15:48このQ&Aのポイント高圧電動機で使用する熱電対ケーブルの表面温度測定において、モニター表示が急激に変動する現象が発生しています。モニター側の問題を疑い、熱電対の入れ替えを行いましたが、問題は解消しませんでした。熱電対ケーブルへのシールド処置を考えていますが、他にも効果のある方法があるか検討しています。300kW)の表面温度(0~100°C程度)測定のために、A、Bの2点に熱電対(K)を貼り付け、温度モニター接続して表示しています。停止時は発生しません。モニター側の問題を疑い、ABを入れ替えてもやはり発生するのはAのみです。モニターの端子台と熱電対は直接接続しています。熱電対は補償導線ではありません。シールドは行っていません。電源からのノイズを疑い、高圧電源ケーブルと出来るだけ離していますが、モニター接地場所は電動機のすぐ近くのため、あまり離せません。17:10回答No.4一度、高周波焼入れ対象の測温に成功経験があるのですが、いくつかポイントがあります。素線タイプの(碍子通し、dw等)熱電対は使用せずシース熱電対を使用して下さい。重要なのはシースから直接アースへ落としてしまう事です。注意しないといけないのは計器側でもアースを落としてしまわない事です。この方法でφ1.0?シースで1000°Cの高周波焼き入れ時の測温をした経験があります、結果は一部ノイズの影響を受けた形跡はあるものの概ね良好な結果が得られました。表面に貼り付ける場合にはシースは太径のものを使用せず、熱容量の小さな細径シースを使用し、先端にステンレス箔等をスポット溶接して対象に貼り付けるのが良いでしょう。細径のシースの場合にはシース被覆の厚みが非常に薄いのでステンレス箔の溶接にはある程度のノウハウが必要となります。通報するこのQ&Aは役に立ちましたか?はい(1)この質問は投稿から一年以上経過しています。解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。08:16回答No.3接地型熱電対を使用する場合は、計測器の端子がチャンネル間絶縁タイプのものを使用しないと、計測器の故障原因となりますので、ご確認ください。シース熱電対でも接地型がありますし、熱電対素線をハンダづけして自作するものは接地型です。実際に故障した経験がありますので、ご注意ください。00:27回答No.2>熱電対は補償導線ではありません。シールドは行っていません。停止時は発生しま>せん。電動機の誘導磁界があるということです。数回ケーブルを巻いたものをオシロのプローブに接続して計測すればわかるでしょう。・誘導磁界が少ない場所に熱電体およびケーブルの経路を移動する・センサーケーブルをシールドする・センサーとケーブルのルートがアンテナにならない工夫をする。・センサー入力を絶縁入力にして熱電体先端をシャーシーに落とすなどが考えられます。参考になれば幸いです。通報する関連するQ&A【高圧ケーブルのガード?シールド?の電気理論につい【高圧ケーブルのガード?シールド?の電気理論について質問です】高圧ケーブルの直流漏れ漏洩電流測定試...【電気・G法の絶縁破壊時】「(G端子法)停電してD【電気・G法の絶縁破壊時】「(G端子法)停電してDSを開放した状態で、かつ高圧ケーブルのシールドを...高温(~200°C)炉内ウェブの温度測定ウェブを通す電気炉を使用しています。炉には温度センサが付いており常に温度管理されているのですが、ウ...60HzノイズについてセンサのDC出力に60Hz正弦波が乗ってしまっており困っています対策の助言お願いします。検索エンジンを利用して最適な発注先の会社を見つけられる「工場検索エンジン」や、メーカーと登録企業の間の仕事の橋渡しをする「加工事業部」などを展開しています。24時間以内の回答率95.6%お礼をおくりましたさらに、この回答をベストアンサーに選びますか?ベストアンサーを選ぶと質問が締切られます。ベストアンサーを選びなおすことはできません。Plusは、OKWAVEを利用したご利用中の製品・サービスの疑問をみんなで解決するQ&Aコミュニティです。導入も簡単でスムーズにコミュニティを始められます。