×メールアドレスを入力してください。地球上での存在度は極めて低く、その環境中における濃度分布は明らかにされていない。近年は環境試料中のRe定量にICP-MSなどの高感度測定法が用いられているが、河川水中の濃度は数pg/mL以下であることが多いので、ICP-MS測定の際にReの妨害となる元素を除去し、かつReを濃縮する必要がある。これまでに我々が開発したTEVAレジン(Eichrom社製)を用いたRe分離濃縮法を用いることで、極低レベルのRe濃度が比較的容易に測れるようになってきた。本法のRIトレーサー実験によって求めたReの回収率はほぼ100%であるが、より正確な測定を行うために、本実験では同位体希釈法-ICP-MS(ID-ICP-MS)について検討し、日本の河川中Reの分析を試みた。)の各10地点において、平成14年10-12月に採取した。採集後直ちに研究室に送付し0.45&micro;mのメンブレンフィルターでろ過を行った。Re分析には約100mLを供し、残りの試料はIC(主要イオン)、ICP-OES(多量-少量元素)およびICP-MS(少量-微量元素)による測定に供した。Re分析用の試料には超高純度硝酸を0.5mL加え、さらに185Re濃縮同位体スパイク(ORNL、約2.6ng/mLに調整)を0.2mL加えて一日以上放置後に分析用試料とした。硝酸でカラムからReを溶離した。溶離液を80°C以下で蒸発・減容し、超純水で5mLに調整後、ICP-MS(横河アナリティカルシステムズ、Agilent7500a)で測定した。3.結果及び考察ID-ICP-MSにより求めたRe回収率は、以前報告したRIトレーサー実験の結果1)と同様に高く、平均97.4±3.4%であった。pg/mLであり十分定量できる範囲内であった。pg/mL)よりも高かった。図1に阿武隈川及び吉井川のRe濃度測定結果を示す。上流から下流へのRe濃度の変化に一定の傾向は見られず、また、ReとSO42-は若干高い相関を示すものの、主要イオン濃度、種々の元素濃度との相関はほとんどなかった。詳細については講演時に発表する。