資料ダウンロードカタログ、技術資料、アプリケーションなどの資料はこちら。会員登録するとより自由にダウンロードいただけます。会員サービスやセミナー、FAQなどのお客様のお役に立つ情報をまとめています。購入・レンタル購入・レンタル・見積もりのご案内です。直営オンラインストアからのご購入も可能です。海外持ち出し時のご確認事項アフターサービス製品をご購入後のお客様にむけて、アフターサービスと製品の保証に関する情報をご紹介します。重要なお知らせ企業情報HIOKIは世界に向けて計測の先進技術を提供する計測器メーカーです。サステナビリティすべてのステークホルダーの皆さまとともに発展していくための、様々な取り組みをご紹介します。キャリア採用についてはこちらをご覧ください。太陽光発電システムまで絶縁抵抗と開放電圧測定を安全に測定できます。太陽光パネルの絶縁抵抗測定用に設計されたIR5051は、発電中の影響を受けずに正確な絶縁抵抗値が測定できます。Crossを使用し太陽発電システムで地絡したパネルを見つけることができます。1.発電中のストリングの絶縁抵抗を測定します。絶縁不良を確認したストリングの中から地絡している太陽光パネルを見つけます。送信すれば、地絡しているパネルの位置を表示します。電圧を安全かつ正確に測定できます。・出力電圧が5レンジから選択できます。Vの単位で細かに設定ができます。自動判別測定ができます。試験の用途に合わせて測定法が選択できる被測定物に高電圧を印加し続けると、絶縁体を破壊するおそれがあります。できるだけ印加する電圧を抑えて絶縁状態を試験することで、高電圧の印加による破壊を防止できます。IR5051は、試験の用途に合わせて最適な測定方法を選択できるように、多彩な絶縁診断機能を備えています。PI、DD、静電容量)も表示できます。絶縁の良否判断基準の1つとして規定時間経過時の測定値から計算し表示します。1000対応のIR5051は最高の安全性能を持っています。絶縁抵抗測定は停電状態で測定するので、危険性はないと考えるかもしれません。万が一の事故に備えて安全性を高めています。秒間長押しで測定開始。誤操作による高電圧発生を防止します。高電圧発生中は測定ボタンが点滅し注意を促します。測定後:試験後、測定対象に残留した電荷を自動的に放電します。ボタンと放電マークが点滅し放電が完了すると点滅は止まります。被測定物が非常に高抵抗であるとき、絶縁抵抗計は、微小な電流を測定しています。些細な測定環境の変化でも影響を受けやすいため、測定値が不安定になることがあります。TΩまで安定した測定ができます。無線通信機能でさらに便利にオプションのワイヤレスアダプタZ3210を使用すれば、スマートフォンやタブレットにBluetooth®通信で測定値を転送できます。電流の時系列グラフで高圧ケーブルの絶縁状態を知ることができます。Crossのロギング機能で、1秒間隔の時系列グラフを作成できます。絶縁抵抗測定:「現場メンテナンス」機能で、測定箇所と測定値を写真にまとめることができます。測定結果を束ねて現場で簡単にPDFレポートを作成します。Crossの詳細はこちら測定データをExcel®帳票に転送入力Excel®ファイルを開き、セルを選択した状態でスタンバイします。測定器の表示をホールドするとデータが転送され、選択したセルに測定値が入力されます。※ワイヤレスアダプタZ3210によるBluetooth®通信を使用します。Makerが必要です。※別売りの通信パッケージDT4900-01を使用します。絶縁抵抗計本体とテストリードをすべて収納することで、持ち運びが楽になります。下の選択枠をクリックし、カテゴリーをお選び下さい。該当するオプションの選択肢が表示されます。詳細はこちら資料・カタログ※英語、現地語版については、英語サイトをご利用ください。CORPORATIONページ先頭へ。