States「医療関係者向け情報」ページは医療関係者の皆様に弊社が販売する製品に関連する情報を提供することを目的としており、一般の方々への医学的なアドバイスや使用方法等を説明する目的のものではありません。​なお、掲載情報の利用に関しましては、弊社ホームページの「利用規約」を必ずご確認ください。compression圧排に対する強力な抵抗力を有し、優れたラディアルフォースで長期開存を確保します。Comformability独自のワイヤメッシュデザインにより、屈曲・蛇行血管においても内膜を過度に刺激することなく、しっかりと血管を支え、血管壁に密着します。Prevention高いメッシュ密度からなる小さなステントセルは、カーブの外側でもプラークの突出を防ぎながら血管を支えます。Tubing)を採用。線透視下における高い視認性を実現しました。ロープロファイルとなり、より低侵襲な治療が可能になります。Trackability良好な追従性により、クロスオーバーアプローチや屈曲病変に容易に対応します。(Fig.C)Reconstrainability最大87%まで展開した後でもシステム内に再収納可能なため、正確な位置決めが可能です。Deploymentデリバリーシステムにリポジショニングリミットマーカシステムを採用し、透視下での的確なステント留置を可能にします。(Fig.E)リリース時にプロキシマル側のステントエッジが、リポジショニングリミットマーカとプロキシマルマーカのほぼ中央に位置するため、ステントエッジの最終留置ポイントが予測可能です。病変部の対照血管径と等しい径を、サイズ表の「対照血管径」から選択します。病変部の遠位端および近位端からそれぞれ約10mm長い部位をカバーできる長さを、対照血管径の「ステント長」から選択します。ステントを2個重ねて留置する場合は、十分なオーバーラップを確保します(オーバーラップの長さは15~20mmを推奨します)。革新的な治療法を提供し、患者さんの人生を実り多いものとすることに全力で取り組みます。