AQ6150B光デバイスから光伝送装置までの測定ニーズに応える高性能でコストパフォーマンスに優れた光波長計「AQ6150B」AQ6150Bは、マイケルソン干渉計ベースのベンチトップタイプ光波長計です。900~1700nm±0.7ppmの波長確度AQ6150Bは、光コンポーネントやWDM伝送装置の検査に求められる確度要件を満たすために±0.7ppmの確度を提供します。内蔵された波長基準光源の非常に安定した光波長を基準とするリアルタイム補正により、AQ6150Bは長期にわたる高い波長測定性能を実現します。波長を一括測定可能なマルチ波長タイプAQ6150Bは、最小5GHzの分離分解能で、1入力あたり最大1024波長まで同時に高速かつ正確に測定することができます。したがって、現在だけでなく将来のWDM伝送システムの開発や生産の測定ニーズにも対応できます。この多波長一括測定の能力は、光デバイスの生産においても生産の効率化やコスト削減に貢献します。複数の光デバイスを合波して測定することで、時間当たりの測定デバイス数が増し、生産スループットが向上します。測定システムの合理化により設備費や内蔵光源の交換費用などの維持費の削減が期待できます。シングル波長タイプウエハーやLDチップ出力の検査では単一波長だけを測定する場合があります。シングル波長タイプは、このような用途に適した低コストの光波長計です。正確な測定が困難です。AQ6150Bは、一般的なCW光測定モードに加え光スペクトラム解析を行う変調光モードを備えており、変調信号など広帯域な光信号の中心波長を正確に測定することができます。この変調光モードは、AWGなどのフィルターの中心波長測定にも使用できます。搭載により、AQ6150Bは入力パワーに応じて自動的に電気増幅回路のゲインを調整します。したがって、-40dBmの低い入力信号でも、波長確度や測定速度を最大限に高めます。波長可変LDやそれを用いた光モジュールの調整や特性評価では、1デバイスあたり数百回にも及ぶ光波長測定を行うため、高速測定と高い処理能力は生産スループットを向上させるために特に重要です。AQ6150Bは、0.2秒以内で測定、解析、PCへのデータ転送までを実行できます。これは当社従来モデルの2倍の速さです。これにより生産スループット向上に大きく貢献します。リピート測定モードでは、最高毎秒5回測定できるため、リアルタイムに波長をモニターしながら行うデバイスの調整などに非常に役立ちます。光波長計に内蔵された波長基準光源(He-Neレーザー)は定期的な交換が必要であり、交換の頻度とその費用は光波長計の運用コスト(ライフサイクルコスト)に大きな影響を与えています。AQ6150Bでは、右図に示すように導入時の初期投資費用を抑えることに加え、波長基準光源の交換周期の延長や低価格な交換サービスの提供により、お客様のライフサイクルコストの軽減を実現します。測定システムのアップグレードが容易AQ6150Bでは、GP-IBやETHERNETのリモートコントロール用インタフェースを使用して、容易に自動測定システムを構築できます。(SCPI)に準拠しているため、YOKOGAWA製AQ6140シリーズ光波長計や他のSCPI準拠の光波長計をお使いの場合は、測定プログラムを変更する手間を省き、測定システムのアップグレードが容易に行えます。多様な表示モードシングル波長モード最大ピークまたは任意の1ピークの波長とパワーを大きく見やすい数字で表示します。測定スタンドの上部に設置された場合でも容易に読み取ることができます。マルチ波長モード複数ピークの波長とパワーをリスト表示し、上部には最大ピークまたは任意の1ピークの波長とパワーを表示します。リストのみの表示も選択できます。光パワーはバーグラフでも表示されるので、パワーのばらつきや平坦性を視覚的に確認できます。デルタ波長モード測定された任意のピークと他のピークとの波長とパワーの差分を表示するモードです。ピーク間隔の測定時に有効です。グリッドモード設定したグリッド波長を中心とした所定範囲内にある測定波長とグリッド波長の差を表示します。波長軸は、波長(nm)のほか、周波数(THz)や波数(cm-1)で表示できます。