ケーブルの障害や断線を正確に特定し、できるだけ早くサービスをオンラインに戻します。DSL(ONX-580)高速ブロードバンドサービスを一般家庭に導入する際に、一貫して高いパフォーマンス結果を実現します。信号解析メータープラットフォームは、かってないほど簡単かつ高速、強力にネットワークパフォーマンスの検証とトラブルシューティングを可能にすることで、あらゆる作業者をエキスパートにします。検査データのセンター集中管理を提供するクラウドベースのソリューションで、すべての機器に対し、最新のソフトウェアとオプションを確実にインストールします。テクノロジーを次のレベルに引き上げました。デモを今すぐご依頼ください。迅速かつ効率的にネットワークのテスト、保守、およびトラブルシューティングに役立つかをご覧いただけます。リソースを検索してくださいタイムドメインリフレクトメーター(TDR)とはタイムドメインリフレクトメーター(TDR)は、ケーブル上でエネルギーパルスまたはステップを生成し、導電性ケーブル上の破損、スプライス、終端、またはその他のイベントの位置と大きさを決定するテストデバイスです。テストデバイスへの反射が発生し、解析が可能になります。反射エネルギーのタイミング、位相、振幅に応じて、障害の位置と性質を正確に決定できます。反射エネルギーを解釈して、伝送ラインまたは同軸ケーブル配線をグラフィカルに表現します。アプリケーションには、従来の通信用途だけでなく、その他の新しい多様な機能もあります。新しい技術革新により、最新のインターネットおよび通信経路に必要な速度と帯域幅のパフォーマンスが大幅に向上し、引き続き存続可能になりました。タイムドメインリフレクトメーターを使用すれば、長いケーブル配線をテストして破損の位置を正確に判断できるため、コストのかかるケーブル修理(掘削を含む)の規模や頻度を削減し、不要なスパン交換を最小限に抑えることができます。侵入、その他の摩耗インジケータなどの問題は、事前に検出することができます。測定のアプリケーションが多様化するにつれてますます有用なテクノロジーとなっています。基本的な動作原理はレーダーに似ています。これは、観察された反射信号から情報を取得するために、ケーブルにインシデント信号が導入されるためです。インピーダンスインピーダンスとは、電圧が加えられたときに材料が電流を流す反発の値をオーム(Ω)で測定したものです。抵抗とは異なり、インピーダンスの結果は測定の大きさだけでなく周波数にも依存します。テストデバイスサンプラーに反映することができるロケーション固有のインピーダンスの変化を引き起こします。ケーブルの特性インピーダンスと反射インピーダンスの差を使用して、欠陥の性質と大きさを判断できます。ケーブルリンク全体のインピーダンスが均一である場合、誘導反射は発生しません。これは、回線の連続性と完全性が中断されないことを意味します。ケーブル障害ロケータによってケーブルの伝播速度(信号が特定の導体材料を通過する公称速度)に関する反射サイクル時間を分析することによって、位置を割り出すことができます。パルス幅パルス幅(通常はナノ秒(ns)単位)は、誘導された低電圧信号の持続時間です。パルス幅を長くするとエネルギーも大きくなり、ケーブル上をさらに長く伝播することができるようになります。ケーブルテスターに比較的近いイベントについて、より詳細な情報が得られます。パルスが短いほど、死角の影響も最小限に抑えられます。ステップジェネレータの近くの領域です。測定タイムドメインリフレクトメーターを使用したテストは、技術と機能が向上したため、より強力で直感的になりました。テストは通常、いくつかの基本的なセットアップ機能から始まります。ケーブルの種類とゲージに基づいて、適切な伝播速度を選択する必要があります。テクノロジーを使用する場合は、テストするケーブルの長さ(推定)に基づいて、範囲とゲインも設定する必要があります。通常、この長さはメインビュー画面に表示され、ディスプレイの下部には事前に設定された距離マーカーが表示されます。テスト機器ではオンスクリーンイベントリストを使用して、その大きさと位置を決定できます。マーカーを使用して、イベント間の距離または単一の障害の長さを決定できます。アナライザーのストレージ機能は、ケーブルトレースを既知の良好な(基準)ケーブルまたは以前の測定値から保存された同じケーブルトレースと比較する場合に役立ちます。一般的に使用されるタイムドメインリフレクトメーターです。定義されたパルス幅生成のサイクルに続くデバイスが反射信号を「聞き取る」シャットオフ期間を使用します。パルス幅が長いほど、反射信号が戻るために必要なシャットオフ時間が長くなります。この制約があるため、一般にはケーブル長を考慮してパルス幅を調整することは可能ですが、パルス幅を短くすると、長い距離での分解能は低下します。アナライザーでは、出力伝送レベルは比較的低く、大きな死角があり、分解能も低くなります。制約に対応したものです。測定機器は反射信号を同時に監視および分析しながら、信号を連続的に送信することができます。高い伝送出力で動作するため、信号ノイズ比が向上します。デジタル平均化により、テスト結果を損なう可能性のあるライン干渉の影響が最小限に抑えられ、障害解決の可能性も高くなります。対する優位点として、死角を排除できる点もあります。テスト機器は、さまざまな目的でコスト効果の高いソリューションを提供します。アナライザーの速度、汎用性、シンプルさに対する期待を常に上回ることができます。高度なテクノロジーと精度をもたらしました。ボタンを押すだけで画面上のイベントリストを表示できる使いやすいインターフェイスも備えています。この便利な機能により、カーソルを使用してイベントの場所を手動で特定するする必要がなくなります。アダプターにより、意思決定者とのシームレスなコミュニケーションが可能です。クラウドベースの管理ソリューションを使用すると、データを簡単にアップロード、分析、保存し、将来使用することができます。汎用性の高い多目的フィールドテストプラットフォームには、さまざまなアプリケーションに適した便利なタイムドメインリフレクトメーター機能も含まれています。つの高性能テストソリューションに統合しています。つのボタンで選択することができます。自動化機能も含まれており、ジョブの文書化と完了を簡単にします。経由の便利なクラウド接続機能を備えています。アクティベーションとパフォーマンステスト、入力と下り回線の同時テスト、およびオプションの宅内漏れテストを効果的に実行できます。優れたモジュール性と自動化を備えた包括的な機能セットは、WiFi、PON、RFoG、イーサネットサービスのアクティベーションとトラブルシューティングもサポートします。将来は保証されていると言ってよいでしょう。製品の機能追加により、フィールドにおけるタイムドメインリフレクトメーターソリューションの全体的な効用が大幅に改善され、優れた長期的価値がもたらされることになりました。今後も引き続き重要な通信経路のテスト、保守、およびトラブルシューティング用の最先端で将来を保証されたソリューションの提供に取り組んでいきます。TechnologyあらゆるステップでのサポートVIAVIは、サポート、サービス、総合的なトレーニング、お客様が必要とするリソースを提供しています。これはすべて、お客様のVIAVIへの投資価値を最大化するために当社が日頃より行っていることです。サービスカスタマーサービストレーニング技術アシストエキスパートに尋ねる詳細、価格のお見積りについてお問い合わせください。Viaviのエキスパートがお客様のあらゆる質問にお答えします。ポータルお問い合わせ。