HCKRこのページは任意のハーネスの断線/ショートを検査できるハーネスチェッカー、”HCKR”のサポートページです。BOOTHで販売しています。MILコネクタ(20pin-20pin)に、任意の正常品ハーネスを接続し、メモリ機能で記憶することで、最大3種類までハーネスの接続状態を記録できます。連続検査モードを備えており、接続したハーネスを連続でスキャンしながらコジることで、接触不良を検出できます。※全てのピンのスキャンに190ms(約0.2秒)程度かかるため、それを下回る瞬断やショートは検知できません。自己診断モードを備えており、チェッカー自体の故障をチェックできます。安くても5万円を超える一般的なハーネスチェッカーに比べ、ピン数は少なく機能は劣りますが小型・軽量・安価です。スイッチ付きハーネスの状態変化検査はできません。別途12VのACアダプタ(0.3A以上、センタープラス)が必要です。推奨品は秋月電子の超小型スイッチングACアダプター12V1Aです。9V~16VのACアダプタであれば動作します。自己診断モードには別途20pinのリボンケーブルが必要です。推奨品は秋月電子の2×10(20P)両端コネクタ付IDCリボンケーブルです。自作品・同等品でも接続できていれば使用できます。任意のハーネスを検査するためには、別途、それを接続するためにMILコネクタと接続できるハーネスを準備する必要があります。上記のリボンケーブルを加工して作ると手軽に作れます。製品は基板のみなので、スペーサーやアクリル板等を必要に応じて準備してください。基板寸法はページ末尾に記載しています。静電気やノイズ対策はされていないため、帯電防止バンド等を付けて使用してください。面倒であればGND-VIAを触ってから使用してください。接続12VのACアダプタを基板に接続します。自己診断モード基板自体の故障が無いことを確かめるために、20pinのIDCリボンケーブルを基板に接続します。DIPスイッチをOFF/OFFに設定します。基板の電源を入れます。正常であれば以下の動画のようにOKのLEDが点灯します。異常であれば異常のあるピンに対応したLEDが点灯します。以下の動画では19pinを断線させてあります。ケーブルが正常であれば、その部分の回路が故障している事になります。・基準ハーネスの接続MILコネクタの任意のピンにハーネスの両端を全て接続します。MILコネクタと任意コネクタのピン番号を合わせておくとNG判定の時に異常ピンを特定しやすいです。自己診断用のIDCリボンケーブルを加工して作るのが簡単です。記録できるアドレスはOFF/OFF以外の3パターンです。電源を入れ、MEMORYスイッチを押すことで、現在の接続をADDRスイッチで指定したアドレスに保存します。ハーネスを接続し、電源を投入することでテストできます。連続検査モードMEMORYスイッチを押しながら電源を投入することで、連続して断線・ショート検査をすることが出来ます。これにより、「断線しているがたまたま接触している」ような配線も、ハーネスをコジりながら検査することで発見できます。サポートページこのページはiosアプリ"ぽけっと計算表"のサポートページです。