MADEの希少な医療機器を創り出す会社、高品質で安定した製品供給、それがユニシスの使命です。確実な神経ブロック処置をサポート硬膜外麻酔針としての実績も高いヒューバーポイントの針先形状にエングレーブ加工を施しました。神経ブロック用に最適化させた加工は超音波画像下での視認性を高め、TAPブロック*をはじめとした神経ブロックに幅広くご使用いただけます。超音波画像下での視認性と針の穿刺感は、確実なブロックと安全な穿刺をサポートします。33306700ユニシスのエングレーブエングレーブとは、針の表面に極めて微細な溝を施す加工方法で、針管の針先から10mmの範囲に密な2本の螺旋を刻みました。この溝による超音波の反射が、超音波画像下に白陰として現れ、穿刺をサポートします。外針と内針の精密な合わせ外針と内針の刃面は理想的な角度で研磨され適度な穿刺感覚と低侵襲を実現しました。理想的に組み合わされた外・内針により、刃面の隙間に生じる組織のつまりや、組織の持ち去りを防止する構造となっております。神経ブロック針ヒューバー(エコージェニック)より安全・より確実なブロックを目指して従来の無加工のヒューバーポイントと比較して、超音波画像下での視認性の向上を図る為、神経ブロック用に最適なエングレーブ加工を施しました。針先より約10mmの加工部とそれ以外の針管のコントラストがより安全・確実な穿刺をサポートします。