光パワーは、dBmのほか、mWやμWで表示することができます。高速フーリエ変換(FFT)より得られた光スペクトラム波形を表示することができます。実際の光スペクトラム波形を見ながら測定条件を設定したり、測定データに異常があった場合などのトラブルシューティングを行う際に役立ちます。ピークテーブル上で任意のピークを選択すると、そのピークが光スペクトラム表示画面の中央になるよう自動調整されます。便利な測定・解析機能AQ6150Bは、自動測定機能や解析機能を搭載しています。これらの機能により、リモートコントロールや解析プログラムの作成/検証にかかる時間とリソースを節約できます。ドリフト解析ドリフト解析は、被測定信号の経時変化を測定する機能です。連続測定を行い、最大値(MAX)、最小値(MIN)、変動幅(MAX-MIN)などの測定結果をリスト表示します。レーザー光の長期安定度や温度特性の評価などが容易に行えます。ドリフト測定データテーブル平均化測定ピークごとの波長とパワーを複数回測定し平均化する機能です。ファブリ・ペロー・レーザー解析マルチ波長タイプは、測定された光スペクトラム波形より、中心波長、全パワー、半値全幅(FWHM)、モード間隔などのファブリペローレーザーの評価パラメータを瞬時に解析します。ポイント記録し、表およびグラフで表示します。長期安定度試験や温度サイクル試験に有効です。見やすい5.7型の高輝度カラー液晶ディスプレイ定評のある画面デザインと操作性を継承AQ6150Bは、R&Dや製造のテストやトラブルシューティングなどのシーンで世界の多くのユーザーから高い評価を受けているYOKOGAWAのベストセラー光スペクトラムアナライザの画面デザインと直感的な操作性を継承しています。USBポート搭載USB対応の外部ストレージデバイスやマウス、キーボードをお使いいただけます。ファイル機能を使って、データや画面イメージを内蔵メモリーやUSBストレージに保存し、テストレポートなどの資料作成時に利用することができます。SCN)を押すだけで画面イメージを保存できます。マウスでダイレクトに操作USBマウスを使用すれば、測定条件の変更、解析の実行やスペクトラム表示の操作などをより快適に行うことができます。光スペクトラム表示では、波形表示の波長軸の拡大・縮小や表示エリアのシフトができるほか、ピーク検出のしきい値の変更などもマウスを使用して容易に行えます。信号波長付近を自動的に拡大する機能も搭載しています。LAN経由のデータアクセスLAN接続時は、PCからネットワークを介して内蔵メモリーに保存されたファイルへのアクセスやファームウェアのアップデートができます。背面パネルには、GP-IB、ETHERNET、USB、モニター出力の各種インタフェースを搭載WDM伝送システム通信ネットワークの帯域ニーズの応えるため、伝送システムには、伝送容量や効率向上が求められています。それを実現するためにWDMチャネル間隔の最小化、WDMチャネル数や伝送レートの最大化、高度な変調方式などの様々な技術が開発されています。そのようなWDM伝送システムでは、送信部の最終出力信号のテストや、レーザーモジュール、送信モジュール部などのサブシステムの調整や検査に高い波長測定性能が求められます。測定レーザー/光トランシーバ高性能・高機能化するWDM伝送システムに使用されるレーザーデバイス、レーザーモジュール、光トランシーバなどの光部品の調整・検査には、高い波長測定性能が求められます。光トランシーバや光トランスポンダの変調出力光測定WDM技術を応用した40Gや100Gの光トランスポンダの全チャネル一括測定レーザーのSMSR(サイドモード抑圧比)やWDM伝送システムのOSNR(信号雑音比)などの測定には、AQ6370D光スペクトラムアナライザをお勧めします。非常に高い波長確度を持つAQ6150Bは、各種光測定システムや測定器の波長校正に使用できます。KB)波長帯域の拡大や高速測定により測定効率の向上に貢献する光波長計「AQ6150B」「AQ6151B」発売のお知らせプレスリリース2018年11月29日お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。Corporationトップ。