MADEの希少な医療機器を創り出す会社、高品質で安定した製品供給、それがユニシスの使命です。tag.安心と高性能を両立したユニシスのフラッグシップ針先のついたCuttingタイプの脊髄くも膜下麻酔針において穿刺孔から流出するCSFの問題はPDPH(硬膜穿刺後頭痛)を誘発します。刃先のないNoncuttingタイプのペンシルポイント針は穿刺孔の素早い閉塞によりPDPHの低減に有効です。ユニシスのペンシルポイント針は使いやすさと高品質により世界中のドクターから高い評価を得ています。側面に開口した注入孔はバスタブ(舟底)状の独特な形状をしています(実用新案No2112670)。この形状により、くも膜通過時のタップ感を確実に術者が感じるだけでなく、より素早いリコールバックを達成しています。先端より側孔終端までの全長は2mm(22Gを除く)になっており、神経穿刺の発生を低減しております。先端の孔形状と、肉薄のチューブおよび、針基の設計により、CSFのリコールバック性能はトップクラスを誇り、針の進み過ぎを防止し、安全な穿刺を可能としています。クリスタルクリアーハブ視認性の高い透明なポリカーボネート製の針基はCSFの確認が容易にできます。厳密な品質管理によりスタイレットと針基の嵌合は極めてスムースで術中の針のブレを防止します。ペンシルポイントペンシルポイント針の穿刺抵抗はK-3ランセットポイント針の穿刺抵抗の約3倍と非常に高くなっていることから、皮膚や組織の通過時に大きな抵抗が発生します。この抵抗を低減させるため、ガイド針の併用が不可欠となります。一方でこの抵抗感は脊髄くも膜の通過時に適度な抵抗感として指先に伝わるため、脊髄くも膜の通過を容易に感じることができます。ペンシルポイント針は刃面のないNon-Cutting針である為、Cuttingポイント針に比べ神経穿刺の危険性を低減すると考えられます。ポイント針とPDPHの発生に関してはいくつかの論文が発表されています。ポイント針の穿刺痕は口をあけた二枚貝のように押し広げられた断面形状になることが報告されています。弊社においてポリアミドフィルムを用いた実験でも、論文によく似た穿刺痕となることが確認されています。針の穿刺痕は鈍的な切断であるため、広い開口面積であっても癒着が早いことが示唆されます。25GCSF流出試験メスシリンダーを脊髄に、赤く染色した水を脳脊髄液(CSF)に見立て、くも膜を想定したフィルムに針を穿刺・抜去し、その穿刺痕からの水の流出を観察した。この実験では、穿刺後の水の流出が多いほどその針の侵襲性は高いと考えられます。針に比べCSFの流出が早く止まることが示唆されます。用法Noncuttingポイントは先端の穿刺抵抗が高いため、組織のダメージの低減と確実に刺入のためガイド針を併用することが望ましいです。25G以下の細い針の場合、ガイド針の使用により針の折損や、誤穿刺の低減が期待されます。ガイド針を正確に刺入しないと、ペンシルポイント針の先端が椎間を通り抜けることができません。.Whitacre先生は先端を円錐形とした、画期的なWhitacre針をBD社との協力により1951年に発表しました。後に、その形状は製造する各社によって様々にリファイン(注入孔の開口形状や先端部など)されて現在にいたっています。※準規格品につき、在庫を問合せの上、ご注文ください。