アプリケーションサポート企業情報PMX-工程管理/制御用PMXの使用方法PMXとの応力解析PMXとの応力解析PMXはロゼットのSGを使用して応力解析に適したグラフを提供しています。ブロックは2主応力を返し、最初の主応力の角度、最大せん断応力やミーゼス参照します。この例では、3つの固定抵抗器は、ハーフブリッジを形成するようにロゼットに追加します。ロゼットSGの温度補償は、ロゼット温度または応力のない装着されている基準SGのいずれかに基づきます。はじめにロゼット温度はPX401カードの10-V入力用(LKM電子からなど)。この場合、外部のPt100モジュールによって提供されます。ロゼットのデータシートのための多項式は、補償が行われるとの温度依存性の見かけのひずみを返します。実際の応力計算は「SG応力解析」グリフで行われます。以下の入力が必要です。epsB_rawはロゼットの生の値です。単位はμm/m以下でなければなりません。(注:0°/60°/120°のロゼットが現在サポートされていません。)温度補償SG基準応力を返します。このオプションを使用しない場合、入力が連続して0に接続されるべきです。m以下の温度多項式によって返されます。(それを使用しない場合、連続的に0で接続する必要があります)弾力性及び横収縮率の弾性率は(この場合はアルミニウム)のパラメータとして設定されるべきです。弾性率の測定単位はユーザ定義です。計算された出力は、弾性率の単位を持っています。ブロックは、次の量を返します。Vにマッピングされています。見掛けひずみeps_pを計算するには、多項式の係数を「Polynomial(多項式)」ブロックへロゼットのデータシートから転送されています。ロゼット入力のスケーリングは複雑です。μm/m以下でひずみが必要とされる。m以下に対応している。mV/Vの位置ずれに指定されている。実際のゲージの要因はロゼットのデータシートに記載されています。by」の下で定義されているデジタル信号でリセットすることができます。ヒント3固定抵抗は、設置場所でのハーフブリッジを形成するようにロゼットに追加されているが、測定信号は、クォーターブリッジのことです。ブリッジ不平衡、ゲージ率とひずみとの関係は次式で表されます。生の値は(epsA_raw...)ゼロに設定することができますが、必ずしもこれである必要はありません。analysis」グラフをリセットすることで十分です。「SG応力解析」グリフのゼロ点は、デバイスのパラメータ化で保存されます。これにより、ゼロ点を復元することができます。免責事項ここに記載した事例は、お客様にご参照いただくためのものです。いかなる形でも、保証や賠償の対象にはなりませんので、ご了承願います。HBKHBMへのお問合せHBMやHBMの製品について「もっと詳しく知りたい」、「わからないことがある」、「こんな製品を探している」などございましたら、お気軽に下記お問合せフォームでご連絡ください。