日立ハイテクこのウェブサイトでは、JavaScriptの機能を有効に設定していただくことで、最適なコンテンツをご覧いただけます。UH5700は、固体・液体試料に対して、紫外線波長領域から近赤外線波長領域まで幅広い測定波長範囲に対応しています。新しいデータ処理ソフトの採用により、快適な操作環境を実現しています。nm)に対応高い測定精度とスループットを両立しました。nmで低ノイズ測定を実現しています。シングルモノクロメータ方式の明るい分光器にてクラス最高レベルの低迷光/高測光レンジを実現しています*1。nm/minと従来機と比較して紫外可視域の高速スキャンを実現しました*2。nmの範囲の測定が約4分で可能となります。紫外可視域領域と近赤外領域で異なる検知器を用いています。異なる検知器を用いていることから、検知器の切り替え時に測光値の差が生じることがあります。UH5700は、元来培ってきたノウハウや信号処理技術などにより、検知器切り替え時の段差を最小限に抑えています。試料室はU-2900/U-3900形分光光度計と共通設計、既にお持ちの付属装置の利用が可能です*3。測定目的に応じた豊富な種類のアクセサリをラインアップしています。*3一部付属装置は除く(詳細は営業担当者に確認ください)。オプション幅広い測定目的に対応したアクセサリをラインアップ。試料室はU-2900/U-3900と共通設計、既にお持ちの付属装置の利用が可能です。オプションソフト液体測定用途ミクロセルオプションミクロセルはミクロセル用マスク(200-1537)を組み合わせて使用します。μL程度の少量サンプル測定に適しています。微量試料測定オプション微量セルは微量セル用マスク(3J1-0115)(2個入り)を組み合わせて使用します。μL程度の微量サンプル測定に適しています。角形長セルホールダ角形の長セルで測定する際に用います。低濃度のサンプルを感度よく測定できます。レファレンス側減光フィルタホルダ近赤外域の測光レンジ域を拡大したい場合に使用します。NDフィルタNENIR210Bが必要です。恒温セルホールダ恒温槽の水をセルホールダ部に循環させ、セル部を一定温度に保持します。(温度制御:R、S共)スターラー付き恒温セルホールダマグネット式のかくはん子で試料溶液のかくはんができますので温度精度の良い測定ができます。プログラム機能付恒温セルホールダたんぱく質や核酸の融解を測定する際に試料温度を連続的に変化させた時の吸光度の変化が測定できます。電子冷熱式のため急熱、急冷が可能。等温間隔で昇温、降温ができ、スターラ付きのためセル内の温度ムラはありません。(温度制御:R、S共)オートシッパコンピュータ制御のサンプルシッパです。試料の回収などの機能が充実しています。オートサンプラを接続すれば自動化、省力化が可能です。電子冷熱オートシッパフローセル部が一定温度で正確な制御ができます。AS-1010形オートサンプラオートシッパおよびフローインジェクション分析の多検体測定に用います。吸引ニードルがXYZの3方向に移動します。