5kW~40kWまで5kW単位で8モデル、50kW、60kWの大容量モデルが2モデルブースター機能を標準装備PCによる自動化に対応ドロッパー方式より大容量を身近に選定しやすいように、一体型のローコストタイプとなっております。最小5kW~40kWまで5kW単位で8モデル、50kW、60kWの大容量モデルが2モデルと豊富なラインナップで様々なニーズにお応えします。)お気軽にお問い合わせください。電池特性の評価に最適な専用動作モード「CC+CVモード」「CP+CVモード」を標準で搭載。容量の大きな電池の放電特性評価にも対応します。CONTROL)を装備。負荷モードの切り替えから、0-10Vdcにいる負荷設定(CC,CV,CP)に対応します。電流と電圧モニターもあり、測定値の読み込みも可能で、CC+CV、CP+CVモードもPLCから制御可能となっております。2本(4m)¥206,000※工場出荷時のみ入力電圧の変更(115V/230V)が可能です。インターフェースはどれか一つのみ実装が可能です。2024-04-10マスタースレーブ並列制御方式では、通信機能を持つRS-422やRS-485などが一般的に使用されています。直流電源では遅延の影響はありませんが、電子負荷では負荷応答が遅延する欠点があります。QL-Dシリーズは、アナログ制御方式とマルチチャンネル同期運転方式を採用し、並列運転時の負荷電流が遅延せず同期して動作することが可能です。2024-03-19DCモーター試験では、機械的な制動時(例:ブレーキ等)に逆起電力が発生します。定電圧(CV)モードの応答開始時間が2msecと高速応答の為、逆起電力を遅れなく消費させることが可能です。定電圧(CV)モードの応答開始時間が2msecと高速応答のため、問題なく定電流電源を起動することができます。パワーメータを使用します。電源機器の使い方を工夫することで、製品種類が多い汎用電源機器で構築することが可能です。2024-02-14複数の高速応答電子負荷を外部制御(EXT)モードで同期運転させることにより、1000A以上の大電流で電流センサの電流応答を評価できます。実験例として、LN-1000Aを10台使用した場合、1200Aの負荷電流において100A/μsの立ち上がり時間での電流応答が可能となり、次世代電流センサなどの評価に使用できるアプリケーションとなります。機器選定について瞬時過電圧が発生する可能性のあるD.U.T(被試験物)を接続する際は、定格電圧に十分余裕のある機器をご選定ください。対し電力制限が掛かる場合がございますのでご注意ください。0V付近からの低電圧領域での負荷動作を御所望の場合は当社ドロッパータイプの最小動作電圧がない電子負荷をご選定ください。設置について製品への供給電源はお客様にてご準備ください。D.U.T(被試験物)と製品との距離はノイズや配線抵抗等の影響があるため、できる限り近い距離でご使用ください。負荷線は、短く、太い電線をご準備ください。大電流を急速にオフした場合、負荷線のインダクタンス成分により逆起電力が発生して過電圧印加となる可能性がありますのでご配慮ください。電子負荷へ負荷電圧をブレーカー等のスイッチにより印加する場合、負荷装置はLOADをオフの状態で行ってください。電子負荷は空冷用ファンを内蔵しています。設置時に空気の吸入口及び排気口をふさがないようご注意ください。当社製品は産業用の装置として設計・製造されており、ハイセイフティ用途(*)への使用を想定した製品ではございません。ハイセイフティ用途とは、極めて高度な信頼性や安全性が要求され、機器の故障や誤動作により、信頼性や安全性が確保されない場合、生命、身体や財産等に損害を及ぼす恐れがある用途のことを言います)製品ご利用前には、マニュアル記載の注意事項を必ずご一読ください。上記を考慮せず製品を選定、ご使用になった場合、装置が停止、あるいは故障する原因となります。搬入について大型機器の搬入に際しましては、建物入口の高さや設置場所までの搬入経路の確認をお願いいたします。製品のご納入は、原則として「国内指定場所での車上渡し」とさせていただきます。大型機器などの荷降ろし以降の作業はお客様にて実施をお願いいたします。時間指定の配送や荷降ろし、現地試運転などの作業は、別途お見積もりのうえ当社にて承ります。ご注文の際にお申し付けください。当社では、随時製品の修理および校正のご依頼を承っております。一部の製品を除き、原則定額料金で対応させていただいております。詳細を見る消耗品交換・メンテナンスの実施について製品を長く安全にご利用いただくため、当社では年に一度の定期的な点検をお勧めしております。以下に、ご利用年数における交換推奨部品をまとめました。ご参照いただき、メンテナンスをご検討ください。ご不明な点等ございましたら、お買い上げの代理店にお問い合わせいただくか、こちらよりお気軽にお問い合わせください。(6)a負荷電流をOFFする時の注意点を教えて下さい。大容量電子負荷34XXXシリーズでは、機種によりますが100A以上の大きな電流が流れています。OFFを行って下さい。その瞬間に負荷ケーブルのインダクタンス成分により高電圧が発生します。この高電圧が仕様の電圧値を越える可能性があり故障の原因となります。34130Aa排気の温度は何度でしょうか?排気の温度は各モデルとも最大50°Cです。排気のワット数は大きいので、設置した場所の換気の規模にご注意下さい。排気の為に消費する電力が大きくAC100Vでは不足する機種もあります。34325Aa負荷端子の寸法と入力のネジ径を教えてください。以下の画像をご参照ください。34235Aaシーケンス機能の詳細を教えてください大容量電子負荷34000シリーズにはシーケンス機能が標準で搭載されています。以下の様な電流ステップ波形で負荷を引くことができます。34000シリーズのシーケンス機能では、シーケンスパターンを「ファイル」に記録させます。「ファイル」は9個まで作成可能なので、9パターンのシーケンスを記憶させることができます。1ファイルあたり16ステップの値を記憶させることができます。リピート機能により最大9999回まで指定したファイルを繰り返して実行することができます。シーケンス機能の詳細仕様は以下の通りです。(VBA)により作成したサンプルです。34000シリーズの基本的なコントロールをUSBインターフェースで実現した例となっております。プログラムの動作など詳しくはファイル内のセル及びVBAのコメントをご覧ください。こちらのサンプルソフトウェアは事前予告なく内容が変更されることがあります。本サンプルはお客様でソフトウエアを作成するための参考用として無償でご提供するものであり、サポート対象外となっております。本サンプルの実行により生じた結果につきまして弊社では責任を負いかねますのであらかじめご了承いただきますようお願い致します。MSWINSCK.OCXをインストールしてください。USBUSB制御用サンプルコードこのサンプルにはAutoSequence機能を追加しています。34140Aお気軽にお問い合わせください。[土日・祝日除く]お問い合わせ記載されている仕様・形状等は、改良等により予告なしに変更されることがあります。最新の製品情報につきましては、当社までお問い合わせ頂けますようお願い致します。TOP当サイトでは、トラフィックの分析と広告の測定を目的としてCookieを使用しております。ご意向のボタンをお選びください。ボタンを押さないままページをスクロールした場合は、Cookie利用に同意したものとみなされます。Cookie利用に同意Cookie利用を拒否プライバシーポリシ。