10mlまでの容量別に6種類の連続注射器から構成される2リングハンドルタイプの連続注射器です。人差し指と中指をリングの中に入れて注射器を使用します。真鍮とエンジニアリングプラスチックのポリアミドで本体は構成されており、堅牢だけど軽量で高品質な注射器です。ピストン型で手にフィットする形状なので、長時間の注射作業でも疲れにくいです。ピストン周りにOリング未使用でメンテナンスも向上しました。標準のチューブ接続による薬液供給以外にオプションのアクセサリーを使用すると様々な薬液供給に対応可能です。【バイアル固定アダプター】ワクチンボトルを注射器に接続できるアダプターです。ワクチンボトルから直接薬液を供給することができます。【PP製リザーバー】オートクレーブ滅菌が可能なPP製リザーバーから薬液を供給できます。ねじ式で接続するので、液漏れもありません。ピストン用Oリング未使用ステンレス製ピストンとガラスバレルによりスムーズなピストン動作と高い気密性を実現しました。ピストン用Oリングがない設計のため、Oリングの交換といった面倒なメンテナンスから解放されます。本体の分解や組み立てが簡単。注射器は特別な工具不要で簡単に組立てが可能です。容易に分解できるので、日々のクリーニングやメンテナンス作業に効果的です。20分)に対応しているので、衛生的に注射器をご使用いただけます。注射針を接続する金属パーツ(ニードルロック)は、5基注射針を直接取り付けることができるルアーロック式の針先になっています。10基注射針を取り付けたい場合、本体に付属している10先アダプターを針先に取り付けることでご使用いただけます。別途、特別なアダプターをご用意する必要はありません。10先アダプターはPTFE製のため、煮沸消毒やオートクレーブ滅菌にも対応しています。養豚向けではワクチンボトルから直接薬液を供給して注射することが一般的です。バイアル固定アダプターを注射器に取り付けることで、ワクチンボトルを取り付けることができます。バイアル固定アダプターの取付・取り外しには特別な工具は必要ありません。オートクレーブ滅菌が可能です。pkPP製リザーバーPP(ポリプロピレン)製リザーバーを本体に取り付けて注射することができます。ねじ式で注射器本体に接続するので、液漏れの心配もありません。PP製リザーバーを取り付けるためには別途リザーバー接続バルブが必要です。リザーバーは容量別に3種類からご選択いただけます。大容量の輸液バッグと注射器を簡単に接続します。輸液バッグ用ニードルには、ほこりや微粒子の侵入を防ぐフィルター付きの空気鋼が付いているので、輸液バッグ内部に入る空気には不純物が含まれないようなっており、輸液バッグ内の薬液を保護します。新しい輸液バッグを使用する場合、新しいニードルを必ず使用して、クロスコンタミを避けるように運用ください。シリコンフリーの特徴を持った防錆効果がある潤滑剤です。ピストンやガラスバレル内壁に薄く塗ることで、錆や摩擦による部品ダメージを効果的に低減します。pkシリンジスタンド連続注射器を適切に保管することで、損傷から保護し連続注射器の寿命を延ばすことにつながります。シリンジスタンドを使用すると簡単安全に保管することができます。ポリアミドを使用して作られているので、オートクレーブ滅菌可能な耐熱性があります。表面につなぎ目がないので、ワイパーなどで簡単に清掃できます。pkソコレックスSHクラシック用消耗品ガラスバレルソコレックスSHクラシック連続注射器のガラスバレルは交換可能な消耗品です。肉厚で丈夫な目盛り付ホウケイ酸ガラス製です。耐熱性や耐薬品性にも優れています。163SH.0510スペアパーツセット良く使用する交換消耗品をセットにしました。連続注射器に1セット予備で持っていると安心です。単品での部品購入よりも大変お得です。/お問い合わせご質問につきましてはお電話、またはお問合せフォームにてお気軽にご連絡ください。上記内容で送信しますので、よろしければチェックを入れてください。