スマートウォッチの血圧をほぼ同時に測った場合、その差はどの程度になるのかを検証します。V10」というスマートウォッチです。検証用の血圧計は「エー・アンド・デイ全自動血圧計TM-2657シリーズ」です。こちらは医療機関でも使われている全自動血圧計です。79mmHg最高血圧は6mmHg、最低血圧は5mmHg違いが出ました。最高血圧は5%、最低血圧は6%の誤差がでました。83mmHg最高血圧は血圧計と比較して+6mmHg、最低血圧は+14mmHgでした。最高血圧は5%、最低血圧は17%程度の誤差が出ています。血圧の場合は正常血圧であれば、最高血圧が120~129または、最低血圧が80~84となっているので、最低血圧の17%の誤差は大きいと感じます。V10の方だけ計測しました。75mmHg最高血圧は血圧計と比較して-7mmHg、最低血圧は+6mmHgです。最高血圧は6%、最低血圧は8%ほどの誤差が出ています。スマートウォッチによる血圧測定の正確性は高くないが参考にはなる今回の測定では同条件で医療用の血圧計とスマートウォッチによる血圧測定を同時に行うことでその差を計測しました。その結果、血圧計を正とすれば最小で5%、最大で17%の誤差が出ました。検証の結果、やはりその程度の誤差は出ることがわかりました。健康管理のためにスマートウォッチを血圧の自動測定用に使うのはおすすめ血圧はその時その時によって、緊張していたり、トイレを我慢していたりすることによって大きく変化する数値です。一時的な高血圧である可能性があります。自動で血圧測定を行う設定ができることです。複数回測定し、平均した血圧を計測するには向いているのかもしれません。今回は通常血圧の対象者のみで測定していたため、もともとアルゴリズムが通常血圧の人を前提に作られている場合は、ある程度、脈拍から予想することができてしまうでしょう。現実には脈拍数と血圧が一致しない場合もあります。した、高血圧の方を対象にもう少し実験して見る必要がありそうです。2,709Amazon.co.jpで詳細を見る今回、測定用に使用したスマートウォッチは、アマゾンで4000円程度で購入できる中国のSemiro製のスマートウォッチです。防水機能もしっかりしており、お風呂でもつけたまま使うことができます。技術が進歩して血圧測定の精度も高まることを期待しています。「安いスマートウォッチはある?」そんな疑問に答えながら人気スマートウォッチ15機種を一挙取り上げました。Magazine)」では国内外のウェアラブルデバイスを用いた健康やウェルビーイングに役立つ最新情報を配信しています。このサイトの使用を継続することで、その使用に同意したとみなされます。コントロール方法を含む詳細についてはこちらをご覧ください。WATCH|テクノロジー×ウェルビーイングのマガジン。