(JATL)は、性能試験の信頼性を保つため、マネジメントの根幹となる試験品質の向上と業務管理の目的でISO17025(試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項)を取得しています。製造工場などのISO9001品質マネジメントシステムに相当する認証ですが、試験所特有の要求事項があります。よりISO17025の認定を受けています。JATLで行われるエアコンの性能試験及び試験結果はISO17025に適合しているので、試験報告書には認定を証明する認定機関のロゴマークが貼付され、ILACのMRAに署名している認定機関において有効なものとして国際的に受け入れられます。(JATL)の試験部門では、空調機器やヒートポンプ給湯機の性能試験を行っています。私達の日常の試験業務をご紹介します。ある日のスケジュール>※試験業務にご興味がある方は、JATLホームページの「お問い合せ」からご連絡ください。玄関エントランスに鳩一羽。「御用の時は左手にございますインターホンでお声がけください」とご案内をしていますが、鳩さん、事務所へのご用ではなさそうです。毎年9月ごろ、所内では除草作業を行います。草を刈った後は、虫などのエサを見つけやすいのでしょうか。鳩は幸運の使いとも言われています。良い事が起こるかも知れません。日空研コラムルームエアコンの能力試験(その2)2024年8月ルームエアコンの能力測定方法について前月ご紹介しましたが、もう一つ、世界中のエアコン性能試験所で採用されている方法があります。能力がそれほど大きくないルームエアコン(家庭用エアコン)の試験に多く採用されています。この方式は能力が大きい業務用エアコンには向いていないので、小容量のルームエアコンにも使用できて、大容量の業務用エアコンの能力測定にも採用されているのが、「空気エンタルピー測定装置」と呼ばれている試験装置です。上の写真は、ルームエアコン用試験設備の室内側を写したもので、室内機(青文字)は受風室(黄文字)の右端上方に設置されています。この装置で空気エンタルピーを測定してエアコンの能力を算出します。その前に、ちょっと難しいですが、空気エンタルピーの説明をします。空気エンタルピーとは、ある状態の空気が持つエネルギーのことです。簡単に言うと、温度と湿度の高い空気の方が、エンタルピーは大きくなります。次に、能力測定方法の考え方を説明します。エアコンを一定の能力で運転し、次の1と2を計測します。Q:風量(時間当たり)1と2から、エアコンの能力を次の式で求めます。Q(熱量差×風量):単位W(ワット)説明を簡単にするため温度でお話しましたが、実際は、湿度(湿球温度)も測定し、吸込みと吹出し空気のエンタルピー差を求めます。日空研では、二種類の試験設備を持ち、試験項目により使い分けています。日空研コラムルームエアコンの能力試験(その1)2024年7月JATLではエアコンの能力試験を行っていますが、どのように計測していると思いますか?長さや重さのように、比較的簡単に測定できるものではなく、色々な計測機器で測定した数値から熱量に換算し能力を求めています。最初に、どのような試験設備で計測しているかをお話します。通称、カロリーメーターとも呼ばれており、その名の通り部屋の形をした大掛かりな熱量計になっています。図中には冷房能力の測定条件を示しています。)からエアコンの能力を算出しています。8615‐1規格の条件>室内側内室:乾球温度27°C/湿球温度19°C(湿度約47%)室外側内室:乾球温度35°C/湿球温度24°C(湿度約40%)に調節します。■室内側で何が起きているか?エアコンは室内側の熱量と水分(これも熱量の一つ)を奪い、温度と湿度を下げるので、設備でその分を補充(調節)します。その補充した分がエアコンの冷房能力になります。■室外側で何が起きているか?エアコンは室内側から奪った熱量を室外側へ放熱します。そのままでは温度が上昇しますので、設備でその分を冷却(調節)します。その冷却した分もエアコンの冷房能力となります。安定時に室内・室外側から求めた熱量は、通常一定の基準内でバランスするので、室内側の結果を代表値としてエアコンの冷房能力(単位:W)が算出されます。日空研コラム試験設備の測定精度について2024年6月JATLではエアコンやヒートポンプ給湯機の能力測定に色々な計測機器を使用しています。高精度の測定を行うため、より精度(スペック)の高い計測機器を使用することがあります。測定の信頼性を確保するために、各計測機器において「測定の不確かさ」を指標にして測定の信頼性を管理しています。一般的に精度とよく言われますが、私たちが測定している対象製品の能力の「真値」は分からないので、測定結果がどれくらいの大きさでバラついているのかを評価しています。「誤差」とうい観点ではなく、「真値」は分からないという前提で、すべての計測項目において計測機器の「測定の不確かさ」を求め、最終的に対象製品の能力算出に必要な計測機器のすべての「測定の不確かさ」を合成することにより、対象製品の能力の「測定の不確かさ」を求めています。上の図は、「測定の不確かさ」と「真値」との関係を示したもので、日空研の全試験設備において、図中のUを求めています。このUの値がJIS規格内に入っていて、大きな変動が無いかどうかを確かめるため、すべての計測機器は一定期間で校正され、校正結果は国家標準につながったものであることが証明されています。)の物件のうち、検索・問合せ数から算出した「実際に探されている街・駅」のランキング結果が発表され、本厚木駅が借りて住みたい街で4年連続となる第1位、買って住みたい街で第6位にランクインしました。