dB/°Cまでの低温度係数を実現しています。これにより、厳しいテストシナリオでも正確で信頼性の高いテスト結果を得ることができます。多機能性このアナライザは、2/4ポートのSパラメータおよび差動Sパラメータの測定をサポートしています。Smith、SWR、Polarなどのさまざまな表示形式があります。スタンディングウェーブ比、インピーダンスマッチングなどのパラメータを便利かつ迅速に分析することができます。オプションのSNA5000-TDA(タイムドメイン解析)またはSNA5000-TDR(拡張タイムドメイン解析)を使用すると、時間領域解析も行うことができます。ネットワークアナライザの精度は、キャリブレーションの精度に密接に関連しています。異なるアプリケーションには異なるキャリブレーション技術が必要です。SNA5000Aでは、ユーザーは1ポート、拡張1ポート、フル2ポート補正、フル3ポート補正、フル4ポート補正、SOLT、SOLR、TRLなどの異なる技術から選択して、各アプリケーションに最適な精度を得ることができます。可変基準面、ポートマッチング、テストソケットの埋め込み/除去により、外部のエラーソースを除去することができます。SNA5000AシリーズのVNAでは、線形および対数周波数スイープ、出力パワースイープ、時間領域スイープ、セグメントスイープの5つのスイープタイプを提供しています。数式エディタとマスクテストは、開発者をテスト対象物の分析にサポートし、評価と検証を加速します。SIGLENTは、最新のSNA5000AベクトルネットワークアナライザのFWバージョンにSNA5000-SMMスカラーミキサー測定機能を追加しました。ミキサーはマイクロ波およびミリ波システムの重要な部品であり、その特性は装置や機器の性能に直接影響を与えます。dB補償点、ポート間の分離およびポートのVSWRなど、性能指標を測定する必要があります。2ポートモデルでは、外部信号発生器をLO信号として使用します。4ポートモデルでは、外部ソースは必要なく、内蔵ソースで完全なテストが行えます。SNA5000Aベクトルネットワークアナライザは、これらのパラメータの測定を容易に行うことができます。SNA5000Aベクトルネットワークアナライザは、Sパラメータ、バランステスト、時間領域解析、TDR/アイダイアグラムなど、幅広いRF測定を提供します。複雑な測定には、操作しやすいユーザーインターフェースが重要です。大型の12インチタッチスクリーンは、異なる測定値を持つ複数のウィンドウを明確に表示できるように柔軟に構成することができます。ショートカットメニューは設定をサポートし、最も重要な機能に簡単にアクセスできます。デバイスは外部マウスとキーボード、HDMIを介した外部モニターをサポートし、PCからのWebインターフェースを通じて制御することもできます。バイアスティー入力も備えており、外部デバイスのDCバイアスを簡単に行うことができます。高度なユーザーインターフェースと多機能性だけでなく、SNA5000Aを選択する理由は他にもあります。堅牢なRF性能、使いやすさ、便利なサイズなど、日常的なRFテストに非常に適しています。詳細なデバイス情報は、SNA5000Aシリーズをご覧ください。TECHNOLOGIESは2002年に最初のオシロスコープの開発で始まりました。DC負荷、スペクトラムアナライザ、ベクトルネットワークアナライザ、RFシグナルジェネレータなど、汎用テスト計測機器の多くの領域をカバーしています。2021年に導入されたA-Lineにより、Siglentはさらにプロフェッショナルなアプリケーションの領域に進出しています。TECHNOLOGIESは革新的な機能と機能性を備えた電子テストおよび計測機器のグローバルリーダーであり、品質と性能に強いコミットメントを持っています。14001:2004の認証を取得しており、製品の品質と環境管理プログラムに対して認定されています。Technologiesは新しいハンドヘルドオシロスコープを発売しました。