アモルファスシリコンの温度挙動は、システムの消費電力を低減し、より簡単に、TECレスフォーカルプレーン操作につながります。赤外線カメラを太陽に直接向けると、次のような現象がすべての非冷却マイクロボロメータで反応します:画素が太陽のイメージを捕らえ、一時的なシグナルオフセットが起こり、暴露した後徐々に減少しゴースト像を作り出します。ULISのアモルファスシリコンベースのセンサーは、直射日光曝露後や高強度の下でもまたは長時間露光でも、高品質の画像を得るように自動的に補正することができます。熱画像の品質に影響を与える三つの要因を理解する必要があります。画素分解能あなたはどのくらいのピクセルの解像度が必要なのですか?これは、使用目的及び所望の画質に主に依存します。低解像度:160×120=(19,600ピクセル)中解像度:320×240(76,800ピクセル)高解像度:640×480(307,200ピクセル)デジタルカメラ熱カメラほとんどのデジタルカメラのユーザーは、10メガピクセルの解像度をフルに活用することはありません。それは、決して、高い解像度が印字品質の違いを生じさせるように十分に大きい紙に写真をプリントしないからである。デジタルカメラとは異なり、赤外線カメラのフル解像度は常に表示されます。利用可能な最高の解像度は、今日のデジタルカメラの基準では比較的控えめです。640×480ピクセルで、高精細な熱画像のみが、今日のコンピュータディスプレイの割合を占めます。結果として得られる印刷品質は常に最適になります。温度感度あなたはどのくらいの熱感度が必要なのですか?多くの用途では、可能な最小の温度階調を表示するように狭い範囲に設定できることが重要です。熱感度は、オブジェクトの温度に応じて変化します。物体温度が上昇すると、センサ出力信号勾配が増加します。熱いオブジェクトを見ると、信号対雑音比が向上します。サーマルイメージャは通常、カラーやグレーの256個別の色合いで構成パレットで画像を表示します。あなたの目標が0~256°Cの温度内にあるとき、カラーまたはグレーの各シェード温度変化の1程度を表すことになります。あなたは、はるかに小さい温度範囲でシーンにこの理論を適用した場合(25°C、35°C)、それぞれの色は0.03°Cを表します。これは、最も敏感な非冷却カメラよりはるかに低いです。その結果はいくつかのノイズ表示です。画素数が増加すると、感度も増します。画質は、不均一性のキャリブレーション(NUC)と呼ばれるプロセスに強く依存するようになります。マイクロボロメータ撮像アレイは、本質的に小さな抵抗器のアレイです。その小規模のため、各画素は、オブジェクトの赤外線エネルギーに応答する方法にばらつきがあります。製造時には、赤外線カメラセンサーが反応し、各センサーのDC出力の差はゼロにしなければならないことを意味し、校正する必要があります。各センサーの応答やDC出力の差をゼロにするために、製造時には、赤外線カメラセンサーは校正する必要があります。904室sales@chronix.co.jp。