Enterpriseデータ管理ソフトウェアでは、鮮明な画像の取得をサポートします。高度な画像解析からさまざまな工業規格に準拠した専門的なレポートの作成まで、スムーズに行うことができます。あらゆる経験レベルのユーザーが、さまざまなイメージング条件下で、画像取得からレポート作成まで、複雑な画像解析タスクを実行できます。Enterpriseソフトウェアは、データセキュリティと計測の信頼性を保ちながら、多種多様なサンプルを迅速かつ正確に観察するための機能を搭載しています。Enterpriseソフトウェアを品質解析、R&D、プロセス開発、品質管理などのさまざまな使用場面に有効利用できます。画像取得とハードウェアサポートすべての対応カメラ(カラー、モノクロ、IR、SWIR)がソフトウェアの使いやすいカメラ制御と連携し、倍率や校正情報も取得されます。より、さまざまな形状を計測できます。マテリアルソリューションワークフローを使用して、規格に準拠した計測も可能です。さまざまな材料科学解析向けツールが豊富にそろっているので、信頼性の高い解析に貢献します。Serverに基づくクライアントサーバー技術を使用して、ローカルネットワーク上にデータを安全に保存できます。Repositoryパッケージで強化できます。365を使用する、強力なレポート作成ツールを利用できます。Enterpriseを30日間無料で試してみましょう。「デモのお申し込み」をクリックして、最初のボックスで30日間ライセンスを希望していることを確認してください。ガイダンス柔軟性の高いユーザーインターフェースでは、必要なツールと機能のみを表示することで、煩雑になりがちなデスクトップをすっきりと整理できます。レポート作成など、プロセスのすべてのステップをガイドします。直感的なツールを使用すれば、単純な計測も複雑な計測も簡単に実施できます。シンプルで分かりやすいレイアウトこのソフトウェアは、直感的に操作ができるシンプルなレイアウトになっています高度な解析も迷うことなく効率的に行えます。マウスを数クリックするだけでライブ画像を素早く計測ライブデジタルレチクルによる気孔サイズの判定(ダイキャスト切断面)豊富なライブ画像用ツールライブデジタルレチクル、十字線、ライブズーム、ライブフォーカスインジケーター、ライブ画像計測など、さまざまなライブ機能を提供します。これらのツールにより、対象物のピントや位置合わせ、簡易的な計測も素早く行えるので作業時間を節約できます。光学的な焦点深度や撮像範囲を超えて拡張したサンプル画像を作成できます。インスタントEFI(拡張焦点)機能では、フォーカスハンドルを回すだけでZ位置が異なる多くの画像を結合し、全面にピントが合った1枚の結合画像を容易に構築できます。インスタントMIA(画像貼り合わせ)では、電動ステージを使わなくても、手動XYステージを動かすだけで簡単にパノラマ画像を作成できます。観察方法や明るさ、対物レンズ名など、顕微鏡やカメラの観察・撮影条件を記録できるので、その後の使用時や、他のユーザーが使用する際にも、簡単に条件を再現できます。電動顕微鏡の使用時には、この機能で自動的に以前のハードウェア設定を呼び出すことができます。BX、GX、またはMXシリーズ顕微鏡の使用時には、手動で設定を呼び出す方法がガイドされます。正しい条件を簡単に確認できる観察条件を同期させるオペレーターが違っても条件は同じ摩耗痕の3D形状測定3D計測と3Dプロファイルこのソリューションは異なるZ位置で自動または手動で取得したZスタック画像から高さマップを作成できます。3Dサーフェイスビュー機能を使用することで、サンプルの立体的特徴を視覚的に捉えることができます。3Dプロファイル表示や複数箇所の段差なども簡単に計測できます。Excelにエクスポートできます。画像解析の実行時には、最も一般的な国際規格に準拠する方法など、機能の正しい順序でガイドされます。電動ステージを使用する場合、アライメント機能によって複数のサンプル位置での作業がスピードアップします。詳細はこちら自動キャリブレーション専用の校正サンプルを用い、スケールの目盛りを自動的に多点で検出して平均値を計算することで、倍率を高精度に校正できます(自動キャリブレーション)。