準備するものEasyInspector2を使う際に使用するものをご紹介します。パソコンやカメラなど下記のものをご準備ください。カメラやレンズをお持ちでないお客様へ弊社ではカメラやレンズなどのレンタルがございます。お気軽にお申し付けください。お問い合わせはこちらパソコンやカメラなどのスペック詳細パソコンのスペックやカメラについての詳細を説明します。Windows10、11XPやVista、7、8などのサポートが終了しているOSでも一部のバージョンのソフトは動作しますが、弊社のサポート対象外となりますのでご了承ください。推奨外のCPUでは、条件(画質、カメラ台数、検査設定)によってソフトが正常に動作しない場合があります。推奨以下の容量では、条件(画質、カメラ台数、検査設定)によってソフトが正常に動作しない場合があります。検査環境の明るさが大きく変化する場合は、照明器具が必要になります。カメラテクニックカメラの基本的な使い方をご紹介します。カメラとレンズを図のように接続します。レンズに触れないように注意してください。フォーカス(ピント)は、焦点を調節します。場合では、ピントが合っている状態で検査しますが、少しピントをぼかしたほうがうまく検査できるというケースもございます。絞りは、明るさを調節します。明るさも検査品によって、明るいほうが検査しやすかったり、また逆に暗いほうがうまく検査出来る場合があったりと、検査品によって異なります。フォーカスと絞りを調節して、1番最適なポイントを見つけてください。USBカメラがご用意できないときは...一般的なデジタルカメラを使用して撮影した画像を取り込んで、カメラ非接続モードでテストすることが可能です。<方法>デジタルカメラを三脚などにしっかりと固定します。マスター(良品)の画像を撮影します。この時、被測定物の位置がずれないように定規や治具に当ててください。検査対象(良品または不良品)画像を撮影します。この時、マスター画像の時と同じ位置になるように定規や治具を当ててください。撮影された2枚の画像をEasyInspector2で読み込み可能な大きさ(640×480ピクセルなど)の画像に変換します。変換するには「ペイント」などの画像編集ソフトを使用してください。それぞれを読み込み、「検査開始(F5)」ボタンをクリックします。必要に応じて検査設定を変え、検査に最適な設定に変更します。