コメントはまだありません様々な検出器の種類と特徴についてまとめます。どれに何を使えば良いでしょう?関連の問題を以下に示します。検出が可能(キシレン、トルエン、ベンゼン等)下の図のように、紫外線ランプのエネルギー以下のイオン化エネルギーを持つ物質はイオン化されるので各ランプにより測定可能な物質は変わりますが作業環境測定では9.8eVのランプで芳香族炭化水素の検出が多いのではと思われます。Japan以上、参考になれば幸いです。コメントはまだありませんα線とβ線の飛程の求め方についてまとめますが、通常使用される細かい式と粗い式との差についても検討してみます。この距離で全エネルギーを失うことから比電離は大きい.」これらについて両方とも正しい。ここではまず、α線とβ線の飛程を求めます。α線は以下の式で求めます。(hatenablog.com)より引用これを試験では関数電卓を使わずに一般の電卓で求めることは難しいので、この問題ではおそらく感覚としてα粒子の飛程を覚えていることが要求されていると思われます。(問題が変わっていないことから過去問を解いているうちに自然に覚えてしまうということもありそうです。(hatenablog.com))でも良いのではないかと考え、教科書通りの式と比較します。普通の式から算出します。5MeVとして計算します(しきい値の関係からか理由は分かりませんがα線のエネルギーは3~7MeVが多いようです)。cm3として計算します。μmこのように、選択肢4の数十μmと合っていることが分かります。試験や実務、暗算でだいたいの間隔を掴むための概算であれば計算を簡単にすることができます。μmよって、オーダーで見積りたいときにはかなりざっくりした乱暴な近似をして計算を簡単にするのが時間短縮になって良いのではと思います。次に、β線の飛程について以下の式の通りとなります。mよって選択肢1の5mを超えるが確認できました。先述の通り、遮蔽計算等に粗く見積もる場合はR=0.5Eも用いられていることからで計算してみます。mオーダーでの確認はこちらでも問題なさそうです。ところで、先ほどから用いているR=0.5Eと厳密な式はどのくらい離れているのかについて確認してみます。MeVごとにプロットし折れ線グラフとしました。以上のようになりましたが試験や遮蔽計算等でどれだけの精度を求めるかによって式を使い分けると良さそうです。興味があれば自分でグラフを作っても面白いかと思います。以上、参考になれば幸いです。全体を理解して解くのは難しいので解き方、考え方を列挙していきます。学術的には正しくないこともあるかと思いますが試験攻略が目的ということでご容赦願います。ガスクロマトグラフの概要、原理や装置の構成等はまとめた他のサイトがいくつもあると思いますのでそちらを参考にしてください。本ブログでは他のサイトでざっくり原理や構成について知った上で試験問題にどう適用するかの橋渡しとなればと思います。→ここで理論段数(n)とは固定相と移動相との間で分離を行う装置の性能を表していて、簡単に言うと分液漏斗による分離を何回やるかに対応するというイメージです。この1分液漏斗のイメージと2管のイメージの両方を使い分ければ簡単に考えられます。(理科等で分液漏斗を使ってない人にはわかりずらいかもしれませんが長いキャピラリーの中で連続的に何回も分離操作が行われているのがクロマトグラフだと考えてもらえればと思います。transblogより引用、分液漏斗のイメージ・測定対象物質ごとに異なる分液漏斗でどの物質を分離するかで分配比は変わることをイメージします。・キャリアーガス流量により異なる→分液漏斗に使用する溶媒(ガス流量)が多いほど分離が良くなる=理論段数が大きくなるということです。・固定相の種類により異なる→分液漏斗で使用する有機溶媒(固定相)を変えると分配比は変わります。・カラム温度により異なる→分液漏斗のイメージで、分離の際に温度が変化すると有機相と水相(移動相と固定相)の溶解度がそれぞれ変化する→分配比が変わるイメージです。・カラム長が長いほど大きくなる長い分だけ分液漏斗の分離操作の回数が増えるイメージです。・カラムの膜厚が大きいほど小さくなる膜厚が大きいと脱着に時間を要するので・カラム内径が小さいほど大きくなる→内径が小さい方が内壁に吸着されやすくなるので・移動相の流速に依存する→速すぎると内壁に吸着する間もなく流れてしまうイメージです。Rとなり分離度も√2倍になります。先ほどと同じく複雑なのは多分√2倍で考えても良さそうです。Cにvが乗じられているか、除されているか否かを選択することができればこの手の問題は解けるからこれを整理します。前述から理論段相当高さはカラムの長さを理論段数で除した値なので小さいほど分離性能が良いです。乗じられて大きくなる→分離性能が悪くなります。除されて小さくなる→分離性能が良くなります。(tokyo-densan.co.jp)より抜粋Aについては流路が多数あることによりピークが広がるということなので線速度vには関係ありません(A)。分離が悪くなる=Hが大きくなるのでBにvが乗じられます(Bv)。線速度vが大きいと相互作用せずに通過してしまう=分離が悪くなる=Hが大きくなることからCはvで除されます(C/v)。なりましたが以上、参考になれば幸いです。分析線の光源には重水素ランプが用いられる.」とありますがこれは誤りです。おいては以下のように光源ランプが使われます。