【ニューフジロック】石こう模型面が荒れる原因は何ですか?1)石こう注入時、印象面に水分が残っていた。3)印象からの模型撤去時間が早すぎたため、摩擦で未硬化石こうの表面が削れた。4)寒天印象の場合、繰り返し溶解にて寒天が劣化していた。13:18【ニューフジロック】計量器の容量と標準混水比を教えてください。以下の表のとおりです。09:46【ニューフジロック】石こう模型を薬液消毒できますか?薬液に浸漬すると、寸法や表面粗さに影響が出るためお勧めできません。09:23【ニューフジロック】印象に注入後、何分経過したら撤去できますか?室温(23°)であれば、注入後、アルギン酸塩印象材では約30分、シリコーンラバー印象材では、約40分で模型を取り出すことができます。・混水比が小さかった。・前回練和した石こう(二水石こう)がスパチュラや練和カップに残留していた。・吸湿等により製品が劣化した。・混水比が大きかった。・硬化遅延材となるアルギン酸塩印象材やりん酸塩系埋没材の粉末が混入した。13:04【ニューフジロック】模型に熱湯をかけて割れる原因は何ですか?乾燥した模型は熱を伝えにくい性質があります。熱湯をかけた時の模型表面の熱膨張と中心部の熱膨張差にずれがあり応力限界を超えて割れたものと思われます。事前に、模型に水分を含ませ、熱伝導性を高めることにより割れにくくなります。17:48【ニューフジロック】1函(3kg)でいくつ模型ができますか?約15~30個です。(通常、上下顎とも100~200gが必要です。100gでは症例によっては基底面が薄くなる場合があります。