DSP】注入までの操作余裕時間を教えてください。流し込みが可能な時間は、23°Cの条件下において混和開始より約2分です。注入のタイミングを逸すると、混和物の注入が不充分になる恐れがあります。作業環境、粉または液の温度が高いと餅状化が促進されて操作余裕時間が短くなりますのでご注意ください。プロインパクト】専用の混和器はありますか?専用の混和器はありません。シリコンラバーカップ〈デンチャー用〉をご使用ください。サイズ・仕様は以下の通りです。プロインパクト【シルフィ】どのような製品ですか?間接法用に特化した手練りの半透明色のシリコーン材料です。)を裏装するための材料です。通常の義歯床の裏装材としては使用できません。シルフィ【オストロンII】標準粉液比を教えてください。DSP】標準粉液比を教えてください。流し込み法では10g/6mL、圧接法では10g/5mLです。DSP【ティッシュコンディショナー】コート材をアクリル樹脂の義歯粘膜面全体に塗布するとどうなりますか?義歯床から本材が剥がせなくなります。床辺縁などの剥がしたくない部分へのみ、塗布するようお薦めします。DSP】変形を少なくする方法はありますか?変形する要因は色々ありますが、まず第一に標準粉液比でご使用ください。重合後のフラスコ冷却は、温水に浸けたまま自然冷却する等、時間をかけて徐々に行うようにします。冷却することにより、重合工程に起因する寸法変化の影響を低減することができます。DSP【FRPフラスコ】重合時の注意点はありますか?注意点は、以下のとおりです。1)500Wまたは600W出力の電子レンジを使用する。2)フラスコの埋没材が乾燥しないように、脱ろうから重合までは一連の作業として作業する。MC】アクロン混和器の容量を教えてください。リラインII】リムーバーの使用方法を教えてください。リムーバーは、レジン床に接着したリラインIIを剝がす際に使用します。歯科用メスなどを用いてレジン床を露出させ、レジン床とリラインIIの境目に、リムーバーを染み込ませるように滴下してください。スパチュラなどを使うとより容易に除去できます。