4芯シールドケーブル2m重量センサと電子天秤との違いを教えてください。views電子天秤は、定格5KG程の質量を高精度で軽量、計測するのに適した秤です。薬品の計量など、研究室などでよく使用されています。重量センサ、ロードセルは重いものを安く計測する事に向いています。トラック重量センサの設置方法を教えてください。views重量センサ、TTSシリーズ、LTSシリーズはご希望の仕様にて製造いたしますので、任意の場所に固定用タップ穴加工ができます。STSシリーズの固定方法は2種類あり、お選びいただけます。viewsアンプ表示機を操作いただくことで、風袋引きが可能です。MX-11シリーズですと、一番左のZEROCANCELボタンを3秒以上長押ししていただくと、表示が0になり、風袋引きとなります。views重量センサは、10万回の負荷をかける事ができると言われています。寿命が長い製品ですが、想定している定格重量以上の負荷や、瞬間的でも衝撃が加わりますと、内部素子が変形、破損することがあります。タゼロ点に異常がある。計測する度に移動している。views内部素子のロードセルに問題がある可能性があります。定格重量以上の負荷がかかったり、急激なショックが重量センサに加わると、ロードセルが戻らなくなる事があります。正確な重さを表示しなくなった。views症状により、原因が異なりますので、仕様書内のトラブルシューティングを参照いただくか、弊社担当者までご連絡をいただけますよう、お願いいたします。重量センサ、ロードセルの計測原理を知りたい。views弊社の重量センサ、ロードセルは歪みゲージを使用した計測方式となります。抵抗箔を鋼材に貼付け、負荷がかかる事で変化する形状が出力値として変化し、重量値を計測いたします。views重量センサは、その使用用途から、クリーンルームや屋内でのご使用が多いです。ご使用いただける温度範囲も0°C~50°Cとなります。viewsセンサ精度にもよりますが、定格荷重を負荷した場合最大で数mm程度センサの形状が沈みます。定格荷重以内の負荷であれば、無負荷にした場合、形状は元に戻り何度もご使用いただけます。views一般的には重量センサの出力は、2mV/Vと微弱な電圧となります。アンプ表示機で増幅する必要があるため、弊社ではアンプ表示機とセットでのご使用を推奨しております。views弊社の重量センサ、ロードセルからは数mv/v(定格時)の出力となります。