250kW高精度・耐ノイズ性を確保FCスタックの開発評価では、スタックの状態変化を把握するために内部インピーダンスのモニタが欠かせません。高電圧・大電流を扱うFCフルスタックベンチは厳しいノイズ環境のため、インピーダンス測定で微小信号を正確に測定することが非常に困難でした。「燃料電池インピーダンス測定システム」は、耐ノイズ性に優れた計測フロントエンドと信号処理技術により、厳しいノイズ環境下で高精度で安定したインピーダンス測定を実現しました。)お気軽にお問い合わせください。(AC分)と直流電流(DC分)をそれぞれ分けることで、減衰することなく重畳電流の掃引と回生化ができ、環境にやさしい正確なインピーダンス測定が可能です。交流インピーダンス法は、発電状態の燃料電池のDC負荷電流に微小の交流電流を重畳させ、その時の電流、電圧波形に含まれる交流成分(振幅、位相)を演算処理で求め、インピーダンス値に換算します。「FCスタックインピーダンス計測システム」は、交流重畳電流の周波数をスイープさせてCole-Coleプロットを表示する「周波数スイープモード」とユーザ指定の固定周波数で繰り返し測定した結果をトレンドグラフで表示する「固定周波数モード」を用意しました。着目する周波数のインピーダンスの変化を「固定周波数モード」でトレンドグラフに表示させことでFCスタック内部の状態をモニタすることができます。電解質膜抵抗(Rm)に対応した周波数(例えば1kHzなど)を「固定周波数モード」で測定することで、FCスタックの運転状態を変えた時の電解質膜抵抗の変化を把握することができます。series)は、周波数特性が100kHzと高周波帯域までカバーしており、より正確にインピーダンス測定を実施することが可能です。series)は、50kWから250kWの大容量に対応しております。トランス絶縁方式を採用しており電力系統ノイズの影響を受けず、正確なインピーダンス測定を実施することが可能です。回生電力ノイズはClassAに準拠しています。回生電力ノイズにより他のデバイスに影響を与えないように設計されています。以上の回生効率を実現。仕様で制限される場合があります。「DC測定モード」は繰り返し測定した直流レベルをトレンドグラフに表示します。FCフルスタックの負荷電流やスタック電圧を確認するときにご活用頂けます。※)特注にてAPI(アプリケーションプログラムインターフェース:要打ち合わせ)の準備が可能です。6mA並列運転マスタ機として設定した本機1台に対し、スレーブ機として設定した他機を並列接続する方法です。並列接続できるスレーブ機は、マスタ機と同じ耐圧の機種(マスタ機がLN-300A、LN-1000Aが対象)10台まで可能です。公称分解能とは、各設定モードで想定している分解能の概算を示します。設定抵抗値』の理想電流値を示します。最小負荷応答時間とは、スルーレート設定において応答可能な最小値となります。外部制御モードの設定確度は、制御電圧入力10V時のみとなります。定抵抗モードの設定確度は、負荷入力電圧が選択中の電圧レンジの1/10V以上の電圧値から有効です。電子負荷装置を使用する環境温度(装置内温度)及び動作時間により変化します。電流値により最小動作電圧は変化します。定電流モード時のみ設定可能です。CVモードでは最大値設定と最小値設定を選択できます。湿度70%以下において6ケ月間保証します。同一測定モードとレンジの場合の測定時間です。電流測定レンジは、選択している負荷設定レンジにより決定されます。測定結果を絶対値で返します。電流リミット機能で制限を行い負荷部を保護します。電力リミットで制限を行い負荷部を保護します。過電圧印加時にアラームを発生します。装置内温度上昇時にアラームを発生し、出力をオフして負荷部を保護します。逆接続時にアラームを発生します。過電圧、逆接続アラーム機能は、警告のみで負荷部を保護しませんので速やかにアラーム要因を取り除いて下さい。電流モニタ出力はアイソレーションされていません。電流レンジHigh,MidレンジとLowレンジでは、電流モニターのf.s.と定格電流が異なります。『測定電流値×(電流モニターf.s./定格電流)』の換算電圧値を示します。マスタ機として設定した本機1台に対し、スレーブ機として設定した他機を並列接続する方法です。並列接続できるスレーブ機は、マスタ機と同じ耐圧の機種(マスタ機がLN-300A、LN-1000Aが対象)10台まで可能です。公称分解能とは、各設定モードで想定している分解能の概算を示します。