(ブログ)ソキア自動視準のトータルステーションの点検調整ソキア自動視準のトータルステーションの点検調整2024.07.31湘南通商の営業の愛知です。自動視準のトータルステーションの疑問でよくあるのが『プリズムの中心からズレている様に見えるけど大丈夫なのかな?』マニュアルで合わせた時とズレているから角度もズレていると思われる方は多いです。自動視準や自動追尾で観測した時の文字色は青この意味は取扱説明書にも記載されていますが自動視準や自動追尾で観測時はプリズムの中心を視準したものと同じ数値になる様に補正が掛かっている状態です。写真を見てわかると思いますが角度の数値が合っていません。点検調整の一環でこのように数値が合わない場合は調整を行います。写真ではわかりにくいのですが自動視準で微妙に中心から外れています。水平方向が約10′′鉛直方向も約10′′誤差の調整をしました。一度自動視準で観測し中心からズレているように見えましたが先ほどよりズレは少なくなりました。数値は...残念ながら外気温が高くスマホが熱にやられて写真データが保存されませんでした。水平角0°0′0′′と表示されていたので調整完了です。今回の検証でちゃんと調整されている状態であれば自動視準で中心からズレているように見えても補正されているのでマニュアルで合わせた角度と同じ数値が出ている事が確認できました。測量機の点検調整をご希望の方はご遠慮なくお問い合わせください。レベルセンサー用ホルダー新品あります2024.11.1調子が悪いと預かったレーザーレベルRL-H5A2024.10.31アスファルト温度計店頭に在庫あります。0466-28-8854お問い合わせ・お見積りお問い合わせ・お見積りはお電話もしくはメールフォームにて承ります。些細なことでも構いませんので、お気軽にお問い合わせください。詳しくはこちらアクセスマップご来社、ならびにお客様ご指定先へのご訪問、どちらも大歓迎です。現場へお伺いすることも可能です。無料相談を承っておりますので、ぜひご活用ください。