内陸工業団地内にあります。?辺鄙なところにあり、通勤はマイカーが大半です。本研究所の職員は概ね10km圏内に住んでいて、距離の遠い職員で30分から50分くらいかかります。市街地からは離れていますが、本研究所では敷地内に駐車スペースが確保されており、自分で探す必要も余分な費用が掛かる心配はありません。敷地内に駐車できるので近くて便利です。大切な愛車であれば安全安心に駐車できるのも嬉しいところです。言ってバス通勤ができないことはありません。小田急線の本厚木駅や海老名駅からは路線バスが出ています。どちらの駅からも35分くらいで路線バスが利用できます。主催する健保ウォーク(みかん狩り)に、家族と一緒に参加するようになりました。約1.5kmのコースで、到着後はみかん狩りを楽しむことができました。開催期間内であればどの日に参加してもOKなので、昨年11月の3連休の初日に参加しました。今回で3回目になりましたが、初日ということもあって、今までで一番混んでいました。みかんは、園内では食べ放題で、お土産も1kgまで入る袋を参加者全員に渡されます(家族3人で参加すれば3kgです)。おいしいみかんの木を探すのが醍醐味で、木によってもぜんぜん味が違います。毎年参加したくなるイベントの一つです。空調機器に使用されている冷媒は、漏えいし大気に放出されると地球温暖化を引き起こす原因となります。そのため、特に冷媒量の多い業務用の冷凍空調機器について冷媒の充填、整備、点検などを実施し冷媒漏えいを防止する取り組みとして、技術者の教育および実務の向上を目的とした「第一種冷媒フロン類取扱技術者」という資格制度があります。この技術資格の有効期間は5年間で、更新には、更新講習を有効期限の1年前から有効期限までに受講する必要があります。この5年の間にフロン法は大きく変わっています。地球温暖化防止のための温暖化係数が小さい微燃性冷媒が登場し、高圧ガス保安法も改正されました。更新講習ではこれらの周囲環境変化を埋めるのが主な目的になります。保守サービスの実務経験を3年以上有し、かつ指定された資格の一つ以上を保有していることが条件となります。昨年一回目の更新を行いました。資格と聞くと不安になると思いますが、未経験であっても先輩のサポートもあり3年の間に、少しずつ理解が深まっています。日常業務の中では、疑問点や気になる点など小さなことから大きなことまで様々です。私が行っているエアコンの能力試験でも、規格や規則に従い試験をしていますが、時々疑問が発生しますので、その一例をご紹介します。ある時、エアコンの試験中に湿球温度計の水を補充した際に、水温の影響はでないのかな?と疑問が浮かびました。何の話かと言うと、エアコンの能力測定には、湿球温度(湿度)の測定が必要で、温度計にガーゼを巻き水に濡らして測定しています。小学生の時に理科の実験で行った方法です。温度計は温度計測BOX内に入れて風速を管理し測定しているのですが、温度計測BOX内の水受けにある水は、蒸発して無くなって行くため自動供給できるようにボトルが用意されています。⻑く測定しているとボトル内の水も無くなるのでこのボトルに水を補充します。通常ボトルの中の水温は、その周囲の空気温度と同じですが、補充の際は、補充する水の温度とボトルの中の水温は異なります。水は他の物質に比べると比熱が大きいので、温度差のついた水を入れると、なかなか今までの温度にならないのでは?水の温度が湿球温度の結果に影響するのであれば、能力測定の結果に影響してしまうと心配しました。結果としては、温度差のある水を注いでも、温度計測BOX内の水受けには蒸発分の水しか流れないので水温への影響は小さく、仮に温度計測BOX内の水受けを空にしてから供給しても、温度計測BOX内の水受けは量が少く30分程度で元の温度になることを確認し、本研究所の測定方法で心配ないことが分かりました。(JATL)は、ホームページの動画でもご紹介しておりますように、2011年2月に設立され、市場に流通している家庭用ルームエアコン(RAC)、業務用パッケージエアコン(PAC)、家庭用ヒートポンプ給湯機(DWH)、ガスヒートポンプ冷暖房機(GHP)の性能試験を行っています。して1978年8月に開設されました。日空研(にっくうけん)JATL(ジャトル)JATLは、空調機器の機器性能試験所として日本で初めてISO/IEC17025(試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項)を取得しました。製造工場などのISO9001品質マネジメントシステムに相当する認証です。機種登録、並びに製品検査の業務委託を主要に、お客様から依頼された空調機器の性能試験を行っています。日空研コラム「日空研コラム」の新設にあたり2024年4月2024年5月より、これまでの「トピックス」に加えて「日空研コラム」を新設いたします。日常活動や周囲環境、日空研が行う試験に関する技術情報などを自らの目線で紹介し、日空研をもっと知ってもらうことを目的としています。これまでは業務活動を中心としたトピックスを掲載しておりましたが、COVID-19パンデミックにより、対外活動が減少し記事の更新も停滞していました。昨年より、ようやくパンデミックが終息し、以前の日常に回復、私達の活動も元通りに戻ってまいりました。そこで、この機会に、私達の日々の活動や専門とする試験に対する取り組み、また、一旦、仕事から離れた日常など、このページを見ていただく皆様と共有したい情報などを紹介できるように「日空研コラム」を開設いたしました。続けて見ていただけるよう、工夫しながら発信してまいります。