Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。検索するカテゴリを選択します。税込¥8,349本測定器は、残留塩素を含む水にDPD試薬を加えたとき特異的に反応し、残留塩素の量に応じて淡赤紫色を呈する反応に基づく簡易測定方法です。試薬添加操作は1回です(総残留塩素の測定の場合はオプションのヨウ化カリウムを併用して2回操作)。遊離残留塩素と総残留塩素の区別ができる測定器です。主な用途は飲料用水道水や水泳、遊泳用プール、公衆浴場や温泉でのレジオネラ症対策としての残留塩素管理や、透析用水の総塩素の管理などです。DPD試薬は粉体試薬で、1回1袋の分包タイプです。標準の100回分試薬と徳用の500回分試薬があります。DPD試薬にはpH緩衝剤も含まれていますので、検液のpHを調整し、安定した発色測定ができます(pH3~10の検水であれば安定した測定ができます)。オプションのヨウ化カリウム試薬を併用すると総残留塩素の測定ができ、総残留塩素濃度と遊離残留塩素との差から結合残留塩素濃度を求めることができます。試薬の箱には試薬の有限期限が印刷されていますので、試薬の期限切れの確認が容易にできます。比色板が取り外せますので管理が容易で経済的です。・検水を8分目ほど入れた角形試験管を、本体の右側と左側の試験管ポケットにセットします。・残っている角形試験管に検水10mLを入れます。・DPD粉体試薬を加えて混和します。・検水を中央の孔に入れ,色を比較し、測定します。・遊離残留塩素を測定した後に、別売のヨウ化カリウムを付属のさじで1杯(0.1~0.5g)加えて溶かします。中央の試験管ポケットに挿入し、比色板と比較し、該当する標準色より総残留塩素の濃度を求めます。・計算式により結合残留塩素濃度を求めます。(総残留塩素)等の水質管理に。保管に便利なマグネット付き。センサーキャップ(ストラップ付)付き。貯水槽・ビルメンテナンス・プール・浴槽などの遊離残留塩素測定で使用頻度の高い、0.05~1.0mg/Lまでの6段階で測定可能な残留塩素測定器です。DPD法(比色法)で簡単に水中に残留している有効塩素のチェックが出来ます。粉体試薬50回分の試薬が付属しており、すぐに使用可能です。用途飲料水、プール、受水槽などの遊離残留塩素の管理に。携帯に便利なコンパクトタイプで、簡単正確に残留塩素を測定することができます。DPD試薬(一剤タイプ)は、緩衝剤と発色剤を混合して1パックになっています。比色板補正用テストチューブに測定水を入れることで測定水の水質(濁度、色など)の誤差を補正出来ます。比色板・背面板の取り外しが可能。洗浄等のメンテナンスが簡単です。・DPD法による残留塩素測定から結合残留塩素濃度を測定するための消耗品試薬です。新型コロナウィルス対策に!新型コロナウィルスに対して有効と認められている「次亜塩素酸水」や「次亜塩素酸ナトリウムを希釈した消毒液」の残留塩素を手軽に測定!ジアチェッカーは試薬キットと高価なデジタル測定機とのギャップを埋める、デジタル残留塩素計です。「デジタル表示でありながら手のひらサイズで安価」という点が特長です。ナトリウムを希釈した消毒液、電解水のチェックに適しています。して塩素消毒する際の有効な塩素濃度を管理するためにも活躍します。測定にはヨウ化カリウム試薬を使用します。/厨房/給食施設での衛生管理など新型コロナウィルスやノロウィルス、インフルエンザウィルスなどの感染症予防で、塩素消毒する際の有効な塩素濃度を管理するためにも活躍しています。して、現場の水道水等の低濃度の残留塩素濃度を測定できます。AQ-201P型はDPD試薬を使用し、DPD試薬単独では遊離残留塩素、ヨウ化カリウムとの併用で総残留塩素や結合残留塩素の濃度結果も導き出せます。AQ-202P型はヨウ素試薬を使用し、300mg/Lまでの高濃度測定が可能です。食品加工現場ではガラスが割れた際に飛散する破片が食品に混入することを回避するために、現場へのガラス製品の持込が禁止されている場合があります。その為、ガラス製ではなくPET製の試料セルを採用しています。水の残留塩素測定に利用できます。幅広い分野で次亜塩素酸ナトリウム溶液や次亜塩素酸水(酸性電解水など)等の殺菌水の管理に利用できます。・コンパクトなうえ取り扱いが簡単ですので、測定現場での使用に適しています。・このクラスでは大型で見やすいオリジナル液晶ディスプレイを採用し、情報を過不足なく表示できるようデザインしました。・測定値を99個まで保存できるメモリ機能を備えています。・自動的に電源をきるオートオフ機能を備えています。税込¥8,349ディスポタイプと価格的には近く、精度の面では高度な測定器です。粉末と違い風や空調による飛散がないので、屋外などでの用途に適しています。DPD法(比色法)でどなたでも簡単に水中に残留している有効塩素のチェックが出来ます。