【MIローフロー】フッ素徐放性はありますか?ございません。【MIローフロー】光照射時間を教えてください。標準光照射時間は、以下のとおりです。オペーク以外:1.5mm,オペーク:1.0mmです。【MIローフロー】MIフロー、MIローフロー、MIフィルの主な適応部位を教えてください。:窩洞の整理・ライニング、小さい窩洞の充填。:小さめの窩洞から大きめの窩洞の充填。:咬合面など臼歯充填、大きな窩洞の充填。【MIローフロー】追加充填はどのように行えばよいですか?積層充填を行う場合、下の層の表面に未重合層が残っていれば(臨床上の流れで充填するのであれば)、ボンディング材は不要です。研磨などにより未重合層が残っていない場合や、唾液などで表面が汚染された場合には下記の手順でお願いします。1.追加築盛する部分の新鮮面を出す。【MIローフロー】臼歯部咬合面に使用できますか?ローフロータイプですがあくまでフロワブルの性状ですで咬頭頂への充填・付形は困難ですが,咬合面への充填には適しています。MIフローとMIフィルの中間の付形性を有し、適度な流動性を持ちながら狙った部位にしっかりとどまります。【MIフィル】MIフィリングシステムとは何ですか?MI(ミニマムインタベンション)に基づく歯冠修復に対するジーシーの新しいシステムです。できるだけ小さい形成、小さな修復、少ないステップ、そして確かな結果を求めるために、充填材、ボンディング材、周辺器材などを統合した総称を「MIフィリングシステム」として進化させていく構想です。MIフィル【MIフィル】適応症例を教えてください。MIフィルは従来型コンポジットレジンと同等以上の曲げ強度と高耐摩耗性を有しており、また、直接充填可能な流動性と付形可能なペーストであるため、フロアブル向きの小さいMI窩洞からペーストタイプ向きの大臼歯の咬合面まで幅広い症例に適応できます。MIフィル【MIフィル】フッ素徐放性はありますか?ありません。MIフィル【MIフィル】X線造影性はありますか?対アルミ181%(代表値)のX線造影性があります。MIフィル【MIフィル】使用時の注意点はありますか?1.フィリングチップは正しく装着し、フィリングチップ内の空気抜き作業を行ってからご使用ください。チップ先端を上方に向け、ゆっくり押して、空気抜きをしてください。2.ご使用前にフィリングチップ先端部をアルコールワッテで清拭する場合には、余分なアルコールを絞ってからご使用ください。