CRの負荷モードのみに特化した150Wデュアルチャンネルの電子負荷モジュールです。コストパフォーマンスに優れた多チャンネルシステムの構築が可能です。)お気軽にお問い合わせください。多様な負荷モジュールをスマートに収納する専用フレームフレームは1台で最大8チャンネルまで対応(デュアルチャンネル実装時)。コンパクトなシステム構築が可能となります。レンジは自動切り替えとなります。定電流モード(CC)のみレンジIIに固定設定出来ます。動作温度範囲は0~40°C、最適温度は25°C±5°Cです。3300Fシリーズと組み合わせたときの条件です。0~10V(BNC)※デュアルCHモジュールは非対応です。負荷チャンネル間は絶縁されています。3300Fシリーズメインフレーム(3300F:4ch、3305F:2ch、3302F:1ch)のリモートインターフェースオプションとなります。フレームの価格はこちらをご参照ください。2024-04-10マスタースレーブ並列制御方式では、通信機能を持つRS-422やRS-485などが一般的に使用されています。直流電源では遅延の影響はありませんが、電子負荷では負荷応答が遅延する欠点があります。QL-Dシリーズは、アナログ制御方式とマルチチャンネル同期運転方式を採用し、並列運転時の負荷電流が遅延せず同期して動作することが可能です。2024-03-19DCモーター試験では、機械的な制動時(例:ブレーキ等)に逆起電力が発生します。定電圧(CV)モードの応答開始時間が2msecと高速応答の為、逆起電力を遅れなく消費させることが可能です。定電圧(CV)モードの応答開始時間が2msecと高速応答のため、問題なく定電流電源を起動することができます。パワーメータを使用します。電源機器の使い方を工夫することで、製品種類が多い汎用電源機器で構築することが可能です。2024-02-14複数の高速応答電子負荷を外部制御(EXT)モードで同期運転させることにより、1000A以上の大電流で電流センサの電流応答を評価できます。実験例として、LN-1000Aを10台使用した場合、1200Aの負荷電流において100A/μsの立ち上がり時間での電流応答が可能となり、次世代電流センサなどの評価に使用できるアプリケーションとなります。機器選定について瞬時過電圧が発生する可能性のあるD.U.T(被試験物)を接続する際は、定格電圧に十分余裕のある機器をご選定ください。対し電力制限が掛かる場合がございますのでご注意ください。0V付近からの低電圧領域での負荷動作を御所望の場合は当社ドロッパータイプの最小動作電圧がない電子負荷をご選定ください。設置について製品への供給電源はお客様にてご準備ください。D.U.T(被試験物)と製品との距離はノイズや配線抵抗等の影響があるため、できる限り近い距離でご使用ください。負荷線は、短く、太い電線をご準備ください。大電流を急速にオフした場合、負荷線のインダクタンス成分により逆起電力が発生して過電圧印加となる可能性がありますのでご配慮ください。電子負荷へ負荷電圧をブレーカー等のスイッチにより印加する場合、負荷装置はLOADをオフの状態で行ってください。電子負荷は空冷用ファンを内蔵しています。設置時に空気の吸入口及び排気口をふさがないようご注意ください。当社製品は産業用の装置として設計・製造されており、ハイセイフティ用途(*)への使用を想定した製品ではございません。ハイセイフティ用途とは、極めて高度な信頼性や安全性が要求され、機器の故障や誤動作により、信頼性や安全性が確保されない場合、生命、身体や財産等に損害を及ぼす恐れがある用途のことを言います)製品ご利用前には、マニュアル記載の注意事項を必ずご一読ください。上記を考慮せず製品を選定、ご使用になった場合、装置が停止、あるいは故障する原因となります。搬入について大型機器の搬入に際しましては、建物入口の高さや設置場所までの搬入経路の確認をお願いいたします。製品のご納入は、原則として「国内指定場所での車上渡し」とさせていただきます。大型機器などの荷降ろし以降の作業はお客様にて実施をお願いいたします。時間指定の配送や荷降ろし、現地試運転などの作業は、別途お見積もりのうえ当社にて承ります。ご注文の際にお申し付けください。当社では、随時製品の修理および校正のご依頼を承っております。一部の製品を除き、原則定額料金で対応させていただいております。詳細を見る消耗品交換・メンテナンスの実施について製品を長く安全にご利用いただくため、当社では年に一度の定期的な点検をお勧めしております。以下に、ご利用年数における交換推奨部品をまとめました。ご参照いただき、メンテナンスをご検討ください。ご不明な点等ございましたら、お買い上げの代理店にお問い合わせいただくか、こちらよりお気軽にお問い合わせください。(5)a測定値取得のインターバルについて直流電子負荷「3310Fシリーズ】の測定値(電圧・電流)は、約50[ms]毎に1回、測定データを取得しています。3300F(4chフレーム)において,RS-232C通信でGLOB:MEAS:VOLT?を連続的に送信するときは,送信するコマンド間に250ms程度のインターバルが必要となります。250ms間隔で測定電圧値を取得することができます。電流ステップの時間幅にはどのくらいですか?直流電子負荷3310Fシリーズに搭載されているOPCテスト機能において、各ステップの電流の時間幅は100msとなります。次のステップの電流値に到達するまでの時間は、電子負荷の定格電流と分割ステップ数によって決まります。aCCモード時にHigh,Lowレンジとも0~フルスケールまで設定出来ないのですが。3332FのCCモードでの負荷電流設定は、常にHigh設定値>Low設定値になるように設定してください。High設定値がフルスケールよりも小さい値になっていると、それ以上の値を設定できなくなります。ONとする方法があります。コマンド送信とコマンド処理のタイムラグが発生します。TOP当サイトでは、トラフィックの分析と広告の測定を目的としてCookieを使用しております。ご意向のボタンをお選びください。ボタンを押さないままページをスクロールした場合は、Cookie利用に同意したものとみなされます。Cookie利用に同意Cookie利用を拒否プライバシーポリシ。