Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。検索するカテゴリを選択します。セット(2件すべてのレビューを見る)約10分で井戸水を調べて安心。定期的に水質検査を!用途汚水等の混入による井戸水の水質変化などの把握にご利用ください。カタログ掲載商品パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。幅広い用途の水の管理に使用されております。・6個入りの小箱タイプの簡易水質検査キット”シンプルパック”です。・パックは個別の乾燥剤含有包装で、1パック単位での持ち運びが容易です。・色見本の買足しによって複数人員での一定地域への分散型同時期測定も容易にできます。・6個入りで安価ですので利用頻度の少ない方、初めてシンプルパックをお使いになる方に便利です。試薬キット・比色板に代わるデジタル測定機、CheckerHC(チェッカーHC)が新登場。目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。本体はとてもコンパクト。手のひらサイズ&重さもたった64gで、ポケットにも無理なく入ります。タテ81.5mm×ヨコ61mm(タバコ箱と同等)、持ち運びに最適です。操作ボタンも1つだけ、と、取り扱いはとても簡単なので、現場でもすぐに使用できます。試薬キット・比色板での測定結果のばらつきに不満があっても、価格的にデジタル測定器を導入できなかったお客様に最適の水質測定器です。精度の高い測定が驚きの価格でここまで身近になりました。カタログ掲載商品ケースにカラースケールが付いています。カタログ掲載商品SDスロットを搭載したデータロガー導電率計。バックライト付で暗所の測定に便利。SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。(導電率)0μS~200mS。(TDS)0~132000ppm。(導電率)±(2%F.S+1dgt)。(TDS)±(2%F.S+1dgt)。(塩分濃度)±0.5%F.S。(レンジ/測定範囲/分解能)。200μS/0~200.0μS/0.1μS。2mS/0.2~2.000mS/0.001mS。20mS/2~20.00mS/0.01mS。(TDSレンジ/測定範囲/分解能)。200ppm/0~132ppm/0.1ppm。2000ppm/132~1320ppm/1ppm。20000ppm/1320~13200ppm/10ppm。セットお客さまで採水頂いた水の水質分析調査を実施し、分析結果の報告書を送付するサービスです。カタログ掲載商品パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。標準タイプより入数の多い徳用セットです。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。幅広い用途の水の管理に使用されております。本測定器は、残留塩素を含む水にDPD試薬を加えたとき特異的に反応し、残留塩素の量に応じて淡赤紫色を呈する反応に基づく簡易測定方法です。試薬添加操作は1回です(総残留塩素の測定の場合はオプションのヨウ化カリウムを併用して2回操作)。遊離残留塩素と総残留塩素の区別ができる測定器です。主な用途は飲料用水道水や水泳、遊泳用プール、公衆浴場や温泉でのレジオネラ症対策としての残留塩素管理や、透析用水の総塩素の管理などです。DPD試薬は粉体試薬で、1回1袋の分包タイプです。標準の100回分試薬と徳用の500回分試薬があります。DPD試薬にはpH緩衝剤も含まれていますので、検液のpHを調整し、安定した発色測定ができます(pH3~10の検水であれば安定した測定ができます)。オプションのヨウ化カリウム試薬を併用すると総残留塩素の測定ができ、総残留塩素濃度と遊離残留塩素との差から結合残留塩素濃度を求めることができます。試薬の箱には試薬の有限期限が印刷されていますので、試薬の期限切れの確認が容易にできます。比色板が取り外せますので管理が容易で経済的です。・検水を8分目ほど入れた角形試験管を、本体の右側と左側の試験管ポケットにセットします。・残っている角形試験管に検水10mLを入れます。・DPD粉体試薬を加えて混和します。・検水を中央の孔に入れ,色を比較し、測定します。・遊離残留塩素を測定した後に、別売のヨウ化カリウムを付属のさじで1杯(0.1~0.5g)加えて溶かします。中央の試験管ポケットに挿入し、比色板と比較し、該当する標準色より総残留塩素の濃度を求めます。・計算式により結合残留塩素濃度を求めます。(総残留塩素)等の水質管理に。キットAQ-201Pに使用する試薬です。迅速な分析ができるためコスト・時間を節約できます。一度に50項目までの測定方法を記憶可能です。シンプルパック(お徳用)などの人気商品が勢ぞろい。シンプルパック(お徳用)ほか、いろいろ。シンプルパック(お徳用)やシンプルパックミニ(簡易水質検査キット)などの人気商品が勢ぞろい。シンプルパック(お徳用)などの人気商品が勢ぞろい。残留塩素試験紙(アクアチェック)や水質検査試験紙(アクアチェック)など。[10回分入り]などの人気商品が勢ぞろい。[10回分入り]ほか、いろいろ。水質検査試験紙や水質検査試験紙(アクアチェック)ほか、いろいろ。水質チェックランキングは、売上状況やトレンド、ユーザー行動など各種データをもとにモノタロウが独自に作成したものです。メールを受信する登録が完了しました登録に失敗しました申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。設定が無効になっている場合、一部機能がご利用できません。動作するように設定してください。基づく表示プライバシーポリシーご利用環境チェックサイトマップご利用ガイドお買い物の流れお支払方法について配送料について返品・交換についてお問合せ窓口お問合せフォームチャットサポート専任スタッフがご対応いたします。株式会社MonotaRO(モノタロウ)。