Xはハロゲンを表す)※2その他キセノンランプやキセノンフラッシュランプというものもありますが詳細は参考サイト※2にあるので興味のある方は調べて下さい。)を用いたのでは,原子の吸収度を測定できない。程度の狭い光(輝線)が得られる中空陰極ランプが用いられる。」※3以上の通り重水素ランプではなく中空陰極ランプを使うということです。ここで中空陰極ランプとは?についてまとめておきます。lump)とも呼ばれています。基底状態に戻る際に固有の発光という流れで発光するランプです。分析する金属又はその金属を含んだ合金でつくられる.」とあり、これは正しいです。中空陰極ランプは測定したい金属元素に応じて同じ金属元素のものを使用するということです。することで、中空陰極ランプからは測定対象の金属元素が励起状態から基底状態に戻る時の共鳴線が放出されることになり、原子吸光では同じ金属原子が基底状態から励起状態になり放出された光を吸収することで測定が成り立っています。バックグラウンドの補正には重水素ランプを使用しますのでこの点は注意して覚えましょう。以上、参考になれば幸いです。コメントはまだありません高圧ガス関連の事項についてまとめます。頻出の問題ではないため捨て問かもしれませんがなるべくなら取りたいです。サイフォン管付き容器を使用する」とありますが、どんなものかイメージがわかなかったので載せておきます。左ねじである」ヘリウムと可燃性ガスは左ねじと覚えておきましょう。ここで、酸素や空気、笑気(亜酸化窒素ガス)は支燃性なので右ねじであることに注意しましょう。純度の高い銅管を用いる」とありますがこれは誤りです。銅アセチリド(CuC2)が生成するのでステンレス製のものを用います。銅アセチリドは爆発性であるので危険だから発生しないようにします。黒色である」について他の高圧ガスの色も合わせて画像で覚えたいです。液化塩素ガス:黄その他:ねずみ色となっています。(kyomasui.blogspot.com))。容器内の圧力が大気圧になるまでは使い切らないようにする」については、大気圧になってしまうとボンベ内に大気が流入し不純物となり、再充填して使用するのに洗浄等の手間がかかるからということです。以下サイトに詳しく載っています。(klchem.co.jp)以上、参考になれば幸いです。コメントはまだありません過去試験に出題された以下の項目に関する部分について憶えておくべきまたは認識しておくべきと思われる要点を挙げていきます。よる危険又は健康障害を防止するため事業者が講ずべき具体的な措置を定めるものではない。(mhlw.go.jp)第二条原文より抜粋)→では何なのかというと、第一条から「自主的な安全衛生活動を促進する」(同上サイトより引用)ことが大きな目的となっているということです。VDT(情報機器)における労働衛生管理のためのガイドラインについて各数値を暗記する必要もあるかもしれません。職場における腰痛予防対策指針について・腰部保護ベルトは全員一律に使用するわけではない・男性労働者が人力のみにより取り扱う重量は体重の約40%以下、女性はさらにその60%(=24%)以下とする以上、参考になれば幸いです。コメントはまだありません高校数学の応用、復習になるかも?デザイン・サンプリング令和3年2月問20選択肢2についてA測定の第1評価値と第2評価値は、ともに幾何平均値より小さな値になることはないこれは正しいのですが、なぜそうなのか理解するために評価値と幾何平均値についてまとめます。Wikipedia)以上から、第一評価値は推定値の高濃度側から5%に相当する値であるから(第一評価値)≧(第二評価値)となります。(第二評価値)≧(幾何平均値)となるのは高校数学の内容である以下の関係と言葉が変わっただけのものであることが分かると思います。(goukaku-suppli.com)より引用こちらについては2変数から多変数への拡張までの解説がありますので以下の参考サイトで復習してみるのも良いかと思います。(manabitimes.jp)以上から、下の通り導かれます。(第一評価値)≧(第二評価値)≧(幾何平均値)選択肢2が正しいことが確認できました。以上、参考になれば幸いです。合格のために難しい部分をなるべく簡単にして合格の補助をすることができればと思いますのでよろしくお願いいたします。1気圧)において環境空気中に蒸気の状態で存在する物質」つまり、常温・常圧で蒸気として存在する物質とは→常温・常圧で個体または液体である物質のこと。個体・液体には多かれ少なかれ蒸気が同時に存在します。個体または液体の物質を選べば良いです。問題の最後のただし書きに次のようにあります。・気体(ガス)として存在するものを除く・個体または液体からの蒸気圧の大きさには関係なく、存在していれば蒸気として考えるこう読み替えれば分かりやすいと思います。参考までに氷(個体)でも水(液体)と同じく蒸気圧があるということを示した蒸気圧曲線の画像とサイトを下に示します。(kyoto-u.ac.jp)より引用ここからも氷(個体)の状態でも少ないながらも蒸気として存在することが分かると思います。以上、参考になれば幸いです。最近の投稿ガスクロマトグラフ用検出器の種類について各放射線の特徴について:α線、β線の飛程の求め方ガスクロマトグラフの各問題の解き方、覚え方についてフレーム原子吸光分光法に用いる中空陰極ランプ(ホロカソードランプ)について高圧ガスの容器およびその使用に関して最近のコメント表示できるコメントはありません。