装置選定システムカンタンな質問に答えるだけ!お客様に適した装置をご提案します。製品カタログ・リーフレットがダウンロードできます。技術資料アプリケーションデータ・超純水分析事例を多数掲載しています。日々の業務で活用できる資料やホワイトペーパーをご提供します。用語集よく耳にする水処理用語をご紹介します。ユーザーボイスオルガノ装置をご愛用いただいている方々をインタビュー形式でご紹介。最先端の研究現場で活躍している超純水の役割を是非ご覧ください。導入実績データ装置別の導入実績をご紹介。様々な業界でご採用頂いています。一覧へトラブルシューティングトラブルシューティングをまとめます。コラム超純水に関する豆知識や基礎知識をご紹介。最新記事を随時更新中!Q&Aオルガノ製品ご使用のお客様向け。ある質問をまとめています。業界に関わりの深い団体様、展示会を一部掲載しています。超純水装置のTOC測定方法の種類とその違い2023/07/26超純水装置では、どのように水のTOCを測定しているかご存知ですか?ラボで使用される超純水装置の多くは、「比抵抗計を利用するタイプ」と「TOC計を利用するタイプ」の2つに分けられます。TOC値を算出しています。図1のようにUVランプの前後に比抵抗計が配置されているものや、図2のように弁を用いてUVランプを通るラインと通らないラインを切り替えるものがあります。メリットTOC計を搭載していませんので、比較的装置本体の価格が安く、維持費用も安価であることが特長です。導入費用を押さえたい方や超純水中のTOCをあまり気にしない方には適しているでしょう。デメリットUVランプに流入する水の流速や有機物濃度によってTOC測定精度が左右されます。超純水精製ラインをそのまま使用してTOCを測定しているため、流速の影響を大きく受けます。流速が速い場合、UV照射が不十分となり、正確な値を測定できないこともあります。流入する水に含まれる有機物の量が多いほど実際のTOC量と測定結果に差が出てしまいますので、精度はそこまで高いとは言えません。キャリブレーションもできませんので、計測機器の校正が必要な場合は注意が必要です。UVランプ(紫外線)とは?→こちらUVランプの原理・役割とは?→こちらTOC計を利用するタイプこのタイプの超純水装置は、超純水中のTOC測定に適した専用の計測機器(TOC計)を搭載しています。図3のように超純水精製ラインの水の一部をTOC計へ流し込み、測定後は超純水精製ラインに戻します。TOC計の内部にある小さなUVランプで、水中の有機物を分解し、TOC値を測定しています。メリット超純水専用のTOC計を使用しているため、比抵抗計を利用するタイプに比べて精度が高いことが特長です。中でもオルガノの採用しているTOC計は、測定スピードが速く、リアルタイムに超純水装置へ表示します。測定と表示にタイムラグがあると、いま装置に表示されているTOC値は、実は5分前に採水した超純水の水質だった...ということになりかねません。お客様に安心して使用していただくためにも、オルガノでは測定結果をリアルタイムに表示することを大切にしています。キャリブレーションにも対応しています。装置の本体価格が高くなります。TOC計の内部にあるUVランプも寿命がありますので、保守の対象です。まとめ今回は、電気伝導率計の仕組みについて解説しました。電気伝導率計は簡単に扱うことができ、海水のような不純物を多く含むものから、純水のように不純物を取り除いた水溶液まで測定できます。電気伝導率は、溶液の性質や純度を知るための大切な指標として、水処理の様々な分野で用いられています。業界情報JASIS2024にて、超純水装置ピューリックωIIを初披露します。室内外の温度や湿度を調節するために使われる空調。そんな快適な空間を作り出す空調設備にもオルガノの水の技術が関わっています。水の純粋さは「電気伝導率」によって測られますが、どのようにして電気伝導率は計測されているのでしょうか。超純水コーヒーの味は水で変わる!?意外なところで活躍するオルガノの水をご紹介します。水処理の基礎知識オルガノは水処理プラントエンジニアリング企業として、イオン交換樹脂の精製専用工場を所有しています。超純水PFAS(有機フッ素化合物)は人体や環境に対しての有害性が指摘されており、世界的な環境問題として注目されています。記事内で超純水中のPFASデータも公開中です。水の純粋さは「電気伝導率」によって測られますが、どのようにして電気伝導率は計測されているのでしょうか。ピューリックμの開発担当者にお話を伺いました。国産品質を大切にしているオルガノのモノづくりを垣間見ることができます。水処理知識を学ぼう!~紫外線編(1)~では、紫外線とは何か?紫外線の2つの役割とは?について紹介しました。化学分析においてよく耳にする「クロマトグラフィー」「クロマトグラフ」「クロマトグラム」という言葉。似たような言葉ですが、実はすべて意味が違うことをご存知ですか?このコラムでは言葉の意味の違いを解説します。K0557:1998の基礎知識と分析・研究に必要な水のグレードについてご説明します。多岐にわたる業界で使用される純水ですが、どのような技術で精製されているかご存知ですか?今回は、水道水から純水を造るまでの水処理プロセスと、利用されている技術をご紹介します。純水や超純水をお使いの方必見!ご自身でできる装置管理のポイント【長期休暇時の対応編】をご紹介します。私たちの生活に欠かせない電気。医薬品の製造や試験に用いられる水は、注射や投薬によって体内に摂取されるものもあり、その品質管理は飲料水と同等、またはそれ以上に厳しいものになっています。ここでは、「日本薬局方」で定められている製薬・医薬用水について解説します。超純水装置「ピューリックμ」に迫ります。純水や超純水をお使いの方必見!ご自身でできる装置管理のポイント【定期点検編】をご紹介します。精度の高い分析には安定した「装置の稼働」と「水質」が必要不可欠です。実はとても汚染を受けやすく、精度の高い結果を得るためには取り扱いに注意が必要です。ここでは、純水・超純水を扱う上で注意したいポイントをご紹介します。Salon(ラボサロン)」を運営しております。当該ホームページにて、ご購入いただいた貴社の簡単な情報と率直なご意見と紹介したいと考えております。ご検討いただき、ご協力賜りますよう宜しくお願い致します。ピュアセップは、オルガノ株式会社の商標または登録商標です。