み・塗工量測定システム【製品概要】IR3000はオンライン近赤外線水分計です。より取扱性に優れています。粉体・紙・フィルム等の水分をオンラインで高感度に測定いただけます。日本語表示ROMを搭載しているため操作性に優れ、Ethernet端子にてパソコンとの接続が容易です。MoistTecは近赤外テクノロジーを使ったプロセス用水分計のパイオニアです。25年以上に渡る経験を多様な計測に応用してきました。以上のユーザーに高い評価を頂いています。MoistTecは顧客のサンプルの分析と他の測定器との相関性のデーター収集にも最大の協力をお約束いたします。特殊サンプルの最適なフィルターの波長を分析し、最適なシステムでの提供を致します。MoistTecの高度な技術は厳しい環境下でも安定したデーターを提供致します。(O-H)及び有機成分(C-H)は特定な波長の近赤外線光を吸収する性質があります。物質の含水分量に比例して近赤外光が吸収されます。水分(O-H)及び有機成分(C-H)は近赤外線領域にてその分子特有の吸収波長帯を示し、特定な波長光で結合タイプを定義することも可能です。その吸収帯の波長と吸収量を定量化することにより、その分子成分の含有量を定量化することができます。クワドラビームは、独自のフィルターの波長ほ光学技術により、非破壊・非接触で分子量及び分子量の計測処理も可能です。内部光線と外部光線の2つのビームに分け、精密レンズと特定峡帯域フィルターを通し、正確な波長光ビームを照射させます。外部光線はモーターで高速回転された特定峡帯域フィルターを通過させた正確な波長光ビームをさらに2つの精密レンズを通し、被測定物に照射させます。照射されたビーム光は被測定物の水分及び他の成分の含有量により、各波長で吸収され、ワイドな大型集光ミラーでで反射光を高感度で検出されます。このダブルビームは近赤外の欠点であるセンサー内部の温度変化によるゼロ点のドリフトを最適に補償することが出来、一年を通して安定したデーターと高い信頼性が得られます。1.ダブルビームによりセンサー内部の温度変化によるゼロ点のドリフトが発生しない。水分計モニター用ソフトウェアはDos/Vパソコン上のWindowsにインストールして簡単にご利用できる操作性にすぐれたデーター収集用ソフトウェアです。パソコン1台で最大250台迄接続管理が可能です。IR3000-828型ではRS485、232C、又はEthernet、のケーブルで複数台のセンサーユニットの接続も一般市販品のHUBにて簡単に接続ができます。センサーでの測定状況及びアラーム警報も可能です。センサー異常時にもリアルタイムで監視ができます。フィル名変更、検量線のプログラム入力等他全ての設定変更入力が簡単に行えます。最新WindowsXPのソフトウェアに対応しています。み・塗工量測定システム...お気軽にお問い合わせください。]カタログ請求・お問合せお気軽にお問い合わせください。