Cタイプ流量は10ml/min、30ml/min、50ml/minの3機種です。チューブ交換方法はポンプヘッドごとの交換となります。定格電圧はDC24V、吐出圧0.03MPaです。ファーメドチューブ選定時の型式です。ファーメドチューブ・シリコンチューブも対応可(但し、寿命の点ではファーメドチューブの方が優れております)・フルランチューブは対応しておりません。▼取り付け板金加工図/b>※クリックで拡大します。取扱説明書をよくお読みになり、正しく接続してご使用ください。チューブポンプの置き方は、水平(平置き)にしてください。しても立てなければならない場合は、ポンプ側を下にしてください。ポンプを上にすると万一液漏れが発生した時にモーター内部に液が入ってしまうことと、モーターのグリスが少しずつ内部に入っていくため、モーターの寿命を短くする恐れがあります。継手に配管チューブをつなぐ時に、継手を破損しないようご注意ください。(税・送料別)ご注文方法の前に「ご注文方法」のページをご確認ください。交換用ポンプヘッドにつきましてはお問い合わせください。technology.。