個人差によるバラツキも排除し、計測の信頼性を高めます。効率的な自動ツールソフトウェアの自動ツールでは、大量のデータをわずか数分で作成することができます。校正された格子レチクルを用いた自動倍率校正によって、画像を適切なスケールバーで表示でき、計測の信頼性が高まります。電動XYZステージを使用して自動的に取得した広域画像から、大きな対象物の高解像画像を作成できます。ハイコントラストなICパターンの自動MIA(画像貼り合わせ)画像(20倍対物レンズによる暗視野観察)豊富な計測機能このソフトウェア多彩な計測メニューを搭載しています。対象物の長さや面積、直径などを計測でき、その計測結果をライブ画像や静止画像上に表示できます。効率的なレポート作成レポート作成には、画像取得や計測よりも多くの時間を費やしてしまうことがよくあります。このソフトウェアでは、事前に設定したカスタムテンプレートを基にして、洗練されたレポートを繰り返し作成できます。WordやExcelだけでなくPowerPointへ直接出力が可能で、作成後も簡単に編集できます。取得した画像のデジタルズームや印刷倍率を指定できます。Enterpriseデータ管理ソフトウェアでは、大量のデータと多数のユーザーが関係するワークフローを、高度なデータセキュリティを保ちながら効率的に実行できます。Express)ユーザー権限ユーザー権限には、管理者、パワーユーザー、ユーザー、ゲストの4つがあります。それぞれ、より柔軟性を持たせるためにカスタムで変更することができます。各プロジェクトや記録データのアクセス権限を、個々のユーザーやグループメンバーに割り当てることができます。Protocol(LDAP)に統合して、シングルサインオン(SSO)機能を利用することもできます。Repository(SFR)パッケージが用意されています。Enterpriseと連携して、ユーザーのアクセス許可に基づいてファイル要求を処理します。そのため、ファイルを開く許可のないユーザーにファイルディレクトリが表示されることはありません。Enterpriseは、既存の発注管理システム、LIMS、ERP、およびCRMシステムと直接連携するように設定できます。Connectivity(ODBC)などのデジタル通信プロトコルとの内蔵インターフェースを利用でき、他のプログラムとの連携が容易になります。Enterpriseプロセスを利用できます。Enterpriseに既存の記録をインポートして、すべての関連データやメタデータを適切に整理することができます。インポートせずに既存のデータソースの一部を使用することも可能です(読み取り専用アクセス)。Enterpriseデータ管理ソフトウェアは、高性能で使いやすい計測ツールです。従来の顕微鏡でUIS2対物レンズを使用する場合、光学パラメーターを手入力する必要はありません。DSXおよびLEXT顕微鏡から画像を取り込む際も、倍率校正は不要です。このソフトウェアは、エントリーレベルから高度なパッケージまで、ニーズに応じてご用意しています。Streamソフトウェアは、機能に応じてStart、Basic、Essentials、Motionの4パッケージがあります。アプリケーションに特化したマテリアルソリューションモジュールを追加することで、繰り返し行う解析タスクを効率化できます。お客様に最適なパッケージは、当社までお問い合わせください。Enterpriseデータ管理ソフトウェアを統合するコード化された機能を採用しています。観察法、照明の強度、対物レンズの位置は、ソフトウェアやハンドセットにすべて記録されます。顕微鏡の設定は各画像とともに自動的に保存できるので、後で設定を再現したり、レポート作成のために文書化したりするのが簡単になります。アドバンスト計測のアプリケーション専用モジュールから選択すると(多数のアプリケーション専用ルーチンを利用可能)、データが自動入力されて、一般的なASTMやISOに準拠したレポートを作成できます。フレームに統合されたソフトウェアプラットフォームを取りそろえています。各インターフェースは、基本的な検査と制御、高度な画像解析、繰り返し行う現場での検査と欠陥レビューに用に合わせて設計されています。