(Ethernet)LAN、パソコンや周辺機器、スマホなどの標準ポートとなったUSB2.0など、さらに多くのインターフェースや通信プロトコルの計測にも対応可能です。通信回線に影響を与ることなく、通信の流れを記録すると共に、大画面に判りやすく表示するラインモニター機能。送受信の状況が見えることで接続確認やトラブル解決の時間を大幅に短縮できます。パソコン周辺やマイコン応用で広く利用されている調歩同期(非同期)通信からキャラクタ同期方式のBSC通信やビット同期方式のHDLCまで幅広く標準対応。オプションの拡張セットを追加することで、さらに多くの通信規格にも対応することができます。<使い方の簡単なデモ画面が表示されます。2分割した画面の個別スクロールや連動スクロールが可能なため、2つの通信記録の比較作業を効率的に行えます。高精度DPLL利用の任意ボーレート対応技術により、送受信ライン別々に有効数字4桁で50bps~4Mbpsまでの任意の通信速度を設定可能。ビット構成やビット送出順序、極性や変調フォーマットなども自由に選択できるので、多くのテスト状況に適合します。】<Modbus観測時の利用イメージ>RS-485回線上を流れるModbus通信データを分岐してアナライザーに接続して観測します。高速なModbus通信の場合でもフレームの切れ目となる3.5キャラクタ分のアイドルタイムを正確に検出して通信フレームを分離し測定可能。CRCのフレームチェックが行なわれるので、エラー判定表示やエラートリガーが利用できます。16進表示だけでなく、アドレスやファンクションの翻訳表示も可能です。産業フィールドバスの1つとして広く普及しているPROFIBUSのモニター、シミュレーションに対応。すると、PROFIBUSの規格に沿った通信条件で、33ビット分以上のアイドル時間を検出して正確にPROFIBUS通信フレームを区切り、データ形式に応じて変わるPROFIBUS規格のFCS(フレームチェックシーケンス)を判定できます。通常のモニター表示だけでなく、PROFIBUS翻訳表示やフレームダンプ表示などで通信の流れを観測することも可能です。※PROFIBUS規格で定義されている通信速度は、9600bps~12Mbpsですが、標準ファームウェアでサポートされる速度は、4Mbpsまでです。6Mbpsや12Mbpsなどのより高速なPROFIBUSを測定するときは拡張ファームウェアOP-FW12GAが必要です。フレーム内の指定位置のデータを事前にユーザーが定義した文字列や数値に変換して表示することができ、ユーザー独自のプロトコルフォーマットの解析に役立ちます。<元の表示><ユーザー定義翻訳表示例>■高精度に1μ秒で刻むタイムスタンプ通信フレームの先頭データが送受信された時刻を示すタイムスタンプ。実時刻タイムスタンプは、下位モデルと互換性のとれる時分秒などの3桁記録方式に加え、新たに5桁記録表示に対応。計測開始からの経過時間タイムスタンプは、最小1μ秒単位で高精度にフレーム到着時間を記録できるので、日付時刻を起点としたデータの絞り込みから微妙なタイミング確認まで利用範囲がより広がります。調歩同期(非同期)通信の時は、1~100m秒の無通信状態または特定のフレーム終了データを指定することで、タイムスタンプを記録することができます。(アイドルタイム)も表示できるので応答時間やタイムアウトが一目で確認ができます。[新機能]これまでのLEシリーズアナライザーに装備されていたCFカードへのデータ保存機能だけでなく、本体に直接USBメモリーを接続してデータ保存が可能になりました。手軽にPCでデータを活用できます。<本体に直接USBメモリーを接続>■通信障害の発生時点までロールバック可能な長時間記録メガスピード通信を取り逃さない高速アクセス可能な100Mバイトのキャプチャメモリーを内蔵。エンドレスに記録可能なリングバッファモードとメモリーフルで自動停止する固定バッファモードを選択可能です。1Kバイトのデータが1m秒間隔で全二重伝送される場合。送受信データはキャプチャ毎に4バイトのメモリーを消費します。■ロジアナ解析とアナログ波形解析をサポート通信回線のタイミングをデジタル波形表示するロジアナ機能は、最高サンプリングが100MHzに高速化され、大型画面を活かした12ライン同時の測定表示も実現。ファンクションキーの採用により時間カーソル操作もより簡単になりました。オプションの拡張セットOP-SB85Lを利用すれば、最大40Mサンプル/秒のアナログ電圧波形測定もできるので、出張時に重たい汎用計測器を持ち出すことなく、詳細な波形観測を手軽に実現できます。