放射光イメージング放射光イメージングBL07のイメージングシステムBL07のイメージングシステム当センターでは超伝導ウィグラーを光源とするビームライン07(BL07)にて各種のイメージングを行っています。図1にビームラインの構成を、図2に光学ハッチに設置してあるGe結晶(Ge(111))を用いた2結晶分光器と、光学-実験ハッチ間に設置してあるSi結晶(Si(220))を用いた2結晶分光器で、単色化した放射光の強度スペクトルを示します。keVに比べて高エネルギー範囲が狭くなっていますが、光源に近く、さらにGe(111)の回折幅が広いために、Si分光器に比べて強度は約10倍になります。このため、大強度が必要なマイクロCTで主に利用しています。GeおよびSiを用いた2結晶分光器で単色化されたX線の強度[1]図3にBL07の各種イメージングにおける放射光の流れを示します。本ビームラインでは光源(超伝導ウィグラー)から放射された白色放射光をスリット(TC1)で整形された後、金属フィルター、Ge分光器(光学ハッチ)、Si分光器(光学ー実験ハッチ間)のいずれかに入射してエネルギー帯域を狭めて利用しています。走査型蛍光X線顕微鏡(供用準備中)では、エネルギーフィルタリングすることなく、そのまま利用しています。表1には各イメージング法の主なスペックを、表2にはBL07で利用可能なX線カメラの仕様を示します。fpsなお、詳細情報は以下の論文に記載してあります。計測例はhttps://img.saga-ls.jp/galleryをご覧下さい。当センターでは、上記のマイクロCTに、窒素冷気吹きつけ型のクライオシステム(リガク製)を組み合わせて、低温下での計測も可能です。クライオシステムの仕様は表3のようになっており、室温と同じ空間分解能及び密度分解能で計測できます。走査型蛍光X線顕微鏡(現在は入射角5mradの形状可変ミラーの導入を進めています。2024年秋頃に供用開始の予定です。