資料ダウンロードカタログ、技術資料、アプリケーションなどの資料はこちら。会員登録するとより自由にダウンロードいただけます。会員サービスやセミナー、FAQなどのお客様のお役に立つ情報をまとめています。購入・レンタル購入・レンタル・見積もりのご案内です。直営オンラインストアからのご購入も可能です。海外持ち出し時のご確認事項アフターサービス製品をご購入後のお客様にむけて、アフターサービスと製品の保証に関する情報をご紹介します。重要なお知らせ企業情報HIOKIは世界に向けて計測の先進技術を提供する計測器メーカーです。サステナビリティすべてのステークホルダーの皆さまとともに発展していくための、様々な取り組みをご紹介します。キャリア採用についてはこちらをご覧ください。2024年4月26日に提供開始します。業界最高水準の計測分解能(*1)と検査スピードを備え、生産設備への組込みに最適な数々の機能により、バッテリー製造におけるセル特性評価と選別(セルグレーディング)の効率化と品質向上に貢献します。計測分解能:計測対象の変化を検出できる最小の単位。計測分解能の値が小さいほど、より細かな変化を計測できる。電池技術の進歩は、持続可能な社会を実現する原動力です。温室効果ガス排出削減に寄与する電気自動車(EV)や、再生可能エネルギーの平準化を目的とした定置型電力蓄電システム(ESS)では、より大容量で高性能なバッテリーが求められています。重要なのがセルグレーディングです。完成品のバッテリーパックは、セルと呼ばれる小さいバッテリーの組み合わせで構成されています。構成するセルの特性にばらつきがあると、充放電時に特性の悪いセルがボトルネックとなり、バッテリーパックの性能が低下します。セルグレーディングによって特性が揃ったセルを選定することで、バッテリーパックの性能を最大化し、出力の増大、安全性の向上、および長寿命化が可能になります。ともない、セルの性能評価にはより高い精度が求められています。セルの性能評価において重要な項目であるOCV(開回路電圧)(*2)やIR(内部抵抗)(*3)の計測では、バッテリーが大容量になるほど高い精度が必要とされるため、従来の検査装置では要求される精度での計測が困難になっています。HIOKIは、バッテリー計測市場において30年以上にわたり電気計測ソリューションを提供し続けてきました。BT6075は当社バッテリテスタの最上位モデルとして、次世代の大容量バッテリーパックに求められる高精度検査を実現します。Voltage):電池の開回路電圧。電池に何も接続していない状態で計測される電圧値で、電池の充電状態を表す指標の一つ。持つ内部の電気抵抗を表す。内部抵抗が小さいほど、充放電効率が高く、発熱が少ない高性能な電池といえる。OCVとIRの計測性能バッテリーパックを構成する各セルのOCVは、理想的にはすべて同じ値になるはずですが、実際には個体差があります。最小分解能で、個体間の微小な電圧の差異を計測できます。バッテリーパックは大容量になるほどIRが小さくなります。分解能でのIR計測は、大容量バッテリーパックの高性能化に求められる高水準のセルグレーディングを実現します。バッテリーパックメーカーの現場ニーズに応え、他社に先駆けてHIOKIが初めて実現しました。高速で安定した検査を実現する革新的な計測技術これまでは、セルの検査においてOCVとIRの2つの値を計測するには、それぞれの検査時間が必要でした。BT6065とBT6075は、並列信号処理によりOCVとIRの同時計測を可能にし、最速12msという高速で安定的かつ高精度な検査を実現します。革新的な計測技術により、品質を維持しつつ、より多くのバッテリーを短時間で生産できるようになります。EVやESSの普及に必要な大量のバッテリーを、これまでよりも短納期かつ低コストで供給できるようになります。3.予防保全機能と高信頼性設計で製造トラブルを防止BT6065とBT6075は、計測エラーを引き起こす配線劣化の常時監視や、複数の電池を検査する際の個体間誤差補正など、検査時のトラブルを未然に防ぐためのさまざまな機能を備えています。生産設備の稼働停止につながるおそれのあるトラブルを未然に防ぐことで、修理にかかる時間やコストを最小限に抑え、検査システム全体の効率化と信頼性向上に寄与します。お見積り【本件に関するお問い合わせ先】カスタマーマーケティング部TEL:0268-28-0555(代表)記載されている情報は本文章発行日現在のものです。予告なしに価格、仕様、そのほか本文章に記載の情報は変更になる場合がありますので、ご了承ください。本文章で使用している会社名および製品名は、各社の登録商標もしくは商標です。CORPORATIONページ先頭へ。