XQシリーズにおいて、特定の条件下でホストコンピューターに出力される白血球項目の測定値が誤って10倍となる不具合が判明したため、自主改修することに致しました。つきましては、本不具合に関して下記のとおり対応致しますので、ご協力のほど宜しくお願い致します。Standard」を設定した場合に、WBC、W-LCC(NEUT#)、W-SCC(LYMPH#)、W-MCC(MXD#)が正しい値より一桁大きい値でホストコンピューターに出力されることが判明いたしました。本不具合により、誤った測定結果が医師へ報告される可能性があるため、自主改修を実施いたします。特定の条件でホストへ出力した場合、正しい値より一桁大きい値で出力されるため、臨床症状と一致せず、処置の遅れが生じる可能性があります。測定結果は検査技師、医師によって確認された上で他の検査、診察結果と併せて疾病の診断に用いられるため、重篤な健康被害へ繋がる可能性は低いと判断します。これまでに本不具合による健康被害発生の報告は受けておりません。)を電気インピーダンスにより定量する全自動の装置です。規定量の血液中に存在する赤血球、白血球、および血小板の絶対数の測定、赤血球指数の計算、および白血球3分類の計数をおこないます。対象製品の出荷先は特定しておりますので、情報提供のうえ速やかに改修を実施いたします。