その動作のために乾燥キャリアガス(典型的には窒素または圧縮空気)を使用します。デジタルマスフローコントローラは、乾燥ガスと飽和ガスの流れを調整します。相対湿度は、乾燥ガスの流れと飽和ガスの流れを正確に混合することによって生成されます。Systems社のUltrabalanceTMに接続された試料受け皿の内部に置かれた試料の上に運ばれます。収着測定に先立って、試料は300°Cまでの温度でその場で予熱乾燥させることができます。試料チャンバと水蒸気の発生は、インキュベーター(恒温槽)内で単一の温度で熱平衡状態にあり、結露なしに温度範囲:5~85°Cでの動作を可能にします。25°Cでの標準的な安定性は±0.02°Cです。使用可能な溶媒は次のとおりです。