|株式会社近畿レントゲン工業社「X線をつくるところから活かすところまで」1946年創業の歯科用CT・耳鼻科用CT・歯科用レントゲン・工業用X線装置のメーカーです。95kg(ベースプレートを除く)です。125kg(ベースプレートを除く)です。)電源はAC100V対応で追加工事も必要ありません。直感的なユーザーインターフェイスを採用し、シンプルな操作性を実現しました。患者様を対面で導入し眼耳平面(フランクフルト平面)ガイドラインに平行になるように合わせていただくだけで撮影できます。対面で位置づけを行うため、従来のビーム等による覗き込むような位置づけとは異なり、容易で圧迫感の少ない位置づけが可能です。3DのFOVに加え、新たにφ10x5cm・φ10x10cm・φ12×5cm・φ12×10cmの撮影が可能になりました。φ4x4cmからφ12x10cmまで9つの撮影範囲から選択が可能です。撮影部位や目的に応じたFOVと分解能を選択できるので、最小被曝で最適な画像を取得できます。速く、より正確に行うために必要な3D画像を提供します。金属アーチファクト低減機能(MAR)※オプション補綴物などが原因となるアーチファクトを軽減し、3D画像をより有効に活用いただくことができます。Airwayは3Dデータを活用したツールで気道の状態を解析し視覚化します。自動的で気道をトレースし、区域計測を行います。カラー3D画像を表示する事で、収縮状態を明瞭に認識しやすくします。Axial画像上に、計測結果を表示します。スライス断面を変更しても、即時に再計算し表示します。インプラント(Φ8×5cm,150μm)インプラントにはStandardモードで撮影することで、低線量ながら必要な診療ができるバランスのよい3D画像を得られます。(※インプラントシミュレーションはソフトウェアにより対応していない場合がございます。小児(Φ4×4cm)小児にはΦ4×4cmにFOVを絞ることによって、被曝線量を成人の半分以下に抑えることができます。体動の可能性がある場合、Fastモードを選択すれば7秒で撮影できます。根管治療(Φ5×5cm,75μm)根管治療には、高解像なHRモードを用いることで、根管の細かな形状を確認することができます。全顎(Φ12×10cm)Φ12×10cmのFOVでは上顎と下顎の両方の歯列弓を確認できるので、サージカルガイド作成を伴う大規模なインプラント治療や口腔外科手術に最適です。パノラマ歯列弓のずれによる影響を自動補正するTOMOSHARPテクノロジーを搭載することで、従来よりシャープなパノラマ画像を提供します。目的に応じたフィルター選択により最適な画像診断が可能です。速く、より正確に行うために必要な3D画像を提供します。体動や被爆の影響を低減できます。オートトレース機能を付属(※オプション)※ソフトウェアにより対応していない場合がございます。用途で選べる多彩な撮影モード高速モードと高解像モードをご用意。※26×24cmについてはオプションとなります。撮影メニューは6通りアンケートにご協力いただいた歯科医院様の声を一部ご紹介させていただきます。院内のCT&セファロスペースが限られており、コンパクトなものを前から探していたため、条件に合う大変良い製品だと思いました。3D+歯科・耳鼻科診療で撮影したレントゲン画像を管理閲覧する標準ソフトウェアです。3Dビューワーと連動し、CTデータも含めた一元管理が可能です。本ソフトウェアは汎用画像診断装置ワークステーション用プログラムです。実際の患者様のCTデータからオーダーメイドのARや3D模型を作成するサービスです。サイトポリシーサイトマップ当サイトでは利便性や品質向上のため、Cookieを使用することを推奨しています。利用する場合は同意するを選択してください。同意をしない場合は、一部機能がご利用できません。詳細はこちら同意する拒否するTOPへ戻る。