S富士フイルム(株)(本社:東京都港区、社長:中嶋成博)は、撮影時のX線量を大幅に低減可能なDR方式・無線タイプのデジタルX線画像診断装置「CALNEO」の高画質なラインアップを拡充する。CsIシリーズ」として、富士フイルムメディカル株式会社(本社:東京都港区、社長:平井治郎)を通じて、平成25年3月1日より発売するという。SQ」は、独自の「ISS方式」の間接変換型FPDの蛍光体(シンチレータ)に、光変換効率が優れたCsI(ヨウ化セシウム)を採用。シンチレータと受光素子を貼り合わせる「接合構造」を組み合わせたことで、一般的な間接変換型FPDにおいて世界トップレベルのDQE(量子検出効率)を実現した。CRと比べて約半分のX線量でも高画質な画像を得ることができる。パネルサイズは17×17インチの幅広タイプのため、被験者の体格に合わせて製品本体の縦横を入れ替える必要がなく、広い部位を1度に撮影できる。低線量のニーズが高い胸腹部撮影や胸部検診車領域の画像診断に特に有効だという。アナログ用の立位・臥位撮影台へそのまま装着できるので、撮影台を買い換える必要がなく、導入コストを最小限に抑えることができる。「CsI(ヨウ化セシウム)シンチレータ」、「ISS方式」、シンチレータと受光素子を貼り合わせた「接合構造」で高画質化を実現。撮影時のX線量を大幅に低減することが可能。(2)DR方式・カセッテサイズ・無線タイプの大型モデル。画像有効領域横422×縦422mmの大型サイズを採用。SQ」では入れ替え操作が不要。大型サイズでありながら4.2kgの軽量タイプにより、持ち運びも可能で、立位や臥位の撮影を1枚のカセッテで行うことができます。全面耐荷重150Kg、スポット荷重100Kgを実現したことによって、テーブルトップの撮影にも安心して使用できる。外形寸法は横460×縦460×高15mmで、既設の立位・臥位撮影台へそのまま装着できるため、導入コストを最小限に抑えられる。撮影後、約1秒で画像が表示され、次の撮影までの間隔も約8秒(有線通信)と短く、連続撮影もストレスなく実施でき、撮影者の業務効率化とX線検査時間の短縮が図れる。flexではすべて共通のバッテリーパックを使用する。バッテリーパックの共通設計により、煩雑になりがちなバッテリーの管理を最適化でき、快適な撮影ワークフローを提供できるという。独自技術を駆使し、X線信号と外乱ノイズを判別する高性能な判定アルゴリズムを搭載し、確実なX線信号の検知を実現しました。これにより、カセッテDRへの衝撃による誤検出や低出力などX線発生装置の出力タイプに依存することなく、安心で快適なDR撮影を提供します。~軽量・薄型のDR方式カセッテサイズデジタルX線画像診断装置に無線タイプ新登場。撮影1秒後の画像表示で、X線検査時間短縮に貢献。新規登録note始めました!ぜひご覧ください。