プレミアム0.00~199.99°Cの温度範囲で温度測定精度±0.15°Cを実現。その全てにおいてプレミアム・クオリティ。■特長10.00~199.99°C(~200.0°C)の温度範囲で温度測定精度±0.15°Cを実現。■特長2安定性・再現性...PTPセンサプローブは温度センサに白金測温抵抗体Pt100(クラスA)を使用。測定値の安定性・再現性に優れています。■特長3高分解能表示...本器は-99.99~199.99°Cの温度範囲で表示分解能が0.01°Cです。それ以上の温度では自動的に0.1°C表示分解能になります。■特長4校正書類発行...トレーサビリティ書類発行が可能です(有償)。JCSS校正についても対応しています。■特長5温度校正ポイントは9パターンから選べます(任意の校正ポイントも対応可能です)。約150グラム(乾電池含)オプションはこちらから。