g/m2※画面例は、お使いの環境、およびアプリケーションのバージョンやリビジョンなどによって、実際の表示と異なることがあります。精度を測定して結果を確認する高度なキャリブレーション(G7)を行う精度を測定して結果を確認するコントローラーキャリブレーションの実行後に、続けてキャリブレーションの精度を測定します。測定後、CMYK濃度やグレーバランスなどの結果を確認して、高度なコントローラーキャリブレーションが必要かどうかを判断します。Centroでコントローラーキャリブレーションを実行します。ほそくコントローラーキャリブレーションの操作についてはコントローラーキャリブレーションについてをごらんください。ほそくキャリブレーションを実行せずに、登録済みのキャリブレーションデータ、または現在のキャリブレーションデータを使用するときは、手順2から始めてください。キャリブレーション欄の精度測定をクリックします。キャリブレーションの精度測定画面が表示されます。印刷をクリックします。測色器で測定するためのカラーチャートを印刷します。チャート印刷画面で、部数と給紙トレイを設定します。設定後、印刷をクリックします。部数1給紙トレイトレイ1チャートが印刷されます。通し番号が印字されます。測色器をコンピューターに接続して、開始をクリックします。例:ここでは、i1Pro2を接続します。ほそく前もって測色器のデバイスドライバーをご使用のコンピューターにインストールしてください。詳しくは、測色器のマニュアルをごらんください。精度測定が開始されます。測色器を使ってチャートを測定します。チャートの測定操作については、コントローラーキャリブレーションについてをごらんください。Step)を確認します。・CMYK濃度:測定のD-Max(最大濃度)が適正な範囲かどうか、グラフのターゲットとキャリブ後濃度が近いかどうかなどを確認します。BalanceやDelta-L*、Δa*Δb*ΔChなどの数値を参考にして、グレーの再現性を確認します。ほそく測定結果を確認し、必要に応じて高度なコントローラーキャリブレーション(高度なキャリブレーション(G7)を行う)に進んでください。高度なキャリブレーション(G7)を行うG7キャリブレーションを実施して色再現の精度を向上させます。G7キャリブレーション欄のG7キャリブレーション実行をクリックします。G7キャリブレーション実行画面が表示されます。印刷をクリックします。測色器で測定するためのカラーチャートを印刷します。チャートが印刷されます。開始をクリックします。測色器を使ってチャートを測定します。チャート測定が終了したら、登録をクリックします。例:ここでは、i1Pro2を使用して測定しています。ほそく測定したキャリブレーションデータをイメージコントローラーに登録することで、印刷に適用できます。情報画面でOKをクリックします。キャリブレーションテーブルがイメージコントローラーに登録されます。G7キャリブレーション欄の精度測定をクリックします。G7キャリブレーションの精度測定画面が表示されます。印刷をクリックします。測色器で測定するためのカラーチャートを印刷します。チャートが印刷されます。開始をクリックします。測色器を使ってチャートを測定します。チャート測定が終了したら、OKをクリックします。ほそく精度確認の結果、ΔChおよびΔE*の値がG7の基準からはずれている場合は、ダイアログが表示されます。ダイアログでは、目標範囲におさめるようにキャリブレーションテーブルを再計算して登録するか、そのまま登録するかを選択できます。再計算する場合は、実行する前に現状の補正データについてレポートを出力できます。ほそく再計算した場合は、実行した後に手順6に戻って精度測定することをおすすめします。Step)を確認します。Step(グレーバランス)の測定結果が表示されます。濃度:測定のD-Max(最大濃度)が適正な範囲かどうか、グラフのターゲットとキャリブ後濃度が近いかどうかなどを確認します。BalanceやDelta-L*、Δa*Δb*ΔChなどの数値を参考にして、グレーの再現性を確認します。ほそくレポート印刷をクリックすると、G7キャリブレーションの測定結果を印刷することができます。