(FTIR)物質に赤外線を照射すると、ある波長の光が選択的に吸収を受けます。物質を透過した赤外線の強さを縦軸に、波数を横軸にとって記録すると赤外線吸収スペクトルが得られます。この赤外線吸収スペクトルは人間の指紋と同じように、その物質固有のものですから、その物質が何であるかを知るために非常に有効に利用することができます。物質を構成している各部の部分構造に関する赤外線吸収は、どの波数領域で起きるかがあらかじめ知らされているので、赤外線吸収スペクトルから未知物質の化学構造を知る上での情報を得ることができます。吸光度と試料の間には、ランバート・ベールの法則が適用されるので、濃度既知の標準試料によって作成した検量線を用いて定量分析を行うことができます。光源から出た光は、M3によって平行光束となりマイケルソン干渉計に入ります。この光束は、ビームスピリッタ(BS)により半分は透過して固定鏡M6に向かい、半分は反射されて移動鏡M7にゆき、それぞれ反射され、合成された後、試料を経て検知器D1に集光されます。BSとM6、M7までの距離にδ/2の差があると、M6で反射された光波との間にδの光路差を生じ、そのため合成波は打ち消し合ったり、強め合ったりします。して検知器からの出力は、δの関数となり、これが干渉曲線を与えます。この信号をフーリエ変換することにより、赤外線スペクトルを得ることができます。レーザからの光束は、補助干渉計(D2)に導かれ、レーザ光による干渉縞から移動鏡の位置の検出を行う一方、M2の中心孔を通して赤外光束の光路をモニタしています。徴FTIRは、全波長の同時測定が可能であり、しかもスリットが不要で光を有効に利用できるため、明るさ、感度、走査速度などの点で非常にすぐれています。微量不純物の検出が可能です。測定されたスペクトルはコンピュータ解析にかけることができ、蓄積された多数のスペクトルデータと未知試料とを比較照合する検索および部分構造の推定を行う方法があります。分析など分析・調査のご依頼など、お気軽にお問合せください。TEL.025-543-7664お問合せメールフォーム依頼書ダウンロード検査ご依頼の際は、こちらの依頼書をご利用ください。Reserved.PAGETOP。