高精度なサーボ検出器を採用しています。SW-72RはSI値と計測震度にも対応したハイエンドモデルです。内蔵しているサーボ検出器は常時微動測定にも使用する高精度な検出器であり、表示・警報設定とも1Galステップを実現しています。重要な設備などを地震から守る際、設備が受ける地震の揺れを正確に捉えるために同一基礎上に地震監視装置を設置することが理想です。SW-72/72Rは屋外や粉塵等の環境下でも設置できるようIP67相当の防水構造を採用しています。大規模地震にも対応3方向に検出器を配置し、ベクトル合成した加速度値を記録することで、どんな方向の動きでも必ず最大値を得られます。測定範囲は5000Galまであり大規模地震にも対応します。従来の検出器は四方をアンカー固定する必要がありましたが、固定箇所を2箇所にするとともに、切り欠け穴にしたため固定時のボルト調整がスムーズに行えます。盤内で得られやすいDC24V電源を採用しています。全体のサイズを小さくするだけでなく、ケーブル取り出し口を低く配置し、角を取ることで周りのものに影響が出にくい構造となっています。製品に関するお問い合わせ製品メンテナンス各製品のメンテナンス情報はこちらよりご確認いただけます。技術的なサポートなど、お気軽にお問い合わせください。