室温から1200°Cは約4分間(300°C/min.)、1200°Cから40°Cは約5分と、短時間での昇温・降温が可能です。新開発の特殊素材ヒータを使用することにより、高温でのアウトガス、熱膨張、コンタミネーション、ハレーション等を極めて少なく抑えることができます。回転石英窓の使用により、試料の昇華や水分などで曇る場合にも明瞭な視野が得られます。顕微鏡や計測装置に簡単に取り付けることができます。現在ご使用中の顕微鏡等装置への取り付けも可能です。徹底により、高品質で低価格にて提供しております。テストの工程全てを自社で行い、特注品の製作も数多く手がけております。高温(1200°C)での観察を安全に実現するため、チャンバは水冷循環を採用し、何かの理由により水冷循環が滞った場合は、チャンバ温度が60°C以上になるとインターロック機能が作動し、ヒーター電流をカットします。オプションにより設定変更可能です。オプションにより設定変更可能です。対物レンズからサンプルまでの距離。オプションにより設置可能です。サーモコントローラの詳細をご覧いただく場合は、製品の写真をクリックしてください。