0.6mセンサーの仕様に依存します。以上(5mタイプ)1000mm以上(10mタイプ)注:取り付け状態に依存します。狭い範囲に設置する場合、取り付け精度が必要です。LANメールの送信の機器はオプションです。センサーのケーブルと配線距離について制御ボックスと超音波センサーの間は有線での配線になります。センサーケーブルはセンサーに10mのケーブルが付属します。延長ケーブルとして10mのケーブルをご用意しております。配線の延長にはツイストペアシールド線2P4芯をお使いください。延長はノイズの無い環境で100mくらいまで可能です。100m以上の配線が必要な場合はアナログ信号の増幅器をお使いください。アナログ信号増幅器の例:M5VS-DD-XX(エムシステム)注意事項:無線通信機能をお使いいただくためにはあらかじめ設置する場所の電波状況調査が必要です。携帯電話の受信しにくい地域でも、基地局、アンテナの調整によって電波状況を改善できる場合がありますのでご相談ください。通信回線・メールサーバはお客様でご用意いただくことも可能です。