BIOLOGICSはじめにバイオの実験でUF/DFは、結構面倒です。メーカーからは、大袈裟な装置が市販されています。シンプルに簡単に低コストで、サンプルを調製することが可能です。PLCとはPLCとは、三菱電機は、「シーケンサー」と言っています。(PLC)といいます。ラダー言語で、リレーのON/OFF、タイマーをプログラミングすることで、シーケンシャルな自動制御を行うことを担うコントローラーです。シーケンス制御は、JISでも定義されています。至る所で密かに使用されています。AIではないので、学習はしません。図などは、また今度、追加します。(→ネットに載せる)発電所、変電所Bioの実験に応用する自作でクロマトグラフィー装置もUF/DFシステムも構築できます。アプユニット組み立て組み立ては、以下の通りシンプルです。赤外線がアンプから1つ出ている。センサーに繋ぎ、センサーからの戻りをアンプに繋ぐ(センサーのファイバー2本をアンプに繋ぐ)アンプは、12~24Vの電源に繋ぐアンプの設定により、センサーの感度を設定するプログラミグPCにソフトウェアをインストールして、プログラミングします。左と右に縦線があります最小単位は、左から右にプログラミグします入力リレー(ロード命令)を配置するその右側に、出力リレーを配置する以上で、1行です。基本的にこれで制御は可能です。入力リレーがONの場合、出力リレーがONとなりますでも、これでは、チャチリングします。入力リレーがONになってから、数秒間のタイマーを入れます。その間は、無条件に出力リレーを維持します。基本的には、以上で完了ですUF/DFに使用する濃縮段階ビーカーに濃縮したいサンプル溶液を入れます。ファイバーセンサーをビーカーの側面において、スライドさせて、液が有る/無しで、リレーがON/OFFするように、感度を調節します濃縮の完了位置に、センサーをビニールテープで固定してしますこの状態では、出力リレーはONになっているので、ポンプは稼働状態になっているはずです濃縮が進んで、液面が下がり、ファイバーセンサーに達した時に入力リレーはOFFになり、出力リレーもOFFになり、ポンプは停止します。以上で、濃縮段階での自動化は、完成しました。上記の完了状態から、もう一台用意していた送液ポンプ(2)で、用意していたバッファーを、サンプルのビーカーに送液します。すると、液面が上がり、ファイバーセンサーが反応して、濃縮が開始されます。送液ポンプ(2)の流速をろ過流量より小さく設定しておくことで、バッファー交換の自動化運転が行われることになります。以上が基本的ですが、安全装置も必要です。以下にシンプルにできるかも課題なので、以下のようなアイデアも有るので、ご参考にしてください。