:ショッピングカートに入れる5500円以上は配送料無料(一部除外商品アリ)本品は、銀イオン測定器AGT−131の専用試薬です。本製品は水質測定用です。他の用途に使用しないください。本製品は少量の化学薬品を使用しています。使用法、GHSに基づく表示、SDSを読んでから使用してください。発色時のpHは約5です。pH5-9を超える検水は希硫酸または希水酸化ナトリウム溶液等で中和してから測定してください。※但し、pH5-9の範囲に入っている検水でも緩衝性が強い場合(温泉等)は、測定値が低くなることがあります。(発色時のpHが最適pHより高いと測定値が低くなります)●検水の温度は15°C〜30°C程度で測定を行ってください。●0.25mg/l以上の銀イオン水では発色が弱くなります。高濃度が予測される場合には、あらかじめ希釈してから測定してください。メガネ、マスク等の保護具をできるだけ使用してください。目に入ってしまったら⇒すぐに多量の水で洗い流してください。●試薬・測定液が皮膚や衣服にふれたら⇒すぐに水で洗い流してください。●試薬・測定液が口に入ってしまったら⇒すぐに水で口の中を洗い流してください。上記の措置後に異常がある場合には、すぐに医師の診断を受けてください。試薬や測定液を飲み込んだ場合には、水または牛乳を飲み、すぐに医師の診断を受けてください。手の届かない冷暗所に保管してください。●R-2、R-3試薬は液漏れする場合があります。使用する場合は、各関係法令に従って適切に廃棄してください。●ご使用の際には、有効期限をご確認ください。●本製品の仕様は予告なく変更する場合があります。名称等を通知すべき危険物及び有害物」に該当します。「毒物及び劇物取締法」には該当しません。下記は標準液に単一の物質を添加した場合の発色への影響データです。使用方法の動画もご用意しています。http://www.youtube.com/watch?v=tD53ybNxZto【1】測定対象の検水(銀イオン水)を10cc用意してください。【2】試薬R-1を1cc添加して、よく振り混ぜます。【3】試薬R-2を5滴添加して、よく振り混ぜます。【4】試薬R-3を4滴添加して、よく振り混ぜます。【5】発色した検水を専用セルに移し、キャップをします。【6】銀イオン測定器にセルをセットします。【7】SERECボタンで[Ag]測定モードを選択して、ENTERを押します。【8】数秒後に、液晶パネルに銀イオン濃度(ppm)が表示されます。使用方法の動画もご用意しています。本品は、銀イオン測定器AGT−131の専用試薬です。銀イオン・ナノシルバー製品の不法な有用性広告を自主規制するよう心がけています。