2014年以後は「テーマを決めない日記」になりました★「無明庵の書籍の案内」★ブラウザーの設定などの理由で最新情報が表示されない場合があります。更新ボタンやF5キーを利用してみて下さい。これでは、カリウムが980Bq/kgと、でっか過ぎて、定量不可能なので、カリウムの値による補正計算を、そろそろ組み込む必要が出てきました。計数で見ずに、スペクトルそのものをこれよりも平坦にして観察すると、あってもわずかとは思うのですが、確証は持てません。してしまった「ふすま」の再定量です。再測定ではなくて、冬用のBGが低いので、過大定量したのかもと思って、BGを差し替えてみました。最新のBGを使って定量しましたが、やはり、検出となりました。このあたりの濃度(というより標準線源との比重を、241/606、ないしは、214/241の両方で計算しましたが測定所の結果とは合わない)対策を練らないとならなくなりました。測定所での結果はこうだったからです。カリウム40も、280Bq/kg程度と、ものすごく高いというわけではないのでこの程度のK−40の影響を食らってしまうと、今後も信憑性が怪しくなるので。↓>>鉛214:ウラン系→不検出>>242keV、295keV、352keVにピークが確認できません>>ビスマス214:ウラン系→不検出>>609keV、1120keV共にピークが確認できません>>鉛212:トリウム系→不検出>>アクチニウム228のエネルギーである、911keVと965keVにピークが確認できません。>>よってトリウム系全般で不検出と判断します。>>また、239keVにピークが確認できません>>アクチニウム228:トリウム系→不検出>>338keV、911keV、965keVにピークが確認できません>>タリウム208:トリウム系→不検出>>583keV、861keV共にピークが確認できません>>結果として、天然核種の「カリウム40」のみの検出と判断しました。■続いて、今度は、別の国産の「おからの粉」です。■結果は、検出能力外でした。前回同様に、このパターンのまスペクトルの場合には、たぶんないと思うので、測定所には出しませんでした。●以前にも一度あった、スペクトルの低下です。前回は、PCの入力レベルが1/100落ちたことが原因のようで、PCを取り替えて、事なきを得ました。今回は、原因がわからず、一時的には、PCの入力レベルや、ソフトのゲインをどう調整しても、Cs−137のピークが現れずに、一時、頭を抱えました。●が、ふと、接続コードを同じものを長く使っていたので、コネクター部の接触不良による低下かもしれないと思い、スペアのコードに取り替えたところ、正常に戻りました。今考えると、まず接点復活スプレーを試してみるべきでした。これぐらい極端にスペクトルの位置が低下しました。同じ検体で、ほぼ同じ測定時間です。何かの接触不良や、コードの不良によって、レベル低下が起きるのかたずねてみましたところ、以下のように、答えていただけました。接点復活剤を試し、だめならば、一度、シンチもPCもすべての電源を落としたりするのがいいようです。*********鈴木様いつもお世話になっています。お元気なご様子、うれしく思います。以下ご質問にお答えします。----------->>接続のコードの部分的な劣化によって>>レベルが下がるということはあり得るでしょうか?-----------コードは劣化するということは考えられませんので、コネクタについて述べさせて頂きます。電気伝導を得ています。金属表面は多少の差はありますが、必ず酸化皮膜を形成します。この酸化皮膜は回路的には、抵抗として認識されます。感度低下が是正されるということはありえます。いうことならば、接続コードを交換しなくても、コネクタの両端を数回抜き差しすることで、同様に感度低下が是正されるはずです。交換することで感度低下が是正されます。明らかに該当接続コードの不良ということになります。次にまったく別の理由も考えることができます。図らずも電源リセットが行われ、回路が正常動作に復帰したというケースです。この場合は接続コードは原因ではないので、どの接続コードを使用しても現象は再現しません。以上解説しましたが、如何でしょうか。レベルが下がるという現象が頻発するようであれば、当方にて修理致しますので、お手数ですがぜひご連絡お願いします。*********ありがとうございました。低下などはなかったので、接触不良か、または何かの暴走が原因のようでした。当サイトのコンテンツの無断転載は著作権法により禁じられております。