325Kまで校正されたCernox温度センサーSDパッケージを使用しています。ABEnglishカタログ一覧FAQログインお問い合わせ閉じる東陽テクニカ脱炭素/エネルギーFAQ低温測定・温度センサー325Kまで校正されたCernox温度センサーSDパッケージを使用しています。325Kまで校正されたCernox温度センサーSDパッケージを使用しています。校正温度を超える温度での使用は可能ですか?A.Cernox温度センサーはモデルによって使用可能な温度の上限が異なります。高温モデルの温度上限は420K、それ以外のモデルでは325Kです。SDパッケージセンサーは短時間の高温に耐えることができますが、420Kを超える温度での使用はお勧めできません。加えて、325Kまで校正されているセンサーの場合、温度カーブのセットポイントの上限は325Kに設定されています。温度を325Kよりも上げるとき温度カーブのセットポイント上限を400Kまたは420Kに変更し、温度カーブの値を追加する必要があります。入力する値は抵抗(LogΩ)温度(K)の値です。CorporationX本ウェブサイトではサイト利用の利便性向上のために「クッキー」と呼ばれる技術を使用しています。サイトの閲覧を続行されるには、クッキーの使用に同意いただきますようお願いいたします。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。