気泡管方式LevelManは、JIS精密水準器と同様の気泡管を内蔵し、気泡の「位置」を人間の眼の代わりに密着型画像センサーで読み取り、デジタル化します。気泡管がセンシングデバイスになります。このため、従来と同じアナログ水準器の使い方でデジタルデータが得られます。A級以上の高精度に校正され、出荷されます。センシング温度変化と気泡の大きさ変化の解決LevelManは内蔵した気泡管の気泡エッジの位置を密着型画像センサーで読み取り、気泡中心位置を演算します。温度変化で気泡の大きさは変わります。気泡の中心位置は、いつも真上で変化しません。密着型画像センサーに温度変化はありません。アナログ水準器を目視で読み取る高精度計測では気泡両端の位置を目盛で読むため、気泡の大きさを基準目盛と同じに調整する気泡室があり、調整する必要があります。可動部品はありません。Adj)も、その構成部品は一方向に、常時、安定的に押さえられています。無線はUSB-AのBluetooth4.0送信ドングルから、有線はUSB-Cから常時データ出力しています。Windows11(10)では仮想COMポートとしてシリアル通信が可能です。USBからの電源供給も可能です。無線はUSB-Aに差し込むBluetooth用ドングルにより海外での使用にも対応可能です。海外での無線機能を使用される場合は、必ず当該国の電波法に適合したBluetoothドングル(日本の技適適合ドングルに相当)をお使い下さい。同時多点計測Bluetooth4.0で同時接続数に制限はありません。複数のLevelManによる同時計測が可能です。データロギングなど、デジタルならではの、IoT用途として品質管理、トレーサビリティにご利用頂いております。(Windows11(10))により、リモートで測定ができます。多数のタブレットなどで同一データを受信、表示できます。このため、多人数での同時作業、作業者と監督者での同時データ共有を可能にし、作業工数の低減に大きな貢献の実績があります。その他ログデータ取得フリーのターミナルソフト(テラタームなど)でデータ取得ができます。CSV、JSONなど、貴社の仕様に合わせたログファイルの生成もカスタマイズ可能です。出力データの公開も可能です。ログ出力は0.5秒間隔です。温度表示データ本体の内部温度データです。(数時間の温度慣らしで使用環境の温度と同等になります。)分解能は0.1°Cで、20.0°Cは200と10倍し小数値は整数化されています。バッテリー電圧低下データ電池電圧(単4を2本直列)が2.1V以下になると、バッテリー電圧低下データが生成されます。出力データフォーマットテクニカルマニュアルをご請求ください。*利用者登録と秘密保持へ同意頂くことが必要になります。