けん濁試料の測定セル液体試料を入れて測定に用いる試料セルには,図に示すように10種類の形状があります。標準的に用いるのは光路長10mmの角型セルですが,試料の吸収が小さい時には光路長の長いもの,吸収が大きい時には光路長の短いものを用います。吸収強度(吸光度)と光路長の間には次の関係がありますので,これにより光路長を決めることができます。吸光度A=E・C・lE:吸光係数,C:試料の濃度,l:光路長また,密栓付きセルは揮発性の液体測定に,ミクロセルは試料量が少ない時に使用します。試料セルには材質により次の3種類があり,測定できる波長範囲が決まっています。試料側に最大6個までの10mm角セルを同時に装着できるセルポジショナです。温調機能はありません。セルは含まれておりません。試料室ユニットUVminiシリーズ,UV-1280で,ミクロセル,ミクロフローセル,角形長吸収セル,円筒セル,フィルムホルダ,恒温セルなどを使用する場合,この試料室ユニットが必要です。標準のセルホルダを取り外し,試料室ユニットと取り替えます。