準拠する必要がある医療機器メーカーに完全なテストソリューションを提供するように設計されたシステムです。個別のテスト要件を満たすことができます。マトリックススキャナを用いて各種測定ポイントをマルチに切り替えをすることができ、テストリードの測定ポイントを変更することなく順次にテスト実行し、全体のテスト時間を短縮することが可能です。)お気軽にお問い合わせください。全ての医療規格安全試験をパッケージ化。従来の耐電圧試験(AC、DC)と絶縁抵抗試験に加え、アース導通試験とタッチカレント試験を標準装備。標準装備(500VA)通電中の耐電圧試験が可能DUT(供試物)の電源が入っている間に耐電圧試験を実行することが可能です。今まで別々に行っていた、アース導通試験(GB)と耐電圧試験(ACW,DCW)を同時に行うことができます。トータルの試験時間の短縮ができ、より効率的な試験を行うことができます。タッチカレント(漏れ電流)測定では、AC+DCの合算で測定しておりましたが、IEC60601(医療用電気機器の安全規格)における測定規格に対応し、AC+DCの測定値から、AC測定・DC測定と個々に分けて測定することが可能です。機器が故障していないか?電圧・電流・電力を測定。一般的な試験器では240Vまでとなり、医療機器の輸出に対して110%の電圧印加試験が出来ません。本器では最大277Vまで対応しており、240Vの110%、264Vの試験が可能です。入力電流定格は16Aです。着脱可能で自由に模擬回路を組むことができる外部MDを用意。新しい規格の模擬回路にもすぐに対応ができます。従来ブラックボックスであった回路ユニットの着脱可能。目視の上回路の確認(誤差範囲や回路パターン)が可能です。入力の極性を切り替える場合、いったん電圧を落としてしまうと停電と同じです。エアコンや冷蔵庫などでは、停電後に安定するまで時間がかかりすぐに試験が出来なくなります。極性切り替えではなく測定側の極性を切替ることで、無停電電極の切替を可能としております。L:リターン側(GND)、X:オープンの3つの状態がスキャナで設定が可能です。加え、漏れ電流(タッチカレント)や医療機器検査で要求されている110%のAC電圧印加などマルチな用途で使用可能です。安全規格アナライザ8207は内蔵交流電源により500VAまで供給可能ですが、タッチカレント試験器620Lと交流電源を拡張することにより、最大で単相40Armsの医療用機器まで対応することが可能です。電流試験器の始業点検用治具を準備TVB-2TVB-2は安全試験器が適切に機能していることを確認する為の治具BOXです。アース導通試験を実行を開始する前に使用し、安全試験器が正しく判定動作しているかを確認する為に使用します。TVB-2LVB-2LVB-2は、漏れ電流試験器が適切に機能していること確認する為の治具BOXです。漏れ電流試験を実行を開始する前に使用し、漏れ電流試験器が正しく判定動作しているかを確認する為に使用します。電源の構成はアプリケーションによって異なります。(UL60601-1)。入力電力用に構成されています。カスタム構成が利用可能です。詳細についてはお問い合わせください。Interconnect)を使用した場合、耐電圧試験の印加電圧は3.5kVに制限されます。仕様は予告なく変更される場合があります。当社では、随時製品の修理および校正のご依頼を承っております。一部の製品を除き、原則定額料金で対応させていただいております。詳細を見る消耗品交換・メンテナンスの実施について製品を長く安全にご利用いただくため、当社では年に一度の定期的な点検をお勧めしております。以下に、ご利用年数における交換推奨部品をまとめました。ご参照いただき、メンテナンスをご検討ください。ご不明な点等ございましたら、お買い上げの代理店にお問い合わせいただくか、こちらよりお気軽にお問い合わせください。お気軽にお問い合わせください。[土日・祝日除く]お問い合わせ記載されている仕様・形状等は、改良等により予告なしに変更されることがあります。最新の製品情報につきましては、当社までお問い合わせ頂けますようお願い致します。TOP当サイトでは、トラフィックの分析と広告の測定を目的としてCookieを使用しております。ご意向のボタンをお選びください。ボタンを押さないままページをスクロールした場合は、Cookie利用に同意したものとみなされます。Cookie利用に同意Cookie利用を拒否プライバシーポリシ。