令和4年4月よりCAD/CAM装置によって製作した「CAD/CAMハイブリッドインレー」が健康保険適用の歯科補綴物として保険収載されることとなりました。歯科用CAD/CAM装置によって製作されたインレーを小臼歯または大臼歯に装着した場合に算定されます。大臼歯は第二臼歯が全て残存した場合の第一臼歯のみ適用可能です。形態は隣接歯との接触面を含む窩洞形成(複雑なもの・2級窩洞)に限ります。製作用ブロック材料を使用します。CAD/CAMインレーの形成について形成は補綴物の厚みが確保できるようボックス形成をおこないます。ベベルや薄いスライスカットの形成はいずれも破折の原因となります。〇マーク:べベル(縁斜面)は形成しないでください。⇒マーク:コンタクト部分はボックス型に形成してください。咬合面は1.2mm以上、スライス面は最も薄いところでも1.0mm以上の形成をお願いいたします。必要以上の厚みが確保されれば、実際の臨床で破折するケースは少ないです歯質との接着強度が重要なため、口腔内での接着と適合が重要です。連結部の破折リスクが高いです。