準拠】※2021年4月制定Custron/カストロンとは?樹脂の収縮率・応力を連続してリアルタイム測定を可能にした装置です。※従来の測定方法と比較の参考はこちらから。おいて様々な熱が加わる場合や、長期経時における様々な環境に置かれる製品が受ける収縮率、収縮応力を再現します。お問い合わせよくある質問Custronカタログダウンロードサンプルテストのお見積りはこちらサンプル測定依頼書(excel)他の分析装置との違いは?※測定例はこちら。樹脂表面の温度変化測定可能サンプル量は少量(1cc)程度でOK特殊測定技術の必要なしオプション品について-50°C~80°Cの温度設定が可能なタイプ常温~300°Cの温度設定が可能なタイプ窒素パージ機能などがございます。詳しくはお問合せくださいませ。お問合せはこちらから。より連動出来ない場合があります。温度プロファイル常温の液状状態Aを加熱して硬化温度Bで反応させ、終結する点をCとする。試料はCから放冷されて、D(硬化系のガラス転移温度Tg)に達した後、室温Eに達してこのサイクルは完結する。硬化反応による収縮はB-C間で起こり、硬化後の冷却による収縮は、C-D-Eで示される。Dはこの系のTgに相当するから、ガラス状領域(<Tg)における収縮はD-E間に相当し、ゴム状領域(>Tg)における収縮は、C-D間で起こる事となる。A-E間の収縮を全収縮、B-E間の収縮を最大収縮と呼ぶことにする。通常の熱硬化エポキシ樹脂の収縮率はこのA-E間を測定する事となる。加熱初期において、樹脂は熱膨張します。次に反応が始まり反応による収縮が起こります(架橋による収縮)。この時、収縮応力も収縮から少し遅れて発生します。反応収縮は平行に達する事で終了したことが判ります。その後温度を降温し常温まで戻す事により温度収縮が起こります。応力も同様に発生する事が見てとれます。3温度収縮の3ステージがあります。同時に測定することは出来かねます。掲載のグラフは別々に測定したデータを重ねて表示しております。AC100V2)設定10°C~常温(使用条件により設定温度にならない場合があります。)※仕様は予告なく変更になる場合がございます。詳細はお気軽にお問い合わせ下さい。お問合せはこちらから。