mmの分取カラムやマニュアル切換バルブを取り付けることができます。バルブによるカラムの切り換えなどが可能です。複数検出トリガ用A/D変換ボードキット複数の検出トリガーを使用して分取する場合に必要です。必要な検出トリガーのチャンネル数に合わせて増設してください。脱気ユニットDGU-403DGU-405特殊フッ素樹脂膜を使用した低容量脱気ユニット(DGU-403:3流路、DGU-405:5流路)です。分析/分取で、かつ分析時の保持時間再現性を高めたい場合にのみ使用します。注)LC-20APと接続す、配管接続キットが別途必要です。mL/minを超えるときは、配管接続キットが別途必要です。ヘリウム脱気ユニットDGU-10B移動相中の溶存空気をパージし、気泡の発生、ベースラインのうねり、ドリフトなどの現象を除去します。DGU-10Bでは最大4個までの移動相溶液をHeガスで脱気します。各送液ユニット、システムコントローラよりON/OFFさせます。高圧流路切換バルブFCV-20AH2FCV-12AHイベント信号の入力によりバルブポジションを制御します。自動切り換えが可能な2ポジション6ポートバルブです。(リサイクルバルブとしては、2ポジション3ポートバルブとして使用します。°CFCV-12AHは、オプションボックスVPに収納することにより、リサイクル流路など分取配管容量の低減に役立ちます。低圧グラジエントユニットFCV-200AL大量送液用ポンプLC-20AP用の低圧グラジエントユニットです。ポンプ1台でグラジエントがで、低コストでグラジエント分取が可能です。1台で最大4液のグラジエントや溶媒切り換えが可能で、メソッド開発時の移動相検討にかかる手間を削減できます。FCV-11ALSFCV-230AL電磁弁による溶媒切り換えができます。FCV-11ALは最大3台、FCV-11ALSは1台の送液ユニット(LC-20AD/20AR)に対し1台あたり2液の溶媒切り換えが可能です。FCV-230ALは1台の送液ユニット(LC-20AR/20AP)に対し、2液(オプションで4液)の溶媒切り換えが可能です。