方を対象に作成されております。方は「はい」のボタンを一般の方は「いいえ」のボタンをクリックしてください。多彩な機能をコンパクトに集約。・圧力は80~200mmHgに設定できます。・上下に動く超高輝液晶バーを採用しました。モード:自動測定を1回行います。・平均測定モード:自動測定を複数回(2回又は3回)行い、平均値を算出します。・ノーマル方式:リバロッチ・コロトコフ法をベースにしてオシロメトリック法との併用で測定します。・クイック方式:オシロメトリック法で測定します。・聴診測定:自動測定は行わず、圧力表示のみを行います。聴診器を用いた聴診法による測定にてご使用いただけます。最高血圧と判定したポイントでSTART/HOLDボタンを押すと最高血圧が、次に最低血圧と判定したポイントでSTART/HOLDボタンを押すと最低血圧値が保持されます。・JIS規格対応のコネクタを採用しました。・肌触りの良い綿カフです。・ノンラテックスブラダーを使用しています。・前回の測定値を表示します。▮測定結果はプリントアウト・プリントアウトには、別売りプリンターが必要です。▮HIDEモード・自動測定(単回、平均)の加圧値、バーLCDを非表示にすることが可能です。・液晶画面にエラー表示がでました。・こんなときどうすればいいですか。トラブルシューティング腕帯加圧値を専用つまみで簡単設定。水銀柱をイメージした見やすいバー表示。測定結果はデジタル数字表示で簡単読み取り。JIS規格対応のコネクタを採用。肌あたりの柔らかい綿カフとノンラテックスブラダーを使用。KM-385用定期点検キット※掲載の画像と実際の商品の色は多少異なることがあります。※製品の仕様は改良のため予告無く変更することがあります。