設定抵抗値』の理想電流値を示します。最小負荷応答時間とは、スルーレート設定において応答可能な最小値となります。外部制御モードの設定確度は、制御電圧入力10V時のみとなります。定抵抗モードの設定確度は、負荷入力電圧が選択中の電圧レンジの1/10V以上の電圧値から有効です。電子負荷装置を使用する環境温度(装置内温度)及び動作時間により変化します。電流値により最小動作電圧は変化します。定電流モード時のみ設定可能です。CVモードでは最大値設定と最小値設定を選択できます。湿度70%以下において6ケ月間保証します。同一測定モードとレンジの場合の測定時間です。電流測定レンジは、選択している負荷設定レンジにより決定されます。測定結果を絶対値で返します。電流リミット機能で制限を行い負荷部を保護します。電力リミットで制限を行い負荷部を保護します。過電圧印加時にアラームを発生します。装置内温度上昇時にアラームを発生し、出力をオフして負荷部を保護します。逆接続時にアラームを発生します。過電圧、逆接続アラーム機能は、警告のみで負荷部を保護しませんので速やかにアラーム要因を取り除いて下さい。電流モニタ出力はアイソレーションされていません。電流レンジHigh,MidレンジとLowレンジでは、電流モニターのf.s.と定格電流が異なります。『測定電流値×(電流モニターf.s./定格電流)』の換算電圧値を示します。機器選定について瞬時過電圧が発生する可能性のあるD.U.T(被試験物)を接続する際は、定格電圧に十分余裕のある機器をご選定ください。対し電力制限が掛かる場合がございますのでご注意ください。0V付近からの低電圧領域での負荷動作を御所望の場合は当社ドロッパータイプの最小動作電圧がない電子負荷をご選定ください。設置について製品への供給電源はお客様にてご準備ください。D.U.T(被試験物)と製品との距離はノイズや配線抵抗等の影響があるため、できる限り近い距離でご使用ください。負荷線は、短く、太い電線をご準備ください。大電流を急速にオフした場合、負荷線のインダクタンス成分により逆起電力が発生して過電圧印加となる可能性がありますのでご配慮ください。電子負荷へ負荷電圧をブレーカー等のスイッチにより印加する場合、負荷装置はLOADをオフの状態で行ってください。電子負荷は空冷用ファンを内蔵しています。設置時に空気の吸入口及び排気口をふさがないようご注意ください。当社製品は産業用の装置として設計・製造されており、ハイセイフティ用途(*)への使用を想定した製品ではございません。ハイセイフティ用途とは、極めて高度な信頼性や安全性が要求され、機器の故障や誤動作により、信頼性や安全性が確保されない場合、生命、身体や財産等に損害を及ぼす恐れがある用途のことを言います)製品ご利用前には、マニュアル記載の注意事項を必ずご一読ください。上記を考慮せず製品を選定、ご使用になった場合、装置が停止、あるいは故障する原因となります。搬入について大型機器の搬入に際しましては、建物入口の高さや設置場所までの搬入経路の確認をお願いいたします。製品のご納入は、原則として「国内指定場所での車上渡し」とさせていただきます。大型機器などの荷降ろし以降の作業はお客様にて実施をお願いいたします。時間指定の配送や荷降ろし、現地試運転などの作業は、別途お見積もりのうえ当社にて承ります。ご注文の際にお申し付けください。当社では、随時製品の修理および校正のご依頼を承っております。一部の製品を除き、原則定額料金で対応させていただいております。詳細を見る消耗品交換・メンテナンスの実施について製品を長く安全にご利用いただくため、当社では年に一度の定期的な点検をお勧めしております。以下に、ご利用年数における交換推奨部品をまとめました。ご参照いただき、メンテナンスをご検討ください。ご不明な点等ございましたら、お買い上げの代理店にお問い合わせいただくか、こちらよりお気軽にお問い合わせください。お気軽にお問い合わせください。[土日・祝日除く]お問い合わせ記載されている仕様・形状等は、改良等により予告なしに変更されることがあります。最新の製品情報につきましては、当社までお問い合わせ頂けますようお願い致します。TOP当サイトでは、トラフィックの分析と広告の測定を目的としてCookieを使用しております。ご意向のボタンをお選びください。ボタンを押さないままページをスクロールした場合は、Cookie利用に同意したものとみなされます。Cookie利用に同意Cookie利用を拒否プライバシーポリシ。