こちら実体顕微鏡の制御SZX16顕微鏡およびソフトウェアシステム当社の実体顕微鏡の電動フォーカスドライブは、拡張焦点イメージング(EFI)を使用したデジタル文書化を効率的かつ全自動化します。これによって疑似3D画像も作成できます。ソフトウェアには、簡単な2D計測から複雑なフェーズ分析に適したツールを提供し、観察、レポート作成、データベース作成、アーカイブなどさまざまな操作に対応します。Desktop)をご使用ください。高解像度と色再現力900万画素センサーによる低ノイズの高解像度画像により、サンプルをズームして構造を明らかにすることができます(砂岩)優れた空間分解能と高画素数を組み合わせ、対物レンズの光学分解能を十分に活用し、低倍率の対物レンズであっても、微細なサンプルの構造や細部の観察が可能です。高解像度画像が得られるので、接眼レンズを使用せずに画面のみで観察を行えます。トリミングした20倍IR観察画像(DCEフィルター)IRイメージングモードは、品質管理や研究開発施設の基本ツールです。Range)画像を自動合成。ハレーションの抑制やコントラストの強調により、明部から暗部まで鮮明な画像が得られます。Enterpriseデータ管理ソフトウェアでサポートされているすべてのカメラはこのモードで使用でき、専用カメラにはライブモードがあります。観察:かつてない見えを実現このソフトウェアはMIX観察に対応しています。MIX観察の制御も可能です。MIX観察は、明視野照明と暗視野照明を組み合わせ、両方の持ち味を生かした見えを実現します。{MIX観察用の暗視野照明を異なる角度から照射した複数の画像を合成する機能を搭載しています。リング状の照明の映りこみやハレーションを効果的に除去し、サンプル表面の状態をありのままに映し出します。対物レンズの周辺からリング状にサンプルを照らすことで、平らな表面にある傷や欠陥を明るく浮かび上がらせる。最新の観察法:MIX観察は、従来の観察方のメリットを組み合わせることができる。暗視野照明は特定の方向からの部分的な照射も可能。LEDを調整して照射方向を選択できます。ソリューション検査ニーズに適したソリューション社内の業務標準や外部工業規格に準拠するためにサンプルの解析では繰り返し同じ条件や手順で結果が得られなければなりません。それらの標準や規格に従うことは次へのプロセスや取引きの条件の1つとなる場合もあります。Enterpriseデータ管理ソフトウェアは、そのようなニーズに対応するソリューション志向のソフトウェアです。シンプルかつ信頼性の高い特定目的の検査、計測、解析を行うユニークなソリューションを、オプション追加できます。Evidentの工業用顕微鏡は金属解析ソリューションに対応しています。カウントと計測(粒子解析)ソリューションソフトウェアのカウントと計測(粒子解析)ソリューションは、高度なしきい値設定方法により、背景から対象物(粒子やキズなど)を確実に検出します。検出された対象物は、形状・サイズ・位置・画素の特徴など50種類以上のパラメーターで、計測および分類することができます。複雑な画像取得、計測などの作業を簡単にマクロとして記録できます。作成したマクロはワンクリックで実行できます。強力な画像フィルターDCEフィルターで強調されたコントラスト(アルミニウム鋳物のデンドライト)ソフトウェアは、エッジ検出や円滑化などに使用できるさまざまなフィルターを備えています。輝度や色味にしきい値を適用する従来の対象物の検出では、サンプル内の重要な情報や対象物を適切に検出できない可能性があります。Enterpriseデータ管理ソフトウェアのTruAIソリューションは、ディープラーニング技術を使用したより正確なセグメンテーションアプローチを提供し、画像をオブジェクトの個々のインスタンスに分割するインスタンスセグメンテーションを含む、再現性と信頼性の高い解析を実現します。直感的なユーザーインターフェースにより、効率的に画像にラベリングを行い、優れた汎化性能を備えたモデルを簡単に学習させる事前に学習させたネットワークは、今後、同様のアプリケーションの解析に適用可能ディープラーニング画像セグメンテーションは、鉄鋼市場での金属組織の解析や自動車市場での粒子の解析など、材料科学アプリケーションで広範囲に使用されています。