鉛が形成する錯体の赤色を測定します。これにより、鉛を選択的に測定できるとともに、同排水基準レベルの低濃度の測定が可能となりました。本製品では、微量の鉛を濃縮や他の金属からの分離操作を含めて操作します。下記の点をご注意の上、測定してください。器具類が鉛等の金属類で汚染されていると異常値の原因となります。純水ですすいでから使用してください。シリンジ、ピペットが汚染されていると液体試薬の瓶内がすべて汚染されます。汚染が懸念される場合は、液体試薬を小ビーカーに移してからシリンジ、ピペットに吸い込んでください。汗の成分も異常値の原因になります。測定前は手をよく洗ってください。K-4試薬や溶出液に混入すると大きく影響する場合があります。検水中の金属類は、K-1試薬(希硝酸)により溶解すると考えられます。それでも沈殿物が残っている場合は、K-1試薬添加後の煮沸、又はろ過による沈殿物の除去をお願いいたします。同じ検水の測定数値の確認や、数値の相関を取ってからご使用ください。保護メガネ、マスク、手袋等の保護具の着用をお願いいたします。室内換気の厳守をお願いいたします。