長期に渡って信頼性の高いデータを得るためには,操作ミスや消耗品劣化により起こりうるエラーだけでなく,ごく稀に生じるトラブルをも排除しなければなりません。新しいNexeraシリーズは装置起動から分析終了までの完全自動フローに熟練分析者の操作ノウハウを取り込み長期間の安定データ採取を実現すると共に,トラブルを起こしうる要因を自動で排除する支援機能を多数搭載しています。万が一に備えて,常に自らを監視ごく稀に,気泡となった移動相中の溶存空気がポンプ内に引き込まれ送液不良を引き起こし,クロマトグラムに異常を生じさせることがあります。新しいNexeraシリーズではこの現象を検知し(自己診断),オートパージによって気泡を排除してシステムを正常に回復する(自己復帰)機能を搭載しています。無人運転でも信頼性の高いデータが得られ,失敗データ採取で移動相や貴重な試料を無駄にすることもありません。気泡混入の自己診断(特許出願中)ポンプヘッド内部に気泡が混入すると,急激な圧力降下が発生し,その後周期的な圧力変動(脈動)が生じます。独自の気泡検出アルゴリズムによって気泡混入時に特徴的な圧力変動を捉えて検知します。熟練者の手作業を自動化:FlowPilot熟練者は送液を開始する際,急激な圧力付与によるカラム劣化を避けるため,カラム温度を上げながら段階的に移動相流量を増加させます。FlowPilotは,まるで熟練者のような手順でカラムを保護しながらカラム平衡化を自動実行します。FlowPilot(特許出願中)オーブン温度に応じてポンプが流量を制御します。オーブン温度が設定値に達する前は,流量を徐々に上昇させ(図中1),メソッド設定値の半分の流量を維持します(2)。その後,オーブン温度が設定値に達すると,流量をメソッド設定値まで徐々に上昇させます(3)。移動相やオートサンプラーの洗浄液などの残量を重量センサー*を用いて,リアルタイムでモニタリング(最大12液)。分析開始時に,残量が必要な液量を満たさない場合はメッセージでお知らせ。分析中も常に残量をモニターして,枯渇の可能性が生じれば作業者にPCやスマートデバイスで通知。補充のタイミングを事前に判断しやすくなります。*オプション溶液量測定と予測消費量との照合(特許出願中)重量センサーの計測データ,装置構成情報(使用する移動相や洗浄液の構成),および分析メソッドから,必要な移動相量を分析開始時に予測し,不足する場合は通知します。分析開始前にカラムが正常であることを確認するために,またデータ採取後にカラムの状態を再確認するために,各カラムの使用履歴や性能情報の蓄積は重要です。Device:CMD)は,注入時圧力などカラム使用中のさまざまな情報をLabSolutionsのデータファイルと紐付けてデータベースに集約します。カラムの種類やメーカーを問わずあらゆるカラムに取付けられ,全カラムの情報はカラムデータブラウザで一目で確認可能です。カラムの性能確認に時間を割く必要はありません。DB/CS版が必要です。*オプション分析前にカラムの最新状態を確認(特許出願中)CMD接続時は,当該カラムと分析メソッド内のカラム情報を照合し,一致した場合にのみ分析を開始します。カラムの選択間違いを防ぎ確実に使用履歴を記録します。Step1ラボで使用しているカラムを一覧表示。各カラムごとに詳細な分析履歴を閲覧でき,注入時直前圧力などから状態をチェック。Step2化合物テーブルに登録された成分ごとに,クロマトグラムの重ね書き表示が可能。視覚的に劣化の有無を確認。分析中にエラーなどが発生したときや分析が終了したときにLabSolutionsからメッセージを受け取ることができます。進行具合や取得中のクロマトグラムを遠隔からモニターできるため,実験室と居室が離れている仕事場でも効率のよい働き方が可能です。Net(オプション)は,システムの稼動状態をグラフィカルに表示し,稼働率の改善とラボ資産の最大活用に貢献します。超高速注入と最大約17,000検体ノンストップ分析によりLC-MS分析業務を効率化SIL-40シリーズは1回の注入速度が従来比約2倍に。プレートチェンジャの使用で最大約17,000検体を連続分析可能*。LC-MSを用いるハイスループットスクリーニングや分析を強力に支援します。*プレートチェンジャ3台,384ウェルプレート使用時LC-MSを用いた医薬品の薬物動態においては,高速性だけでなく低濃度での高い信頼性が求められます。超高速注入と極低キャリーオーバー性能により,わずか30秒の超高速分析においても高い再現性,良好な直線性を実現します。超高速分析に関するアプリケーション試料調製の省力化と信頼性の向上SIL-40シリーズの自動前処理機能は,試料の希釈,添加,混合,共注入,オーバーラップ注入などの操作を目的に合わせて実行します。試料調製の前処理操作を自動化することで操作ミスをなくし,再現性を向上するとともに,分析業務全体の効率化を図ります。各装置の消耗部品の使用履歴,各種ログ,エラー情報は,クラウドサーバに転送され,装置の使用傾向から消耗品交換時期が予測されて,事前に管理者に通知されます。装置トラブルが発生する前の予防的メンテナンスで,システムのダウンタイムを最小にしたラボ運営が可能になります。多彩な機能を備えた省スペースLC従来比2/3の省スペース設計と70%の待機電力削減を実現Nexeraシリーズは,送液ユニット,オートサンプラー,カラムオーブンなどの省スペース設計により,既存LCシステムとのデータ互換性や検体搭載数を妥協することなく省スペースを実現します。