東京地区CTユーザー会が開催されましたので、その参加報告をさせて頂きます。当日は東京でも気温が30度を超える猛暑日となり、品川駅改札口を出てからは強烈な日光にさらされながら、会場に向かいました。定刻の15分ほど前に会場につくと、この猛暑日にも関わらず、すでに大変多くの参加者で会場が埋め尽くされていました。Precision-への注目度の高さがうかがえました。Precision-』でした。東芝メディカルシステムズからの最新技術報告では2ROOM対応Angio-CTについて紹介されました。Angio-CTの以前からの課題であったCTの稼働率の低さに対して、通常時はCT装置とAngio装置を別々の部屋にセッティングし、必要時に応じてCT装置がAngio室に移動することで、CTの稼働率の低さをカバーするというシステムになっていました。従来から、寝台やガントリー位置を変えずにAngio-CT装置を稼働させることにこだわってきた東芝らしい発想であり興味深かったです。Roomの基準モデルになる可能性は大いにあると思いました。SPの有用性の講演では、AIDR3Dを使用することにより頭部で約25%、胸腹部で約70%の被ばく線量低下が可能との報告がありました。Opticsの使用前後によるDLPを比較し、さらなる被ばく低減と検診画像としての画質の担保を非常によく研究されていました。中にPVのCT値が150HUになったときに、オートでスタートさせるという撮影方法でしたが、PAとPVが非常によく分離された画像が得られていました。PVの立ち上がり時間を把握することを優先する方法であり、オートでスタートする分安定性も高く、まさに明日から使える技術でした。BRAIN(急性期脳梗塞)の使用経験の講演では、LCD*の強度を変化させた時のMTFやCNR,NPSについて詳しく研究されていました。LCDの強度を上げるとNPSが低くなるが、MTFを考慮して適切なLCDの設定が重要だと勉強させていだだきました。再構成に時間がかかること、読影に知識が必要などの問題点も存在しますが、FBPで急性期脳梗塞への疑いを持った時に、それを確信へと変えるMRIよりも簡易的な技術として今後ますます発展が望まれると思いました。対し取り組んでいることが良く伝わってきました。Prepやスカウト撮影の線量低減までも意識した意気込みは非常に感動しました。Precisionの特性について大変詳しく講演していただきました。今回、本ユーザー会に参加し、日常より、よりよい画像提供、患者さんへの被ばく低減に挑戦している先生方の講演を聞き、私自身取り組まなくてはならない課題がたくさんあることを実感しました。その取り組みを行えるもしくは研究できる装置があることに非常に嬉しく思いました。今後は同じ、東芝ユーザーとしてその装置のスペックを最大限に生かし、本日公演された先生方のようによりよい画像の提供、被ばく線量の低減に努めていきたいと強く思いました。