仕事に役立つ情報を提供します。02:14製品豆知識レベルスイッチは容器の満タンや空の位置にセンサを設置することで満タンや空になったことを検出するスイッチです。原料などの投入や払い出しを開始したり停止する信号として利用されます。検出するとONまたはOFFの接点信号を出力します。貯蔵量が大きくなるとレベルスイッチだけでは不足し、中間の貯蔵レベルを確認したいというご要望も出てきます。そのような場合は、貯蔵量を連続でリアルタイムに計測できるレベル計が使用されます。レベル計については別記事にまとめていますので、そちらを御覧ください。多種多様な素材を様々な環境でレベルを検出するために、パドル式レベルスイッチ・静電容量式レベルスイッチ・フロート式レベルスイッチなど数多くの種類のレベルスイッチが存在します。機器の特長は理解していても、いざ選定しようとすると戸惑うこともあるのではないでしょうか。複数の条件が関わってきます。これらは更に細分化され数十項目に及びます。その組み合わせは天文学的数字でとても全てを把握できません。そこでマツシマメジャテクでは、お客様が複雑な機種選定の戸惑いから少しでも開放されるよう「レベルスイッチ機種選定ガイド」を作成しました。機種選定を簡素化するために選定条件を主要なものに絞り込んでいることやメーカーによる仕様の違いから、その選定が必ずしも全てではなく、動作保証を行うものでもありませんが、皆様が機種選定する上で少しでも参考になればという思いから制作いたしました。機種選定の際はぜひご活用ください。すべてがマッチングするとは限りません。その様な場合も、特殊仕様で対応するケースも多々ありますので、その際は当社やメーカーへお問い合わせください。・付着にも強く、測定条件をあまり選びません。・可動部が有り定期的な交換が必要です。・硬い測定物はパドルの回転軸に噛み込み停止する場合があります。・繊維状の測定物はパドル部に絡みつき誤動作する場合があります。・軽い粉体検出には不向きです。・比重が大きい測定物はその荷重でパドル部が曲がることがあります。パドル式レベルスイッチ静電容量式レベルスイッチ原理プローブとタンク(金属製)が電極となりその間の静電容量の変化を捉えて検出します。物質は静電容量の変化が少ないため検出が難しいです。・目安は比誘電率2.0以上です。(メーカーに相談要)・付着性のある測定物の調整には限界があります。静電容量式レベルスイッチの一種です。付着の影響を軽減するためプローブ先端でセンシングする構造です。(一般的な静電容量式はプローブ根本でセンシングするため付着の影響を受けやすい。)特長ガード電極の採用により一般的な静電容量式と比べて付着の影響を受け難いため、スラリーなどの検出に有効です。物質は静電容量の変化が少ないため検出が難しいです。目安は比誘電率2.0以上です。微振動しているプローブが測定物で覆われると、その振動が小さくなり、その減衰を感知して検出します。特長かさ密度0.02g/cm3もの軽量な物体の検出が可能です。(メーカーによる)測定物の電気的特性の影響がないため静電容量式の苦手な低比誘電率の測定物に有効です。可動部がないためパドルのような噛み込みがありません。液中の堆積物の検出も可能です。手で握ってダマになるような測定物は、センサの振動で測定物内に隙間(空洞)を作る可能性が有り、検出できないことがあります。液体の検出はできません。どちらにも対応できます。大きな粒径の測定物はフォーク状のプローブの隙間に挟まって誤検出する可能性があります。フロート式レベルスイッチ原理フロート部が測定物(液面)に浮くことでスイッチが働きます。・物理的で動作がわかりやすい。