test)ソリューションを提供(66200ソフトパネル同梱)66205は66200シリーズの第二世代デジタル電力計で、単チャンネルの電力測定アプリケーション向けに開発された製品です。50564規格に準拠した試験が可能です。66200シリーズの他製品に比べ、測定機能が強化され、電力測定アプリケーションの測定確度と信頼性を更に高めています。スマートレンジ機能はパワーインテグレーションモードで自動でレンジ切換をしながらの電力測定を行い、動的あるいは不安定な電圧と電流を測定する中で、値の変化に伴いレンジが外れても自動的に適したレンジに切り換わることで、測定データを失うことなく、ギャップのない波形によるサンプリングと測定を実現します。非常に幅広い電流測定範囲を備え、5mA~30Aまで10種類の測定レンジを持っています。60A~1200Aセンサー(オプション製品)を使用し、電流測定の範囲を拡張することも出来ます。電圧測定範囲は15V~600Vまで6種類の測定レンジを持ち、オプション製品(A662023)を使用すれば、電圧範囲を1800Vまで高圧化できます。それぞれ0.05%レンジの測定誤差で、EnergyStarの待機電力テストに性能を発揮する最適な製品です。標準でGPIB、USB、RS-232のインターフェースを搭載し、オプションでLANを追加することが出来ます(工場出荷オプション)。製品をリモートコントロールのする際にはインターフェースを介してソフトパネルと組み合わせることにより、操作の簡易化とモニタリング及びテストレポート出力環境を容易に構築することができます。ストア機能を使用して測定値を記録したり、記録データをUSBに保存することもできます。測定パラメータに対し、上限と下限値のOK/NGの判断を行うことで良品の判別できます。I/Oポートと組み合わせることで自動生産ラインにような工程時間の短縮を目指すことも可能です。電気特性関連パラメータの測定ニーズに満たした最適の1台です。(位相角)パラメータ測定方法:一定時間内に連続移動したギャップのない読取幅に対し測定可能な全ての値の平均。(※注意;フレームの時間は読取値測定間隔×AVG(平均値)です。)ラインフィルタ機能ラインフィルタ機能は高減衰率を備えたデジタルローパスフィルタです(≥70dB)。ラインフィルタを設定した場合、測定値には高調波成分は含まれません。スイッチング電源の高調波ノイズ部分に対して3組のラインフィルタを設定、カットオフ周波数はOFF、500Hzと5500Hzです。61000-3-2規格を満たしています。61000-4-7認証アナライザの測定THDデータは一致します。61000-3-2:2018に準拠したプレコンプライアンス試験のソリューションを提供し、規制遵守の簡易試験報告書を作成することができます。高周波測定機能(表示)高周波測定機能では前面パネルに各高周波の振幅と位相角を表示できます。以下は高周波標示機能の応用例です。AC電源合成機能を使用し、基礎周波数50Hz時の電圧を220Vとし、第三次高調波を30度の位相角時の電圧22Vを設定します。66205は基礎周波数時かつ第三次高調波時に対応する電圧と位相角を表示できます。66205は基礎周波数50Hz時の電圧220Vを表示できます。第三次高調波に対応する位相角を表示スマートレンジ機能(パワーインテグレーションモードに応用)通常の電力計では電圧または電流の変化をレンジを切り換えながら測定する場合、データの損失が起こります。66205は突入電流測定機能を備えており、特定電流レベル点Aを設定することで電流測定開始するか、外部TTL信号を使用して測定を開始できます。遅延時間設定も可能で、突入電流点Bを無視するのをサポートします。時間Tはディレイを設定した時に実際にキャプチャする波形時間です。66205は測定するための同期信号として電圧または電流を選択することができます。測定中の異なるデバイスでは、電圧または電流のいずれかの歪みがより大きい可能性があります。歪みの少ない信号側に測定に同期させると、電力測定の精度が改善されます。電圧を同期信号として選択:電圧信号の歪みが電流より小さい場合、電圧を同期信号ソースとして選択し、電力測定精度を改善します。電流を同期信号として選択:電流信号の歪みが電圧より小さい場合、電流を同期信号ソースとして選択し、電力測定精度を改善します。一度内部に保存した測定データを、USBホストインターフェース経由でUSBストレージデバイスに転送し(CSV形式)、その後のデータ解析を行うことも可能です。1800V、周波数範囲(DC、47~63Hz)に対応することが可能です。外部シャント機能DUTの最大電圧が66205の測定範囲を超えた場合、外部シャントと電力計を組み合わせた測定を選択できます。外部シャントの抵抗値の設定では、設定範囲を0.0001m~99.999Ωまで設定できます。外部シャントはAC電源及びDC電源の測定にも応用できます。DCCT機能66205のCT機能は、CTまたはDCCTのいずれかの製品に対応しますが、CTは交流電流の測定にのみ使用でき、DCCTは交流と直流の両方の電流測定に対応することに注意してください。電流変換比率は、対応するCTやDCCTの製品に記載されている比率を設定するだけです。大電流測定(60A~1200A)ソリューションについては、66205オプションをご参照ください。66200シリーズソフトパネル66200シリーズは本体の操作だけではなく、ソフトウェアでのコントロールも可能です。USB、GPIB及びLANインターフェースを介して、電力計からのデータの読取、コントロールを行います。その他、電圧/電流波形の変化と時間とのグラフ作成、記録時間を設定し、長時間測定データの取得も可能です。61000-3-2高調波電流テストに準拠した試験を行うことも出来、DUTが高調波電流制限値の要求を満たしているかの確認ができます。EnergyStarに対応した電源効率テストソフトウェアは66205と電子負荷及びAC電源をシステムインテグレーションし、各種規格に基づいた設定をすることで、規格で決められた試験を自動的に行い、レポートを出力してくれるため、研究開発や品質保証における工数を削減することができます。製品お問合せ当社のウェブサイトをご覧いただき、ありがとうございます。製品のチェックボックスを選択していただき、下記の「お問合せカートに入れる」をクリックしてください。右側の「お問合せカート」をクリックして、次のステップへお進みください。仕様は予告なく変更される事があります。検索を終えるこのサイトでは、Cookieを使用することで最適な機能を提供します。このサイトの閲覧を継続することにより、Cookieの使用に同意していることとなります。詳細については、プライバシーポリシーをご覧ください。