高さを抑えた設計は,設置台を選ばず移動相ボトルへのアプローチを容易にします。従来機比約70%の待機電力削減を実現し,ラボ運営を支援します。高圧グラジエント標準モデル多検体処理モデル2系統の分析を1台で:多角的な解析に最適(デュアルインジェクション)デュアルインジェクション機能*を用いれば,1台のシステムで独立した2種類の分析を同時に実施します。2種類のデータの取得に要する時間と2台分の装置設置スペースを節約するだけでなく,アミノ酸,有機酸,糖,ビタミン,陰陽イオンなど,試料に合わせた流路を構築することで,多角的な解析を効率よく行えます。*オプション従来システムとの比較デュアルインジェクション(特許出願中)第2の注入ポートとインジェクションバルブを追加することによって,1つのニードルで2つの分析流路に試料を独立して注入でき,2系統の分析を1システムに統合することができます。PCレスラボを可能にする直感的な操作のタッチパネルPC不要の装置操作やステータスの確認は,PCレスラボの実現に欠かせません。直感的な操作を提供するSCL-40の大画面液晶タッチパネルからは,装置状態の確認や制御操作だけでなく,クロマトモニターも可能です。注)DI対応が必要な場合などは,本機能をオフに設定できます。据付時に当社サービス員へお申し付けください。確かな分析結果を生み出す盤石の性能ラボ環境の温度変化影響を排除した安定なベースラインラボ内の温度変化に由来するベースラインの変動は定量精度に大きく影響します。TC-Optics)と独自の抜熱機構により,実験室の温度変化に左右されず安定したベースラインでの高感度分析を可能にします。TC-Optics(SPD-M40)(特許出願中)SPD-M40では,従来製品のセル温調に加え,吸光度の温度影響の原因となるランプ,分光器についても温調することで光源由来のベースライン変動をさらに低減しました。光源由来の熱を独自の抜熱機構により外気温の影響を受けずに速やかに外へ排出して,安定したベースラインの実現を確かなものにします。医薬品主成分と微量不純物を希釈なしで同時分析たとえば医薬品主成分と不純物など,含有量が大きく異なる複数の化合物を同時に分析する場合,希釈率を変えた複数の試料を分析するのが一般的です。SPD-M40は従来のPDA検出器に比べダイナミックレンジが大幅に拡がり,主成分と微量不純物の同時分析を可能とします。AUまで,Typical値ではそれ以上)を改善しました。化合物の光分解抑制による定量性確保SPD-M40は,短波長紫外光を遮光するUVカットオフフィルターを用いることで,フローセル内における化合物の分解を抑制して,対象成分の定量性を確保します。光分解性を有する医薬品や天然物などの定量精度の向上に貢献します。※本機能はライオン株式会社様からいただいたご意見をもとに開発しました。極微量まで検出するためにはオートサンプラーの低キャリーオーバー性能が欠かせません。SIL-40シリーズはゼロデッドボリューム化を極めて,キャリーオーバーのさらなる抑制に成功しました。注入前のリンス時間が短縮でき,高速分析や連続分析時間の短縮に貢献します。ゼロデッドボリューム化(特許出願中)流路のデッドボリュームは,サンプルが残留してキャリーオーバーを引き起こす一因になります。SIL-40シリーズはサンプルループとニードルをストレートに接続してゼロデッドボリューム化し,キャリーオーバー性能を向上しました。優れた注入精度を幅広い注入量で発揮SIL-40シリーズは,卓越した注入精度をあらゆる注入量で発揮します。カラムサイズやサンプル量に応じた多様な注入量設定でも,信頼性の高いデータが得られます。試料冷却を確実に保つ独自構造SIL-40シリーズは,分析中でも試料バイアルやMTPの追加挿入が可能なダイレクトアクセス機能を有し,分析業務の効率化を推進します。controlは試料を確実に冷却すると共に,結露水の煩わしさから開放します。control(特許出願中)サンプルラックが,オートサンプラー内部の冷却気流を制御する役目を果たします。サンプルラックが引き出された際であっても,外気の侵入を防ぎ,内部での結露水の発生や急激な試料温度の上昇を抑えます。超高速液体クロマトグラフィー(UHPLC)に用いられるカラムは,カラム内拡散を抑え優れたクロマトグラフィー分離を実現する,高速、高分離分析の要です。カラム外におけるピークバンドの拡散現象は,しばしばカラムで得られた成分ピークの濃縮効果を相殺してしまいます。島津Nexeraシステム用Nexflowテクノロジー※は,UHPLCシステムの配管内径や長さを変えることなく,カラム外拡散現象を最小限に抑えます。ピークバンドの拡散を抑え,より高感度,高分離なUHPLC分析が可能となります。島津Nexeraシリーズのオプション製品です。分析条件によって効果に差があります。詳細は弊社販売員にお問い合わせください。試料のカラム外拡散を抑えることで,カラム本来のパフォーマンスを最大限に発揮することができます。カラム外拡散効果が支配的になる,アイソクラティック分析における保持の弱い成分に対して,理論段数の改善が可能です。カラム外拡散を最小化することで、近接したピークの分離を向上し、定量の正確さを向上します。