こちら)ですが、このブログ記事をご覧になった方から、「土壌水分センサ」について、以下のようなコメントをいただきました。本来は、「土中水分量」は、地表から10センチぐらいの深さのところを測定したいが、このタイプの土壌水分センサは、回路部分を地表に出して差し込む形になっているため、あまり深い場所の水分量を測定することができない。センサ自体の長さが数センチあるので、実際にどの深さの水分量を測定しているのかが明確でない。この問題を回避するために、土を掘って、そこに土壌水分センサを横向きに設置したい。その場合はセンサの回路部分も土に埋めてしまうことになるが、「UVレジン」をつかって回路部分を封止した今回のやり方で、防水面で問題がないか興味がある。土壌水分センサを横向きに設置する際に、基板を水平方向(面が上向き)に設置すると、面上に水分が残ると思われる。基板を水平方向(面が上向き)、垂直方向(面が横向き)に設置することで、測定結果に差が生じるかどうか興味がある。リンクこれらについて、実際に試してみることにしました。Pico」を使います。Picoにつなぐことにします。Picoに、4つのアナログ信号を入力する必要があるため、8chのADコンバータ「MCP3008」を使います。リンクリンクリンク接続は以下のようになります。Picoの「25番ピン」につなぎます。Picoの動作中は、「25番ピン」を「HIGH」にすることでセンサに電源供給します。15分間隔で4個の土壌水分センサの値を測定し、Wi-Fi経由でAmbientに送信します。データ送信が完了するとディープスリープに移行します。スケッチは以下のとおりです。{}「MCP3008」を使うためのライブラリ「MCP3004.h」は、こちらの本に書かれているものを使いました。リンク土壌水分センサの防水加工を行います。プラスチック板で、センサの回路部分を囲みます。レジン液が染み出さないように、プラスチック板の継ぎ目はマスキングテープで塞いでおきます。使用するUVレジン液はこちらです。手芸用品店で購入しました。プラスチック板で囲んだ中に、レジン液を注ぎます。この状態で、直射日光の当たる場所に数十分置いておきます(今回は天気が悪かったので、丸一日放置しておきました)。固まったらできあがりです。ブレッドボードで各パーツを接続し、防水ケースに収納します。畑に持っていって、設置します。今回はこのような、畝立て途中のスペースで実験することにします。土を10センチほど掘ります。4個の土壌水分センサを並べます。左端が「CH0」、右端が「CH3」です。「CH0」「CH2」は垂直方向(面が横向き)、「CH1」「CH3」水平方向(面が上向き)に設置しています。センサを深さ10センチあたりに埋めた状態です。一応、草マルチをしておきます。この状態で、しばらく様子を見たいと思います。土壌水分センサを畑に設置してから、ちょうど1ヶ月が経過しましたので、様子を見てみたいと思います。結果は以下のとおりです。(当初、センサを埋めていた場所に、野菜の苗を植え付けることになったため、11月6日にセンサの設置場所を変更しています。)まず、1ヶ月間にわたり、問題なくデータが取得できていることから、当初の想定どおり、単三形ニッケル水素電池4本のみで1ヶ月以上連続稼働できることが確認できました。センサは4個とも妥当な値を取得できており、UVレジンによる回路部分の封止で、とりあえずは防水面も問題ないことが確認できました。次にデータを見ていきます。畑に設置する前(室内の空気中に放置)は、センサ4個とも概ね同じような値になっていましたので、センサの個体差はそれほど大きくないと思われます。畑に設置後、垂直方向(面が横向き)に設置したふたつのセンサ(CH0、CH2)は、値が大きく異なっています。センサの基板に土が密着しているかどうかによって、値が大きく変わることが想定されていましたが、やはり土中への埋め方の微妙な違いによって差が生じてしまうようです。設置場所を変えた後も、相変わらず差が生じていることから、垂直方向に設置する限り、このような差が生じてしまうことはやむを得なさそうです。水平方向(面が上向き)に設置したふたつのセンサ(CH1、CH3)では、よく似た値が取得できています。センサの基板が上を向いているため、常に土と密着している状態が維持できているためと思われます。基板が上に向いているため、基板が常に濡れている状態になってしまい、水分量の変化を観測しにくくなるのではないか?と危惧していましたが、雨が降った時の変化はもちろん、1日の中での水分量変動もきちんと観測できており、データの内容としても問題なさそうです。この結果から、土壌水分センサを土中に埋設する場合は、水平方向(面が上向き)に設置するのが良いと思われます。私がM5Stack、M5StickCの使い方を習得するのにあたっては、以下の書籍を参考にさせていただきました。リンクごく基本的なところから、かなり複雑なスケッチや、ネットワーク接続など、比較的高度なものまで、つまづかずに読み進めていけるような構成になっており、大変わかりやすい本です。知り合いの農家の方が、ビニールハウスでイチゴ栽培をしておられるのですが、そのハウスに、温度を観測するためのIoTデバイスを設置しています。Pico」は、他のM5Stack社のモジュールに比べて「ディープスリープ時」の消費電力が非常に小さく、「間欠的にデータ採取するIoTデバイス」を「電池」で動かしたいというような用途に向いています。具体的には、以下のような仕様のものです。Pico」を使用する。単三形ニッケル水素電池4本で動かす。Pico」を活用しています。Pico」に搭載されている部品は、ESP32の他には電源レギュレータやLED程度という非常にシンプルな回路構成です。センサをつかう畑にIoTデバイスを設置し、そこに安価なセンサをつないで、いくつかの環境データを採取しようと考えています。その際には、気温や湿度などの他に、「土壌水分量」も採取しようと思っています。Pico」という製品が発売されました。Lite」などと同じく「ESP32-PICO-D4」を搭載したモジュールです。Picoこのブログは「MSR合同会社」が運営しています。MSR合同会社は、小規模事業所のIoT化をお手伝いしています。装置の稼働状況をどこからでも確認できる「簡易IoTシステム」、お客さま自身でのIoT開発をサポートする「自分でIoTパッケージ」、さまざまな情報をカンタンに収集できる「かんたんIoTちょこっと」を提供しています。お問い合わせはこちらまで。当サイトでは、第三者配信の広告サービスを利用しています。当サイトは、Amazonのアソシエイトとして適格販売により収入を得ています。購入レビューその他ブログホーム検索トップサイドバ。