DAC-101Aで測定可能な漏れ電流は以下のようになります。絶縁部を通して接地系に流れる電流です。この接地漏れ電流は3P電源コードの保護接地線を通って大地に戻っていきます。従って、保護接地線が接続された正常状態では危害を与えることもなく問題は発生しません。外装漏れ電流を増加させたりするため、潜在的に危害を与える要因となることがあります。接触電流は患者や操作者がME機器の外装に触れた時、その外装さら触れた人を通って大地またはその他の外装の部分に流れていく電流です。接触電流には、外装―大地間に流れる電流と、外装ー外装間に流れる電流とがあります。患者漏れ電流はME機器の装着部から患者を通って大地に流れる電流です。大きく分けて4つの測定方法がありますが、DAC-101Aでは「患者接続部から大地への電流」※のみ測定可能です。他の装着部へ流れていく電流です。心電図の測定では電極から被験者を通って別の電極に流れていく電流です。最近のME機器では1台の機器で複数のパラメーターを測定できるようになっているものが多く、その装着部は一人の患者に接続されています。全体での漏れ電流を測定します。同じ装着部の分類ごとにその患者接続部をまとめて接続(短絡)し、トータルでの漏れ電流を測定します。大きく分けて4つの測定方法がありますが、DAC-101Aでは「患者接続部から大地への電流」※のみ測定可能です。生体の電気的な感度に対応したMDフィルターを持ち、ON/OFFを切り替えることができます。漏れ電流測定の周波数特性は、MDフィルターがONのとき1kHz(-3dB)となり、MDフィルターがOFFのとき1MHz以上となります。漏れ電流のAC成分の測定(AC)と、DC成分の測定(DC)とを切替可能AC電源極性切替AC電源ラインの極性を切り替える事ができます。断線」を切り替えることができ、単一故障状態(SFC)を設定可能。断線」を制御できます。測定電圧5V、動作周波数1kHzにて測定実施。サイトポリシーサイトマップ当サイトでは利便性や品質向上のため、Cookieを使用することを推奨しています。利用する場合は同意するを選択してください。同意をしない場合は、一部機能がご利用できません。詳細はこちら同意する拒否するTOPへ戻る。