装置選定システムカンタンな質問に答えるだけ!お客様に適した装置をご提案します。製品カタログ・リーフレットがダウンロードできます。技術資料アプリケーションデータ・超純水分析事例を多数掲載しています。日々の業務で活用できる資料やホワイトペーパーをご提供します。用語集よく耳にする水処理用語をご紹介します。ユーザーボイスオルガノ装置をご愛用いただいている方々をインタビュー形式でご紹介。最先端の研究現場で活躍している超純水の役割を是非ご覧ください。導入実績データ装置別の導入実績をご紹介。様々な業界でご採用頂いています。一覧へトラブルシューティングトラブルシューティングをまとめます。コラム超純水に関する豆知識や基礎知識をご紹介。最新記事を随時更新中!Q&Aオルガノ製品ご使用のお客様向け。ある質問をまとめています。業界に関わりの深い団体様、展示会を一部掲載しています。超純水の初流をどこまで廃棄するか、いつも迷ってしまいます。程度を捨ててください。TOC値がなかなか下がりません。原因と対応を教えてください。TOCは装置内で何度も循環させる(何度もUVを照射する)ことで徐々に低減していきます。[...]水質が安定しない超純水装置フッ素の不明ピークが何なのか気になります。ナトリウムの濃度が高くアンモニアのピークが見えづらくなってしまいます。フッ化物イオン付近には様々なピークが溶出します。有機酸が原因も場合が多い気はします。ナトリウムとアンモニアの分離については、カラムや溶離条件で改善できる場合があります。詳しくは装置メーカーにお問い合わせ下さい。クロマトグラフ現在HPLCに使用する場合は「超純水」、それ以外の場合は「純水」というように純水と超純水を使い分けていますが、超純水のみを使用していく上でデメリットはありますか?水質の観点では、グレードを高めることによる実験への悪影響はありません。高感度を求めない簡易化学実験や器具洗浄目的ですと、水質的に超純水はオーバースペックであることもあります。クロで決まった位置にゴーストピークがみられます。原因や対策がわかることもあるが、苦労するもしくはわからないケースもあります。器具、システム、空間、人と汚染の原因は様々です。各操作ごとにブランクを測定してみるなどの地道な作業が必要になります。クロマトグラフフッ化物イオン付近にピークが出現するようになりました。該当しうるイオンとその対策を教えてください。通常フッ化物イオン付近には有機酸が溶出されることが多いと思いますので有機酸ではないかと思います。その種類やその成分が何なのかはICでは同定は難しいため、考えうるものからつぶしていくしかありません。クロマトグラフ溶離液が劣化してくるとピークタイムが遅れるようですが、そうなることで分析結果に及ぼす影響とは具体的に何がありますでしょうか。ジクロロメタンを使用しているため、純水製造装置(他メーカー)から、ジクロロメタンが検出されます。このような事例は一般的でしょうか?ジクロロメタンは非常に空気中に揮発しやすいため、混入した事例も多く聞きます。十分な部屋の換気、ドラフト内で作業を行うなど、空気汚染にご注意お願いします。クロマトグラフ分析室内で溶媒として使用している物質が、検出されてしまいます。何か対策はありますか?揮発性の物質が混入事例は多く聞きます。十分な部屋の換気、ドラフト内で作業を行うなど、空気汚染にご注意下さい。しても解消しない場合は試薬を扱うときに距離を取る、超純水を扱う部屋を変える等お試しください。安定しない燃焼管イオンクロマトグラフィーを使用しており、オートサンプラー→燃焼炉→吸収ユニット→測定装置という構成のため、汚染源の特定が非常に困難です。ユニットの間で、以前の試料由来の汚染が発生していることが多いように感じます。燃焼前処理装置をご使用の場合は、詳しくは装置メーカーにお問い合わせください。保管容器について、洗剤による洗浄はあまり好ましくないと聞いたことがございます。避けた方が良い種類等ありますでしょうか。どのような種類のものを使用されておりますでしょうか。オルガノでは溶離液の保管容器は洗剤では洗浄しておりません。超純水で洗浄して保管し、使用するときは超純水で洗浄して溶離液で共洗いしてから使用しています。作製後、脱気やフィルターろ過等の処理は不要なのでしょうか。脱気については、装置側にオンライン脱気ユニットがついていれば不要です。フィルターろ過についてもコンタミの要因になる割りには効果はそこまで無い為、東ソーでは特に推奨しておりません。溶離液ボトル、再生液ボトルも洗剤で洗浄した方が良いでしょうか?サンプルの希釈に使用するガラス容器(メスフラスコ等)でしたら、中性洗剤を使用して洗浄していただければ問題ないかと思います。オルガノでは溶離液ボトル、再生液ボトルは、使用後に超純水で洗浄して保管しています。洗浄ガードカラムなど、装置備品の交換頻度や洗浄頻度について、悩むことがあります。メーカー毎に推奨頻度はあると思うのですが、一般的に短めの期間であることが多いと思います。コスト等考えて、可能な限り、メーカー推奨期間よりも長く使用したいのですが、、例えばどういった基準でメンテナンス頻度や備品の交換頻度などを決めればよいでしょうか?メンテナンスの頻度や備品の交換頻度は、メーカーにご相談頂くのが一番かと思いますが、オルガノでは、日々の分析の前に日常点検として同じ濃度の標準液を測定して保持時間や感度を記録しております。マイクロピペットを使用して標準液を作成しています。濃度の濃い液の採取で使用してから同じマイクロピペットを使用して濃度の薄い液を採取したいとき、コンタミを防止するためにはどのような対策を取ったらよいのでしょうか?現在、チップを新しいものに替えて超純水で5回ほど共洗いをしてから使用していますが、ギ酸・酢酸の検量線の直線性があまりよくない時(低濃度の標準液にコンタミしている可能性)があります。ピペット由来のコンタミネーションに関しては、メーカのHPなどを参照ください。ピペットの吸引方式によりますが、エアロゾルがピペット内部に侵入することで汚染の可能性があるようです。「超純水中の陰イオン試験方法-3.(2)試料容器の洗浄」に洗浄方法の記載があります。試料容器をA1注)の水で十分に洗う。しい純水製造装置を購入予定ですが、汚染などで気をつけるべきことがあればご教授ください。オルガノ純水装置のQ&Aはこちらをご参照くださいお役立ち情報Q&Aオルガノ製品ご使用のお客様向け。ある質問をまとめています。用語集はこちらをご参照くださいライブラリ用語集よく耳にする水処理用語をご紹介します。Salon(ラボサロン)」を運営しております。当該ホームページにて、ご購入いただいた貴社の簡単な情報と率直なご意見と紹介したいと考えております。ご検討いただき、ご協力賜りますよう宜しくお願い致します。ピュアセップは、オルガノ株式会社の商標または登録商標です。