高電圧の受動(パッシブ)プローブには、容量補正用のトリマが設置されています。このトリマの補正用として、ほとんどのオシロスコープには矩形波の出力端子が設置されており、端子の電圧波形をモニタしながらプローブのトリマを回して容量補正を行うのが一般的な方法です。このオシロスコープの出力信号は20V/μs程度の低速な傾きの上、電圧が1~5V程度のため、高電圧かつ高速な波形を観測するパワーデバイス測定用のプローブの調整方法としては適切ではありません。PBCシリーズは45000V/μs以上※1の急峻な電圧波形を出力し、波形の歪みを厳しくチェックすることができます。20%~80%の傾きまた、差動プローブのコモンモード特性を確認する用途にもご使用頂けます。差動プローブの+側と-側のケーブルを同じ個所に接続した場合、電位差は0ですから平らな波形が得られるはずです。PBCシリーズでチェックした場合、ある程度の電位差が観測されることがあります。この現象は、差動入力端子の+側と-側の入力特性が均一でない事を示すもので、変化中のフローティング電位の信号を確認する場合の誤差になります。PBCシリーズはコモンモード特性の優劣を厳しくチェックするための最適なツールです。場合、観測される値は真値から大きく外れることになります。