)は、SPM(走査型プローブ顕微鏡)の一種です。SPMについて気になる方は以下の記事で解説しておりますので、あわせてご覧ください。関連記事SPM(走査型プローブ顕微鏡)とは?種類や社会での活用方法、歴史を解説この記事ではSECMの仕組みの一例から使用場面について解説させていただきます。普段から原子に関わる仕事をしている「菅製作所」だからお伝えできる情報をお届けしますので、参考にしていただけると幸いです。それでは、早速見ていきましょう。)とは、探針として微小電極を利用し、試料表面の化学物質の反応像、反応速度の定量を行うための顕微鏡です。SECMはSPM(走査型プローブ顕微鏡)の一種であり、主に腐食防食化学から酵素安定性の研究などのジャンルで使用されます。右:距離一定モードSECMにはいくつかのモードがありますが、ここでは他のSPMと比較しやすい「プローブ走査法」における例を見ていきましょう。SECMのプローブ走査法には2つのモードがあります。高さ一定モード:比較的単純に行える(特殊な電極やフィードバック制御と必要としない)距離一定モード:数十ナノメートル程度まで接近させ、解像度とコントラストの高いイメージングが可能よく使用されるのは比較的単純な「高さ一定モード」での測定です。高さ一定モードは電極と試料間の高さを一定に保つことで表面の形状を測定する方法になります。電極の先端をイメージング範囲内における最高点以上に設置しないと、正確な凹凸をイメージングできないなどの弱みもあります。そのため、より高い解像度で正確な形状を取得したい、電気化学活性も同時に検出したい場合は距離一定モードが使用されます。距離一定モードは従来のSPMの電気版といった方法です。)の実像サンプルフェロセンアンモニウム溶液中で直径100ミクロンの白金ディスク電極上を走査することで得られたSECM像です。白金の部分の電流が大きくなるため、山のように写し出されます。実像サンプルについては以下のページで公開されていますので、ご覧ください。微小電極による測定は1980年頃から行われていました。SPMの技術を発展させて、1989年、A.J.バードらによりSECMが報告されます。SPMの側面と電気化学測定の側面を持つSECMは、近年でも使用され続ける顕微鏡の一つとなりました。)についてお話ししました。最後にポイントを振り返りましょう。)とは微小電極を使用して計測する顕微鏡SECMのプローブ走査法には、「高さ一定モード」と「距離一定モード」があるSECMは、SPMの発展とともに1989年に開発され、今現在でも使用されているSECMはSPM(走査型プローブ顕微鏡)の一種であると冒頭にお話ししました。SPMについて詳しくは以下の記事で解説しておりますので、あわせてご覧ください。け船舶用機器を製造・販売しています。汎用マイコン・汎用メモリへの書込みサービスも行っています。