販売から修理‧メンテナンスまで恵藤計器にお任せください。サポート計量器販売2023.08.09恵藤計器のノウハウをまとめた冊子(PDF)を無料で配布中です。ご希望の方はお気軽にお問い合わせください。天びん・はかりの校正には分銅を使用します。分銅にも形状、材質、用途などさまざまな違いがあります。(OIML型)・材質:鋳鉄製・ステンレス製・黄銅クロムメッキ製・アルミ製・洋銀製などこれらの形状や材質は、分銅の用途に見合った質量や等級などから選定していきます。用途によっても区別されます。・基準分銅(実用基準分銅):基準分銅は、計量法に基づき、特定計量器(取引・証明用)の検定・検査に使用される分銅です。自治体の計量検定所等が基準器検査を行っています。これに対し、実用基準分銅とは、行政に承認された適切な管理マニュアルに基づいて、事業者自らが所有する基準分銅からトレースした分銅であり、特定計量器(取引・証明用)の検定・検査の作業用分銅として、基準分銅の代わりに使用されます。これらを所有できるのはハカリの製造・修理事業者をはじめとした計量関係事業者に限られます。有効期限および校正周期が定められており、分銅の等級や材質により異なります。基準分銅であれば、特級基準分銅の場合「3年」、等級に関わらずステンレス製・黄銅製の場合「5年」、鋳鉄製の場合「1年」などが定められています。17025に基づき認定された校正事業者によって校正された、JCSSロゴマーク入り校正証明書のついた分銅です。JCSSロゴマークは、国家標準とトレーサビリティがとれているという証であり、お客様はこの分銅を基準に、自社内で、ISO-9000シリーズやGMP、GLP等における国家標準とのトレーサビリティ体系を構築することができます。この分銅は国際MRA認定(国際相互承認)を受けている全ての国家において、同等な校正証明書として取り扱われます。JCSSロゴ恵藤計器は質量の分野で、2023年現在、千葉県で唯一の認定校正事業者となっています。分銅についてお知りになりたいことがあれば、何なりとお問い合わせください。分銅の等級は、分銅の持つ最大許容誤差に応じて、JIS7609:2008により定められています。分銅購入の際は、ご使用中のはかりの性能に見合った分銅の等級を決める必要があります。分銅の最大許容誤差が、「はかりの荷重ポイントにおける許容誤差の1/3以下」となるような等級を選びます。メーカーの様々なハカリ・分銅・おもりを取り扱っております。創業70年を超える豊富な経験を活かし、お客様の使用目的にあった、最適な計量器をご提案します。管理に関するご不明点、計量の効率化に関するお悩みなど、ぜひご相談ください。弊社の計量器コンサルタントがアドバイスさしあげます。お問い合わせはこちらお問い合わせはこちら当社販売製品以外でも全メーカーのトラブルのご相談に乗ります。全メーカーのエラーコード・エラー表示もお調べ致しますので、お問い合わせください。Copied!「JCSS」とはハカリに関わるワンストップサービス関連記事はかりを使用する際の留意事項2021.05.31自動はかりの検定2021.05.31はかりの日常点検2021.05.31ハカリに関わるワンストップサービス2021.05.31突発トラブルへの対応(落雷でのトラックスケール故障)2021.05.28「はかりに関する勉強会」の開催2021.05.30オートチェッカー更新2021.12.16自動はかり(自動充填機)の導入2021.05.30はかり‧分銅‧おもりの課題は、恵藤計器にお任せください。142-3TEL:043-242-0505FAX:043-243-2519当サイト内の文章・画像等の無断転載は禁止します。