オプション情報ダウンロード概要アナログ・メータ式電子電圧計の定番。高調波やノイズ成分を含んだ交流電圧の真の実効値を測定します。5Hz~20MHzの広帯域により、一般的なディジタルマルチメータでは測定できない電圧測定に対応します。フルスケールの超高感度で、各種聴感補正フィルタを内蔵し、ノイズメータとしても使用できます。ディジタルAV機器や電子楽器の開発・生産におけるノイズ測定、鉄道信号システムの開発・生産・保守など、アナログ・メータ式測定器のニーズに応えて、エヌエフが作り続けている電子電圧計シリーズです。背面の端子やスイッチ等は、全機種共通です。測定、広帯域のノイズ測定、高速立ち上がりパルス測定などに使用できます。高調波やノイズ成分の大きい信号測定でも、正確な実効値を指示します。波高率の過大な信号に対しては、警告ランプが点灯します。レンジ)と高感度です。オーディオアンプのノイズやクロストークなどの微少レベルの信号を測定できます。オートレンジング(M2177Aのみ)M2177Aは、信号を入力すると、自動的に最適な電圧レンジに設定するオートレンジング機能を装備しています。オーディオ製品の量産ラインなど測定時間の短縮が求められる用途に適しています。※レンジの固定、手動によるレンジのアップ・ダウンも可能です。種類の検波方式を切換え可能です。個の聴感補正フィルタを内蔵。個追加することができます。交流電圧計は交流を内部で直流に変換し、その直流をメータに指示します。3つの方式を採用しています。実効値(rms値)に正しく応答するので、原理的にはどのような波形の信号に対しても正しい指示が得られます。平均値に比例した直流を得る方式です。メータは正弦波信号を入力したときの実効値で目盛が刻まれているので、ひずみのない正弦波に対しては正確な指示が得られます。正弦波以外の波形では指示誤差が大きくなりますので注意が必要です。準尖頭値検波オーディオ機器のノイズ測定などに用いられ、DINやCCIRなどで規定された定数を満足しています。※下の表は、入力信号波形による実効値検波と平均値検波の指示の違いを示しています。大型アナログ・メータミラー付きの大型のアナログ・メータを採用。誤差の発生を防ぎ、正確な値を読み取ることができます。デシベル目盛りへの変更も可能です。デシベル直線目盛りデシベルの読み取り用に、デシベル目盛りが等間隔となるメータを用意しています。ご注文時にご指定ください。まで連続的に変化させることができます。感度調整器を使うと、S/Nや利得の測定時に基準レベルを希望の値に対応させて読み取ることが可能です。背面にAC出力端子とDC出力端子を装備しています。AC出力は、入力波形をモニタできます。利得可変の広帯域プリアンプとして使用することも可能です。DC出力は、メータ指示に比例した直流を出力できます。1ヒューズホルダ内に入っています。Corporation株式会社エヌエフ回路設計ブロックWebサイトはCookieを使用しております。引き続きWebサイトを閲覧・利用することで、Cookieの使用に同意したものとみなします。Cookie情報の取扱いに関しての詳細は、Webサイト利用規約をご覧ください。Webサイト利用規約Webサイト利用を続ける。