プレスリリース業界ニュースよくあるご質問キャンペーン新規会員紹介キャンペーンプレミアム会員さま限定5%OFFクーポン配布ホーム>計測関連用語集>TekProbe計測関連用語集TechEyesOnlineの用語集です。計測・測定に関連する用語全般が収録されており、初めて計測器を扱う方でも分かりやすく解説しています。フリーワード検索をはじめ、カテゴリー、索引から簡単にお調べいただけます。索引検索あいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもやゆよらりるれろわをんABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890詳細説明TekProbe読み方:てっくぷろーぶカテゴリー:#オシロスコープテクトロニクスが1969年に発売したオシロスコープのプローブ・インタフェースの名称。つないだプローブの減衰比や型名をオシロスコープが自動的に認識した(LEVEL1)。1986年発売のTekProbe(LEVEL2)はTDS300/400/500/600/700からTDS3000B/C、TDS5000/B、TDS7000まで、ほとんどのTDSシリーズに採用され、アクティブプローブへの電源供給やオフセット調整ができた。2006年にTekVPIが登場し、同社のプローブ・インタフェースの主流はこちらになった。現在でもTekProbeのプローブは多く使われているので、TekProbeプローブをTekVPI対応のオシロスコープで使えるように、「TPA-BNC型TekVPIインタフェース・アダプタ」がある。テクトロニクス以外も変換アダプタを発売している。T2Aプローブ・インタフェース・アダプタ」は同社のプローブ・インタフェースAutoProbeにTekProbe(LEVEL2)を変換する。市場でいまだに現役(多く使われている)テクトロニクスのTekProbeプローブをキーサイト・テクノロジーのオシロスコープで使うためのインタフェース変換アダプタである。プローブ・アダプタ」は、同社のプローブ・インタフェースProBusにTekProbe(LEVEL2)から変換する。大手2社がこのような変換アダプタをつくっていることは、TekProbeが広く普及して使用されていることを物語っている。Supply」(アクティブプローブ用の電源、「FETプローブ電源」などと呼称)がある(1999年頃の発売)。1103は2本のプローブに電源供給でき、測定信号の出力端子(BNCコネクタ)も2つある。そのため、1103を経由してBNCケーブルでTekProbeをオシロスコープの入力端子(BNC)につなぐことができる。1103によってTekProbe対応でないオシロスコープでもTekProbeプローブで測定ができる。測定信号(BNC)以外のTekProbeの機能は失われる(使えない)ことはいうまでもない。