実際径の測定は、供試材の中央部付近の任意の点2か所以上又は同一断面において、2方向以上をノギスで図のように測定して、その平均値を実際径とする。図:実際径の測り方ノギスでのロープ径の測定方法について、ノギスのメーカーである「ミツトヨ」に確認しました。ノギスはアッベの原理に反する測定器である。測定物と測定器が同一線上にある場合、誤差が最も少ない(マイクロメーターが適用)。ノギスのように測定ジョウが測定器と同一直線上にない場合は、出来るだけ測定器に近い位置(測定ジョウの奥の方)で測定する方が誤差が少ない。したがって、ノギスの直線部分の奥の方で測定する方法が正しいと言えます。先端部の切り込みは、細い隙間でも入るようにしたもので、ロープ径の頂点を測定するのは困難。ノギスの奥で測定すると、ノギスを動かしてロープ径の頂点を拾うことが困難。ノギスの切り込み部で測定しかねない。