EGM-5株式会社セネコム×この製品は、株式会社セネコムによって登録されています。Systemsは30年にわたり高品質CO2赤外線のガス分析計を製造してきました。EGM-5は最小限のメンテナンスで高精度で高信頼性の制御を実現します。EGM-5はCO2再調整を必要としませんがシステムの完全性を確認するために定期的なチェックをおすすめします。赤外線測定技術、マイクロプロセッサーベースのCO2に対する優れた安定性と赤外線線測定テクニックを使用しております。革新的な「オートゼロ」技術による長期安定性、ウォームアップ、精度分析装置の較正を確実にします。電話が来る心配はありません一括見積もり複数社に同じ内容の記入は不要です返答率96%96%以上の方が返答を受け取っています一括見積もりの使い方メトリーの使い方1問い合わせお客様からメーカーに対して問い合わせ・見積もり依頼を行うと、内容がメーカーに通知されます。2メトリーからメーカーに催促メーカーの対応が遅い場合、メトリーがお客様に代わって催促のメール・電話を実施します。3直接やり取りお客様にメーカーからメールにて回答が届き、お客様とメーカーで直接やり取りを行います。メトリーを使う5つのメリット簡単一括問い合わせワンクリックでまとめて問い合わせができるため、各メーカーのホームページで同じ内容をフォームに入力する手間を省くことができます。お客様の代わりに催促メーカーの対応が遅い場合、メトリーがお客様に代わって催促のメール・電話を実施します。返答率は96%以上メトリーがお客様に代わって、メーカーに催促の電話を実施すること、さらに、返答率がメトリー上に表示されるため、メーカー公式サイトから問い合わせに比べて返答率が格段に高いです。利用はもちろん無料メトリーは一部企業からの広告宣伝費によって運営されているため、ご利用には一切費用がかかりません。入力は任意のため、不必要に何社からも電話がかかってくることはありません。メトリーとは?掲載企業は5,000社以上メトリーは産業用製品の選定・取引をよりスムーズにするためのサービスです。多くの企業にご賛同いただき、5,000社以上のメーカー・代理店がメトリーに登録しています。幅広い方々にご利用頂いております。(線形化のマイクロプロセッサ―制御による絶対の吸光光度計として構成される)0~1,0000~2,0000~5,0000~10,0000~20,0000~30,0000~50,0000~100,000※測定値は温度と圧力により自動的に修正されます。※較正用混合ガスの精度によって制限される。範囲全体:1%未満ゼロサンプルサンプルセルの汚れ、IR光源検の汚れと検出器の経年劣化などを定期的に修正します。(必要な場合)約15分10Hz、1.0秒:サンプルデータは平均化され毎回出力されます。(280~340cc/分が最適)内部の電子フローセンサーはフローレートをモニターします。IDチューブ、2つの吸気口と排気口接続0~50°C、結露しないこと汚れた環境下では外部ろ過が必要です。セネコムは、2001年に設立された、計測機器と計測システムの設計・製造・販売を行う企業です。