デジタルマルチメータ[CD771]の使用レビューを紹介します。600V範囲内の測定に使用できます。大遮断容量ヒューズ搭載の安全設計となっています。CD771は、ポケットサイズのテスターに慣れた方なら、見た感じきっと大きいと思うかもしれませんが、ある程度の重量があるので、テストリードを多少動かしても本体が動くことがありませんので、卓上での作業には最適と思います(スタンドも付いてます)。各ボタンには、様々な機能が備わっています。●SELECT(セレクト)ボタンファンクションの切り替えができます。HOLD(データホールド/バックライト)ボタンその時点の表示値を維持します。2秒以上押すと、バックライトが点灯します。HOLD(レンジホールド)ボタンオートレンジを解除して、マニュアルでレンジを設定することが可能です。●RELATIVE(リラティブ)ボタン押した時点の入力値を基準として、0と表示します。HOLD(データホールド/バックライト)」ボタンは、頻繁に使います。HOLD(レンジホールド)」ボタン、「RELATIVE(リラティブ)」ボタンは限られた人しか使わないでしょう。その他、30分後には自動で電源が切れるオートパワーオフ機能もあります。電池が切れそうになると警告してくれる機能もあり、多機能なテスターです。日本製ではく中国製なことと、真の実効値(AC)測定には対応していないのがもったいないところではあります。「CD771」と同じ価格帯のものに「CD732」がありますが、こちらは日本で作られているとのことで、性能もそれほど変わらないことからどちらを購入するか悩ましい存在です。メイドインジャパンを求めるなら、CD732(バーグラフも付いています)がオススメですね。2014-06-20Amazon楽天市場Yahooショッピングもちろん、前述したどちらの機種も真の実効値(AC)測定には対応していないので、真の実効値(AC)測定に対応するものが良い場合には、上位機種の「CD772」がオススメと言えます。デジタルマルチメータ[CD771]」が届きました。mm●質量:約360g(電池含む)となっています。液晶(バックライト)液晶画面は大きく、数値が読みやすいです。バックライト表示もできるので、暗闇での作業も可能です。バックライトの光は、数値を読む程度の明るさしかないです。HOLD(データホールド)」ボタンと兼用で、2秒以上押すことで光りますが、兼用なので使いづらいと感じる事があります。導通は、ブザーとランプで知らせてくれます。ブザーは、若干音が小さめです。HOLD(レンジホールド)ボタン・RELATIVE(リラティブ)ボタンこれら4種類のボタンは、押すごとに操作音が「ピッ」と鳴り、ランプが一瞬点灯し切れます。テストリードテストリードの全長は、107cmあります。テストリードは、黒が「-(COM)」で、赤が「+」です。先端部分のキャップは、取り外しが可能です。(μA/mA)を行う際にはテストリードの赤(+)を、右側にある測定端子(μA/mA/電池)に差し込んで使用します。A測定時には、10A測定端子を使用します。テストリードを収納する際には、背面部分にある収納部分を使用します。この場合、巻き付けて収納するのが正しいのかは分かりませんが、こうするしか他に方法が思いつきません。テストリードの断線や見栄えが気になる方は、専用の携帯ケース(C-77,C-77H)を購入するのが無難です。ファンクションスイッチファンクションスイッチは、大きいので使いやすいです。交流測定、ダイオード測定、導通測定などを行う際には、レンジを切り替えたのちに「SELECT」ボタンで、ファンクションを切り替えないといけないので、若干めんどくさいです。HOLD)ボタンを押すと測定した表示値を維持することができます。測定値を記録したりする際に役立つ機能です。スタンド背面には、スタンドも付いています。卓上での作業には重宝します。電池の交換は、裏面にある1本のねじを外せば簡単にできます。ヒューズの交換は、本体ケースを外さないとできないです。デジタルマルチメータ[CD771]のデメリットとメリットは、下記の通りです。カエレバ三和電気計器Amazon楽天市場Yahooショッピングテスターのおすすめ7選(用途別)ここでは、テスターのおすすめ7選(用途別)を紹介します。2018/07/17デンキ電子書籍を出版しました。unlimitedなら、初めての利用で30日間は無料で読める。テキストや画像等すべての転載転用販売を固く禁じますHOMETOPMENU。