6G:ビジョンか現実か。お問い合わせロケーションの選択お問い合わせホームApplicationsR&S®NGU401/NGU201/NGM200/NGL200用バッテリー充放電サイクルツールバッテリー充放電サイクルツールには収集データを表示する複数のチャートがあり、これをバッテリーサンプルの評価やバッテリーモデルの作成に使用することができます。充電サイクル中のさまざまな時点でのバッテリー状態を把握してテストすることが重要です。充電/放電されたバッテリー容量に対する電圧や内部抵抗のモニタリングは重要なデータソースになり、将来のテストのためのバッテリーモデルを作成するために使用することができます。ローデ・シュワルツのソリューションローデ・シュワルツのバッテリーデータ収集/解析ツールは、ローデ・シュワルツの2象限DC電源を用いてバッテリーサンプルの充放電サイクルを実行します。関する情報を収集することができます。バッテリーシミュレーション用のバッテリーモデルを作成するために使用することができます。充放電サイクルツールの機能ツールには、バッテリー充放電サイクルデータの収集と解析に役立つ、いくつかの独自機能があります。定電流およびパルスド電流を使用して、バッテリーを充電/放電します。その両方に対して、電源のオープン電圧(OCV:オープン回路電圧)を設定することができます。内部抵抗の特定に使用できるのはパルスド充電のみで、バッテリーモデルでは放電データ向けにパルスド充電を使用する必要があります。多くのバッテリーは、その化学的性質により、測定された特性を用いて完全な充電状態を精密に特定することは困難です。充電終了基準を設定すればバッテリーを過充電から保護するだけでなく、放電プロセスでバッテリー容量を精密に特定することができます。場合によっては、複数の基準を選択可能です。充電される電圧、またはパルスド充電手法を用いた場合の(外挿された)オープン回路電圧のどちらかに対して、すべての電圧基準を適用することができます。ライブアップデートが測定器上で更新されます。エネルギー量と充電量もディスプレイ上で更新されます。充放電サイクル中は、4つのチャートに電圧と内部抵抗がリアルタイムで表示されます。Postprocessingタブでは、それまでの充放電サイクルのファイルを開いてさらに処理することができます。充電/放電容量や実行済みの充放電サイクル数を横軸にして、さまざまな値のチャートを表示することができます。6つのチャートに、充電/放電容量に対する電圧や内部抵抗がプロットされます。ディスプレイの中央にあるボタンを使用して、チャート内のトレースの充放電サイクルを選択することができます。7番目のチャートには、充放電サイクルを横軸として放電/充電された容量が表示されます。複数回の充放電サイクルを使用して、被試験バッテリーのエージング効果を試験することができます。充放電サイクル数を横軸にして、放電または充電中の内部抵抗をチャートに表示することができます。各チャートで、最大3つのトレースに設定可能な充電状態での内部抵抗がプロットされます。バッテリーシミュレーション用のバッテリーモデルを作成することもできます。シミュレーション用のバッテリーモデルに変換することができます。バッテリー容量は常に、バッテリーモデルの同じ放電サイクルの放電データに基づいて決定されます。充電データからバッテリーモデルを作成したときには、バッテリー容量は放電ではなく充電から特定されます。まとめ充電サイクル中のさまざまな時点でのバッテリー特性を把握してテストすることが重要です。ローデ・シュワルツのバッテリーデータ収集/解析ツールには、ツール機能のために構成できるさまざまな設定があり、これを使用して幅広い種類のバッテリーをテストすることができます。ツールには、収集データを表示および処理するためのPostprocessingタブがあり、R&S®NGU201/NGM200用のバッテリーモデルを作成することができます。R&S®NGU401/NGU201/NGM200/NGL200関連製品R&S®NGUR&S®NGL200R&S®NGM200facebookyoutubefeedLinkedIntwitterローデシュワルツジャパン株式会社ローデ・シュワルツは、最先端のソリューションにより、安全につながり合う世界の実現に努めています。設立以来90年以上にわたり、独立したテクノロジーグループとして長期的かつ持続可能な事業活動を通じてイノベーションに取り組んでおり、世界中の産業界および政府機関のお客様から信頼できるパートナーとして選ばれています。{{/children}}。