作自控和數(shù)據(jù)處理等。讀數(shù)直觀方便。防止儀表計(jì)數(shù)器部分受損害。(tài),便于讀數(shù)。以防雜質(zhì)進(jìn)入表內(nèi)。然后緩慢開(kāi)啟下游流量調(diào)節(jié)或截止閥。嚴(yán)禁突然開(kāi)啟或關(guān)閉。應(yīng)使表內(nèi)流滿液體。(cè)量不準(zhǔn)。流量計(jì)的起動(dòng)流量約為zui大流量的3%,正常工作流量為zui大流量的70%-80%。致使儀表?yè)p壞。可調(diào)換雙層齒輪或調(diào)整儀表系數(shù)來(lái)修正誤差。灰塵少且遠(yuǎn)離熱源的場(chǎng)所。還應(yīng)有符合規(guī)定的環(huán)境。環(huán)境溫度:一般不超過(guò)-20——+8O°C范圍。