>ゼロバランサー計量重量値変更における計量所要時間比較テスト2023年7月6日このページ(0.1g±20mg)はこちらに移行しました。このページ(1g±20mg)はこちらに移行しました。このページ(10g±20mg)はこちらに移行しました。このページ(100g±20mg)はこちらに移行しました。精度は4パターンとも共通して±20mgです。ゼロバランサーY管型2.0Sという機種です。計量重量によってどのくらいの計量時間の差がでるのかを検証します。重量値の増加に伴って計量所要時間も増加しますが、それら2つの要素に比例関係がないことが分かります。10Lこのページ(10g±100mg)はこちらへ移行しました。このページ(50g±100mg)はこちらへ移行しました。このページ(500g±100mg)はこちらへ移行しました。ミリゼロ2Lタイプこのページはこちらに移行しました。愛知県にある粉体装置メーカーです。粉体機器製造業”として書いています。