強アルカリ性試料を塩酸標準液で中和滴定で測定しています。単成分にも関わらず変曲点が複数現れ、ばらつきも大きく、終点の検出がうまくいきません。強アルカリ性試料を塩酸標準液で中和滴定で測定しています。単成分にも関わらず変曲点が複数現れ、ばらつきも大きく、終点の検出がうまくいきません。強アルカリ性試料を塩酸標準液で中和滴定で測定しています。単成分にも関わらず変曲点が複数現れ、ばらつきも大きく、終点の検出がうまくいきません。水酸化ナトリウムなどの強アルカリ性の試料が、空気中の二酸化炭素を吸収したことが原因と考えられます。吸収された二酸化炭素は、水酸化ナトリウムと反応して炭酸ナトリウムを生成します。炭酸ナトリウムを塩酸標準液で中和滴定すると、反応は2段階となるため、変曲点が二つ現れます。水酸化ナトリウムと炭酸ナトリウム混合液の分別定量https://www.hiranuma.com/product/titr/app/pdf/H02.pdf保管中に試料が二酸化炭素を吸収しないように、よく密栓できる容器に保存してください。滴定の際は試料は撹拌されているため、測定初期の高pH領域において、二酸化炭素を吸収するおそれがあります。その場合には測定容器のヘッドスペースに、窒素ガスをパージしながら滴定することで、二酸化炭素の吸収を抑制することができます。窒素ガスパージの方法と器具を以下の動画にて紹介していますので、ご参照ください。※「この動画は再生できません」と表示されている場合は、スーパーリロードをお試しください。各種お問い合わせは下記ページよりお願いいたします。Reserved.当サイトではCookieを使用しています。