用途飲料水、プール、受水槽の遊離残留塩素の管理に。PET製(1件すべてのレビューを見る)・ハンディ水質計”アクアブ”AQ-201P/-202P型専用の検水測定用ガラス容器です。税込¥1,099当日出荷バスケットに入れる三商DPD法残留塩素計(1件すべてのレビューを見る)8段階の比色レンズを用いたローコストな普及版。使用法が簡単で、日常の簡易検査に最適。検水に試薬を添加し発色させ、発色した検水を測定器本体にセット。標準レンズと比色して濃度を読み取ります。基本機能を備えた、低コスト・高精度モデル。洗浄しやすい平面電極採用。測定結果メモリー機能(各センサー50件)。温度自動補正機能(CL、pH測定時)。pH自動補正機能(CL測定時)。50mL・柴田科学製pH残留塩素計に用いられるPR指示薬です。フォトメーターCL分解能が0.01mg/Lですので、低濃度まで正確に読み取ることができます。赤色LED表示により、夜間や暗い場所でも測定できます。耐久性に優れた防塵・防水構造です。カタログ掲載商品1台で残留塩素とpHの測定が可能です。カタログ掲載商品1台の測定器でpHと残留塩素の2項目の測定が可能です。残留塩素は0.05~2.0mg/lまで、pHは6.0~7.6の測定が可能です。測定できる、残留塩素テスターです。(2種類の商品があります)ハック社ポケット残留塩素計3つのキーですべての操作ができ、試薬の選択により遊離塩素、全塩素の測定が可能です。小型軽量の手のひらサイズです。0.02~2.00mg/Lと0.1~8.0mg/Lの2レンジ切り替えができます。(DPD試薬一液タイプ)カタログ掲載商品DPD試薬を液体にし、しかも一液タイプにした測定器です。従来のO-トリジン法と同じ使用方法で測定できます。残留塩素を0.05~2.0mg/lまで、9段階に測定可能な残留塩素測定器です。上水試験法に準拠しています。税込¥18,678当日出荷バスケットに入れるHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ハンナポータブル残留塩素計(遊離塩素用)キットタイプは検証/校正用の標準液が付属しています。キャリーケースがついています。97701はポータブルのデジタル残留塩素計で低濃度の遊離塩素を測定します。水道水/飲料水、井戸水、プール/お風呂、ビル/施設管理など幅広い分野で使用されています。レジオネラ症予防のための残留塩素測定でも活躍!測定には公定法で定められたDPD試薬を使用しており高い信頼性。バリデーター(標準液セット)での本体の数値検証・校正も行えます。これにより高い精度と信頼性を保て安心です!。粉末パック試薬1種類のみ。生活防水構造で結露、腐食性ガスにも強い構造です。オートパワーオフ、自己診断機能付き。税込¥76,9787日以内出荷バスケットに入れるアズワン簡易型残留塩素計8段階の比色レンズを用いて簡単に使用できるので、日常の簡易検査に適しています。税込¥9,2575日以内出荷バスケットに入れる動画ありタニタ残留塩素計セットカタログ掲載商品pH自動補正機能を搭載した本格派。洗浄しやすい平面電極採用。測定結果メモリー機能(各センサー50件)。温度自動補正機能(CL、pH測定時)。pH自動補正機能(CL測定時)。参照電極にガラス電極を使用しているので汚染に強く、耐久性があります。塩素イオン、水温、電極出力(mV)の3項目測定。mV測定では電極の良否判断ができます。イオン強度を高めた専用の電極内部液と校正液を採用。校正時にはISAB(イオン強度調整剤)の添加は不要です。※塩素イオン計CL-10Zと互換性はありません。本体ケースはIP67の防水機能を持っています。50データの自動ロギング機能があります。HI97771Cは消毒液、電解水のチェックに適しています。測定器セット注ぎやすい分包設計(くちばし口設計)です。1包ごとに"保証期限"を刻印しています。保管に便利なチャック付きアルミ袋です。測定器のカラーチャートはグラデーションになっているので、より細かく測定することができます。ポーラログラフ法を採用。無試薬で、水道水やプール水などの残留塩素を手軽に測定。採水測定タイプ、給水栓測定タイプを用意。DPD法との相関ある測定が可能。メールを受信する登録が完了しました登録に失敗しました申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。設定が無効になっている場合、一部機能がご利用できません。動作するように設定してください。基づく表示プライバシーポリシーご利用環境チェックサイトマップご利用ガイドお買い物の流れお支払方法について配送料について返品・交換についてお問合せ窓口お問合せフォームチャットサポート専任スタッフがご対応いたします。株式会社MonotaRO(モノタロウ)。