本研究で製作する周波数安定化システムの概要を下図に示す。され、その差が周波数アクチュエータにフィードバックされる。よってレーザーの周波数安定度は低温光共振器の長さ安定度と同等になる。温光共振器にロックするのが難しい。そのため、プレ安定化を行う。ならず、低温光共振器の内部ロスを介して温度揺らぎを発生させる。プレ安定化レーザーでは強度安定化も行われる。光変調器を用いた周波数アクチュエータによって可変とする。真空槽内に設置される。振動パルス管冷凍機[2]で冷却される。持ちつつ振動の伝達を抑えた、純アルミ製のヒートリンクで接続される。され、直接光共振器を見込まないように迂回される。低温プロトタイプ重力波検出器CLIOにおいて有用性が実証されている[3]。プティカルコンタクトすることで製作される。わなければならない[4]。制御による温度安定化がなされる。ル密度で1nK/rtHzであり、温度安定化システムの設計も本研究には重要である。ビートを取ることである。