XR-ODSは,充填剤粒子径2.2μmを採用し,分離効率と圧力の関係を巧みにバランスさせました。従来の5μm充填剤を使用した汎用カラム(Shim-packVP-ODS)と同等の分離特性を維持したまま,分析時間を大幅に短縮させることができ,その際にカラムにかかる圧力は多くの分析条件について35MPa以下です。従って,既存の装置であっても手軽に超高速分析を実現することができます。汎用分析から高速分析への移行も簡単!右の2つのクロマトグラムは,従来の分析を高速化した例です。XR-ODSは同じ分離特性を持つため,分離はそのままに分析時間のみを大幅に短縮することができます。XR-SILと幅広くラインアップを揃え,お客様の分析目的にあったカラムが選択できます。XR-C8シリーズの価格表は下記のリンクからご覧ください。メタノール系移動相の使用,長いカラムによる高分離の実現,室温付近での分析など,高速高分離分析の適応範囲を大幅に拡大させました。内径をラインアップに加えました。1.5mm内径カラムの最適流量は0.2~0.3mL/minですので,LC-MSの流量にも最適な上,移動相の消費量も低減させることができます。長さ150mmのカラムを用いることにより,理論段数28000段を達成することができます。この値は,粒子径5μmのカラムに換算すると長さ250mm以上に匹敵し,汎用のHPLCよりも高分離が期待できます。XR-ODSIIシリーズの価格表は下記のリンクからご覧ください。XR-ODSIIIカラム耐圧は100MPa充填剤粒子径を従来の2.2μmからさらに微細化し,1.6μmもラインアップに加えました。耐圧も100MPaにすることにより,ショートサイズでありながらも高分離を実現できます。UHPLCならではの高分離を維持しつつ,分析時間も短縮したい...そのような要望にお応えできるカラムです。XR-ODSIIとXR-ODSIIIの比較です。カラム長さが短くなった分だけ分析時間も短くなっています。XR-ODSIIIは流量の影響をほとんど受けていません。XR-ODSIIIは理論段数を維持しながら,さらに高速化することが可能なカラムです。XR-ODSIIIシリーズの価格表は下記のリンクからご覧ください。