Españolいつでもお問い合わせ検索項目:概要UPRtekについてUPRtek(est。ソリューション)のメーカーです。グローバルリセラーを通じて世界を代表しています。ソリューションを含むポータブルLED光測定器を提供しています。/ラップトップ/モバイルデバイスへの接続を可能にし、既存のデジタル世界のすべての利点を提供します。Wi-Fiワイヤレスコントロールカード付属品PG200Nサーモハイグロケーブルアプリケーションアプリケーション/ソリューションLED製品はいたるところにあります。商業の全範囲を横断します。ここでは、さまざまなLEDアプリケーションの課題と解決策、およびUPRtek製品が業界でどのように重要なツールになったかについて説明します。照明デザインインテリアデザイン、シネマ/ステージ、ビジュアルマーチャンダイジング照明学者および研究Office-Lab-Classroomの教育/研究ツールスペクトルおよびナノ技術は違法な燃料取引と戦うサポートサポートUPRtekは、明確で簡潔なコミュニケーションと明確な期待を通じて、サポートとサービスを提供することをお約束します。サービスの改善に役立つフィードバックをお待ちしております。私たちにお任せください。知識ベース知識ベース私たちのFAQと記事のリポジトリは、照明の専門家のコミュニティに、照明に関連する幅広いトピックの中心的な場所を提供することを目的としています。臨床照明とチアノーゼ医療現場での不十分な照明は、チアノーゼと呼ばれる皮膚の重要な視覚的診断を妨げる可能性がある。そこでこの記事では、チアノーゼ観察指数(COI)と呼ばれる、患者の肌の色を正確に表示する光の能力を測定するために使用される、重要な光の測定について説明します。チアノーゼとは何か?チアノーゼとは、患者の皮膚、唇、爪が青みを帯びることで、酸素欠乏を示し、早急な処置が必要である。Covid-19では、チアノーゼ検出の重要性があらためて強調された。患者が危険な低酸素状態にありながら苦痛を示さないサイレント低酸素症が見られたからだ。チアノーゼを示す右の手と正常な色の手。Agbarieh)医療用照明の問題点ほとんどの医療施設では、主にLEDや蛍光灯などの人工照明を使用しているため、対象物の色再現性に問題が生じることがある。これは、フルスペクトル白熱灯や太陽光とは異なり、人工照明は特定の色が不足しており、肌の色の正確な表現に影響を与えるからである。新しい測定法はCOIと呼ばれる。チアノーゼ観察指数(COI)と呼ばれる新しい指標は、肌の色を引き出す光の能力を測定するもので、CRI(演色評価数)によく似ている。同じように、光源となる光(つまりテストライト)を取り、参照光(つまり理想的な光)と比べて対象物の色がどのように再現されるかをテストします。光源がリファレンスに近ければ近いほど、COIスコアは良くなる。COIの測定は、COI測定器を備えた分光計を使えば簡単だ。メーターをライトに向け、読み取る。COIスコアが低ければ、あなたのライトは適切(オーストラリア/ニュージーランド基準で3.3未満)とみなされる。分光計を使用して照明の色の完全性を経時的に測定することも不可欠です。LEDや蛍光灯は使用によって色が変化するため、チアノーゼの観察に支障をきたす可能性がある。分光計は、フルカラーのスペクトルから多くの異なる波長の色を正確に識別することができる光度計装置であり、多くのカラー照明アプリケーションに使用される。比較的、Colorimetersのような他のメーターは、赤、青、緑のみに基づいており、COIや他のCRIを計算することはできません。分光計チアノーゼ観察指数の計算(ディープダイブ)。4000Kのプランキアン放射光と比較する。標準的な肌とチアノーゼの肌を対象として、光源がそれらの肌の色をどのように再現するかを測定する。基準となる光がそれらの肌の色をどのように表現するかを比較する。差が小さい場合、COIスコアは低くなり、光源光が参照光と比較して良好であることを示します。=標準的な肌のレンダリングにおける4000Kの光と光源光の差。チアノーゼ肌の表現における4000K光と光源光の差。その差を足して2で割ったものがCOIとなる。1680.2.5-2018.pdf」にアクセスしてください。Lab色空間を使用している(深堀り)。これらは色空間(またはカラーマップ)で比較される。1931など)で比較します。光源の色は、色空間の点を表す3つの座標(X、Y、Z)を持つ。リファレンス・ライトの色は、それ自身のX、Y、Z座標を持ちます。これらの2点間の相対距離はΔX、ΔY、ΔZとなり、光源が希望の基準色にどれだけ近いかを表す。デルタ(Δ)が小さいほど、光源は良好である。Wikipedia.orgCIEラボ色空間。Lab」と呼ばれる新しい色空間が使用され、これは色の対抗理論を使用している。要するに、人間がどのように色を視覚化するかを評価する、より洗練された方法なのだ。昔のCIEプロトコルのように、レッド、グリーン、ブルーのように単純ではない。(つまり対立理論)など、視覚感覚は常に互いに競い合っている。Labは人間の視覚を表現するためのより良い方法であり、人間がどのように肌色とチアノーゼを視覚化するかを評価するための、より正確な方法ということである。Wikipedia.orgオーストラリアおよびニュージーランドの医療用照明規則。1680.2.5:2018)がある。COI指数は3.3未満でなければならないとされており、その他の必須指標に関するルールもある。TM-30-15)あなたにとってチアノーゼ観察指数とは?照明が不十分だと、医療現場で必要な視覚診断が損なわれる可能性がある。そのため、看護師や臨床医が照明の下でチアノーゼを明確かつ迅速に検出できるようにすることは、酸素欠乏状態の患者に迅速に対応するために最も重要である。分光計を見つけ、時間をかけてチアノーゼ観察指数のためにライトを測定する。簡単にできて、設備に対する自信を高める価値がある。Premiumには、ヘルスケア照明指標が含まれています。Premiumは軽量で持ち運びやすく、直感的なユーザーインターフェースを備えています。リアルタイムの測定結果と、統計分析に使用されるデータ記録機能を提供する。ヘルスケアメトリクスを含むフル機能のプレミアム分光計。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。※サイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。コメントを送信ハンドブックシリーズフリッカーハンドブック病院、オフィス、図書館などの公共の場所の視覚的安全に影響を与える、潜在的に深刻な照明アーティファクトであるフリッカーについて知っておくべきすべてのこと...▸入手!UPRtekについてユナイテッドパワーリサーチアンドテクノロジーUPRtek(est。2010)は、ポータブルで高精度の光測定器のメーカーです。HQ、R&D、製造はすべて台湾を拠点としており、認定されたグローバルリセラー。website.保存して。