技術情報サポートウェビナーキャピラリーカラムのコンディショニング方法お問い合わせ1.カラムを注入口に接続します。2.カラム出口側は解放のまま、各設定を行います。3.キャリアガスの圧力設定をします。4.室温のまま30分以上キャリアガスを流します。5.オーブン温度を室温からカラム最高使用温度までプログラムします。6.すぐに使用しないときは、カラム両端にキャップをして保管します。さらされ易く、ブリードの原因ともなります。キャピラリーカラムの高分離で高感度な分析を行うためにも、適時コンディショニングをされることをお勧めします。慎重にコンディショニングを行ってください。1.カラムを注入口に接続します。この時、注入口が熱くなっているとカラムにダメージを与えるので必ず温度は下げておきます。2.カラム出口側は解放のまま、各設定を行います。キャリアガスはオーブン内に充満しますので、水素キャリアを使用しないでください。MSに接続したままコンディショニングする際は、MSインターフェース温度も昇温することが望ましいです。3.キャリアガスの圧力設定をします。設定圧力は、下表を参照ください。5.63(38.8)4.室温のまま30分以上キャリアガスを流します。カラム中に残っている大気(O2)を加熱前に十分に置換することが重要です。5.オーブン温度を室温からカラム最高使用温度までプログラムします。昇温速度は10~15°C/min、最終時間は30分程度とします。80~120°C付近で30分以上保って(水分の追い出し)から、さらに昇温することをお勧めします。新品のカラムは昇温毎にブリードが小さくなっていく傾向があるので昇温を繰り返し行うことも有効です。6.すぐに使用しないときは、カラム両端にキャップをして保管します。導入ご検討中のお客様向け理化学ソリューションについてのお問い合わせはこちらから。お問い合わせユーザー様向けすでにお取引のあるお客様は、コールセンターへお問い合わせください。コールセンターお問い合わせあなてっくメールマガジンあなてっくメールマガジンの購読申し込みはこちらから。