これら機能は、ハード的な問題点の究明だけでなく、データ通信関係の教育用途にも最適です。特定の通信状態を検出して計測動作を制御できるトリガー機能は、より柔軟な設定ができるように、従来モデルで4組であったトリガー条件とトリガー動作の指定が8組に強化されました。同時に8条件を並行して検出できるだけでなく、特定条件を順番に検出するようなシーケンス指定も可能なため、複雑な通信事象も確実に捉えます。通信制御線の状態が別の状態に変化するまでの時間を0.1mS単位で測定できるディレータイム測定機能に、RS-232CのSD/RD/DTR信号とEXT外部信号の電圧振幅(最大・最小・現在)を測定する機能を追加。テスターのプローブが当たりにくいコネクタ内配線の電圧振幅を簡単に測定できるので、回路の低電圧化に伴う信号振幅不足による通信トラブルの調査に役立ちます。通信制御線の状態が別の状態に変化するまでの時間を0.1mS単位で測定できるディレータイム測定機能に、RS-232CのSD/RD/DTR信号とEXT外部信号の電圧振幅(最大・最小・現在)を測定する機能を追加。テスターのプローブが当たりにくいコネクタ内配線の電圧振幅を簡単に測定できるので、回路の低電圧化に伴う信号振幅不足による通信トラブルの調査に役立ちます。通信相手機器が用意できない時に不可欠な6種類のテストモードが用意されています。定常的なテストだけでなく、パリティエラーを混在させたテストデータでエラー応答処理を確認したり、通常9600bpsで動作する機器に対して例えば2.5%ずらした9840bpsの通信速度でマージン評価したりすることも可能。制御線変化と連動させたデータ送信やRS-485送信ドライバーICのの自動制御などにも対応しています。RS-485の半二重通信の送受信テストに最適な半二重シミュレーションモードを装備。SDラインだけを使った送受信テストでも、アナライザーの送信データをSDライン側に、相手機器からの受信データをRDライン側に振り分けて観測できるので、受信データを対象としたトリガー機能やプログラムモードの命令を活用したテストが可能になります。<シミュレーション時の接続例>■MANUALモード操作キー[0]~[F]に対応する送信テーブルの登録データを、各キーを押す毎にワンタッチ送信。開発機器からの応答をモニター機能で確認しながら、トリガー機能と併用して簡単に通信手順をテストできます。[SHIFT]と[0]~[D]キーで対応する固定データを送信でき、[SHIFT]と[E]、[F]でRTS/CTSとDTR/DCDの信号線をon/off可能です。<データテーブル設定例>■BUFFERモードモニター機能でメモリーに取り込んだ送受信データから、送信側または受信側を選択して、そのデータをそのままシミュレーションデータとして送信。現場でモニターした通信状態と同じデータでの再現テストに有効です。<BUFFERモード設定例>■FLOWモード送信側または受信側となり、X-on/offフロー制御や制御線ハンドシェークによるフロー制御をシミュレーション。送信モードでは送信開始から中断要求までの送信データ数を16回分表示でき、受信モードでは送信中断要求を出すまでの受信データ数と送信再開要求を出すまでの時間を指定できます。<FLOWモード設定例>■ECHOモード受信データを本機内部で折り返して返送。受信フレーム単位で返信するバッファエコー、文字単位で返信するキャラクタエコー、ハード的に折り返すループバックエコーを選択でき、ディスプレイ端末や通信ターミナルのテストに最適です。<ECHOモード設定例>■POLLINGモードマルチドロップ(1:N接続)のポーリング通信手順におけるスレーブ側またはマスター側をシミュレーション。スレーブモードでは自局アドレスのフレーム受信回数とエラーの有無をチェックし指定データを応答し、マスターモードでは32種類のスレーブアドレス局に対してポーリングメッセージを送信し返信されるデータをスレーブ局毎に検査して表示します。<POLLINGモード設定例>■PROGRAMモード専用コマンドのプログラムを作成することで条件判定を伴う通信プロトコルを柔軟にシミュレーション。プログラムはメニュー選択式のため、簡単にマスターできます。文字以内のデータ送信。指定送信データテーブルのデータ送信。レジスタ値で指定される送信データテーブルのデータ送信。フレームバッファのデータを送信。キー入力に対応した送信データテーブルのデータ送信。データアレイ番号の指定値とレジスタ番号で指定された値との加算値で指定されるデータアレイのデータを送信。文字以内の特定文字列を受信するまで待つ。フレーム受信するまで待つ。指定のトリガー条件が成立するまで待つ。