Stream/PRECiVでの褐炭フライアッシュの元画像(左)と、従来のしきい値法による画像セグメンテーション(右)。Stream/PRECiVでの褐炭フライアッシュの元画像(左)と、ディープラーニングによる画像セグメンテーション(右)。Enterpriseデータ管理ソフトウェアの3Dソリューションは、電動Z制御や高さマップ付きのEFI画像取得の機能により、サンプルの3D画像作成や2点間の高さを計測できます。使用され、、製品の信頼性の確認に欠かせなくなっています。する場合、さまざまな細かい不良が発生する可能性があります。そのため、高品質な部品を生産するには、生産過程でキズやひび、凹み、コンタミを厳密に検出する必要があります。性は製品品質を左右する重要な要素となっています。表面加工/薄膜蒸着(コーティング)向けのソリューションコーティングは、顔料、溶剤、その他の添加物を含む膜形成素材を組み合わせたものです。表面に塗布することで硬化または乾燥して薄膜を形成し、保護機能や装飾効果を発揮します。Enterpriseデータ管理ソフトウェアのワークフローをカスタマイズします。操作プロセスをお客様の要件に合わせて設定するので、工業顕微鏡検査における課題の迅速な解決に貢献します。鉄鋼素材を扱うメーカーが切断、研磨、エッチング処理後に鉄鋼サンプルの結晶粒のサイズを測定・管理するために使用します。オーバーレイし、粒界との交点をカウントすることで粒度番号Gを計算します。鉄鋼素材を扱うメーカーが切断、研磨、エッチング処理後に鉄鋼サンプルの結晶粒のサイズを測定・管理するために使用します。鉄鋼素材を扱うメーカーが鉄鋼の非金属介在物(酸化物系、アルミナ系、硫化物系、シリケート系)の形状とサイズを測定し、管理するために使用します。ともに、鋳造品の機械的特性を確認するために使用します。種鉄鋼素材を扱うメーカーがライブ画像または静止画を工業規格の標準図と目視比較して評価するために使用します。機能のプレビューを利用できます。切断面における単層または多層構造のレイヤーの厚さを測定します。塗装膜や多層構造を持つ複合材の各層の厚さの評価など幅広いアプリケーションで使用します。測定するために使用します。ライブ画像上で繰り返し実施するために使用します。プリント基板を扱うメーカーがスルーホールやマイクロビアの銅めっき厚の均一性を評価するために使用します。表面や切断面の気孔の面積、数、密度を計測するために使用します。取得した画像上の複数の粒子(計測対象物)を検出、計測するために使用します。計測結果の分布は表やヒストグラムでも表示されます。DP74カメラが必要です。HDR機能には64ビットのOSが必要です。電動Z機構付きの当社顕微鏡または他社製電動フォーカスユニットが必要です。インスタントMIAは一部のカメラで動作しない可能性があります。365が事前にインストールされている必要があります(付属していません)。BX53M、BX2、IX2、GX、GX53、SZX、SZX2、SZX-ZE、MX、MX63、MX63L、MVX、STM7-CB、CBS、BX3M-CB、BX3M-CBFM、BX-REMCBに対応しています。LC20、LC30、LC35、DP22、DP23、DP27、DP28、DP73、DP74、SC30、SC50、SC100、SC180、UC30、UC50、UC90、XC10、XC30、XC50、XM10、DP23Mに対応しています。対応する機器については、当社にお問い合わせください。10/8.1のみ対応となります。7には対応しなくなりました。HDR用の構成が必要です。CUDA9.1以上に対応したグラフィックボードドライバー。Enterpriseチャートを出力できます。Enterpriseこのページはお住まいの地域ではご覧いただくことはできません。*お問い合わせ詳細はい、製品に関する更新や情報を受け取ります。divisionダイレクトメール・メールマガジンによる情報の配信を希望する。Service個人情報保護方針を確認し利用規約に同意します。JavaScriptこのページはお住まいの地域ではご覧いただくことはできません。